歩度調整再度挑戦と、絶対やってはいけない自動巻の巻き方。絶対やってはいけない自動巻の巻き方。nextgart前々回の記事で初めて試したiPhoneアプリのタイムグラファーを使って、最近遅れ気味のSKX007(cal.7S26C)を調整してみます。Timegrapher』は、iPhoneに付属のイヤフォンを接続し、音量調節スイッチに付いているマイクで、時計のテンプのチックタック音を拾って精度を計測してくれます。柱時計の振り子が左に振れた時をチック、右に振れた時をタックとすると、一分間にチックが30回、タックが30回なら正確に時を刻んでいることになりますね。チック→タックとタック→チックの間隔が均等ならいいのですが不均等なら不安定になります。柱時計をチョット傾けて設置した感じやね。腕時計の振り子は、ヒゲぜんまいで左右に行ったり来たり回転するテンプにあたりますので、テンプの左右回転時のチックタックを読めばその時計の精度がわかるということですね。タイムグラファーが計測する主な点は二つ。精度(rate)今回のSKX007、7s26Cムーブメントは(21600振動/時)なので一秒間に6振動、つまり一秒間にチックが3回、タックが3回ということになります。タイムグラファーは音でこれを計測します。error)チック→タックとタック→チックの間隔の誤差を計測すると、テンプの回転の左右の振り幅の誤差が計測できることになります。正確な輪であるテンプは静止状態の中心から右への振り幅と左への振り幅が均等であることが望まれます。この誤差をミリ秒で計測します。一般的に歩度の調整は、「緩急針(B)」でヒゲぜんまいの長さを調整し精度を決めることと、中心でテンプにつながるヒゲぜんまいの端っこを固定している「ヒゲ持ち(A)」の位置を調整しテンプの左右の振り幅を決めることで行いますので、上記の2点が計測できれば初心者としては十分であります。SKX007を計測してみます。感覚的には一日一分くらい遅れるようになっていたSKX007です。普通の時計なら、ケース側面や、リューズ、また裏蓋なんかにマイクを押しつけて計測出来るのですが、ダイバーのSKX007はケースも裏蓋も分厚く、リューズもガスケット付きのねじ込み式なので、どこにマイクを当てても音を拾ってくれません。裏蓋を開けてテンプ付近の適当な場所にマイクをあてて計測します。結果はこれ、感じていた遅れどおりですね。250度以上がいいようです。「ヒゲ持ち(A)」を動かして誤差を出来るだけ小さくします。動かす方向は分からないので、任意の方向に動かして計測し数値が大きくなったら逆方向に・・というような方法で詰めていきます。つぎに「緩急針(B)」を、今回の場合は進ませたいので写真左方向(ヒゲゼンマイを短くする方向・ムーブメントの座金に刻まれた+の方向)に動かします。理にかなっていますが、実際やってみると手順どおりではいきません。Aを触ってBを触って、Bを触ってAを触って・・あんまりやっていると時計を壊してしまうのではないかと心配になる素人ではあります。赤字はクオリティ48%。読み切っていないようです。触ってはグラフを確認し、またちょっと触るを何回も繰り返します。(ホンマしんどい作業です。コツがわかれば一発でいけるんかなぁ〜?)再び途中経過。10.4s/d、いい感じ。誤差が詰められていません。なんでやろ?へたやからか?で、繰り返しやったけど、もうあかん、ここが妥協点。精度(+7.6)、誤差(0.2)ともいい感じ。振り幅218度は少ないのかもしれませんがこれを触る術を知りません。本当は、地球の引力の影響で、ヒゲぜんまい・テンプは影響を受けるので、12時を上に立てた状態や3時を上にした場合、またその反対など幾つかの姿勢で計測して数値を詰めていくのが本筋らしいのですが、素人の僕には多すぎるデータを処理する能力がありません。今、平置きの状態で詰めた現状で腕にはめて一日様子を見ます。一日腕に着けて確認すると、改善はされていますが少し遅れています。(進めたつもりやのに・・・、これが姿勢差か?)これは文句なく充分及第点ですが、やはり、遅れるのは少し嫌です。そこで、気持ち程度進み気味にしようと、再度緩急針を調整。