16331-1」に適合した製品を発売しています。各製品ごとに、マニュアルに記載しています。今回は、その誤差を計算する方法について解説します。下記機能の誤差を知りたい場合は、それぞれのページをご覧ください。D2」を使って解説していきます。マニュアルのテクニカルデータ欄には、下記のように記載されています。測定環境の条件を記しています。測定環境によって誤差が変わってくるため、どちらになるのかを、まず判断してください。適切な条件とは、白の反射板(白塗りの壁)、周囲に強い光がなく、一般的な生活可能範囲の温度状態です。不適切な条件とは、反射率が低過ぎる/高過ぎる、周辺の光が強過ぎる、温度が温度範囲の最大値、最小値にある状態です。3つのアスタリスクの付記に、計算値が出てきます。公差は95%の信頼性で、0.05mから5mの範囲に適用されます。適切な条件下で使用した場合の許容値は、5mを超える距離では、0.10mm/mの交差が発生する場合があります。不適切な条件下で使用した場合の許容値は、5mを超える距離では、0.15mm/mの交差が発生する場合があります。「精度は、平均値ではなく、標準偏差の2倍です。下記の図をご覧ください。約95%のため、このように記載しています。「0.05mから5mの範囲に適用されます。「5mまでは、記載してある精度です。最大5mまで!5m以上の場合は、1mあたり下記値の誤差が、「追加で」発生する場合があります。適切な条件下:1mあたり、0.10mm不適切な条件下:1mあたり、0.15mm具体的に、計算してみましょう。touchの例を挙げます。距離に応じて発生する誤差の値が異なります。発生することがあります。仕様の精度は、下記の通りです。0.30mm/mでは、具体的に計算してみます。簡単に確認する方法があります。下記記事をご覧ください。DISTOシリーズの精度は、平均値ではなく、標準偏差の2倍です。ISO...まとめいかがでしたでしょうか。計算方法はお分かりいただけたことと思います。こちらの計算結果は、あくまでも計算上の誤差です。精度向上につながります。屋外では、太陽光の影響により、測定できる距離が大きく変動します。日中晴天の場合、屋外モデルでも、60m前後が最大で測定できる距離になりますので、ご注意ください。対象物が日陰であったり、曇天、夕方などの場合は、100m以上の測定が可能です。「お問合せ」ページより、ご連絡お願いいたします。製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。