お問い合わせ会員登録/ログイン検索内容を選んでください。検索内容を選んでください。?レーザーダイオードでは接合部に垂直な方向と水平な方向で見かけ上の焦点位置が異なります。非点隔差は[図1]に示しますナイフエッジ法により測定します。半導体レーザーのビームをナイフエッジで一方から切っていきます。プロットするとレーザービームの積分値が得られます。[図2][図2]これを微分する事によりビーム径(半値全角)が測定できます。動かしてビーム径を測定します。半導体レーザーの接合方向に垂直な方向、水平な方向それぞれのビーム径と端面位置をプロットします。[図4]2つのビーム径の最小値の位置から非点隔差が求められます。reserved.ロームWebサイトはCookieを使用しております。引き続きロームWebサイトを閲覧・利用することで、Cookieの使用に同意したものとみなします。Cookieおよび個人情報の取扱いに関しての詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。