「2点間距離測定」についてご紹介します。以外の対応モデルS910で二点間距離を測る本体を台に設置する機能の呼び出し1点目を測定する2点目を測定するレべリングする場合2点間距離測定とは?「レーザー距離計で、離れた場所から、幅や高さを測りたい。」よく頂くお問合せの1つです。S910は、測定時に3次元の座標情報を取得できるため、この座標情報をもとに、任意の2地点間の距離を算出できます。離れた場所から、2点の測定だけで、幅や高さが測れることを可能にしています。誤差が非常に大きいピタゴラス機能を使わずに、リフォームの見積や、手の届かない場所の測定が、10mm@10mの精度で簡単に行うことができます。略)と描かれているものが、これに該当します。測定対象の正面から測る必要がありますが、2点間距離測定機能では、正面からでなくても測定が可能です。2点が奥行のある位置関係であっても、斜めの場所でも、レーザーが当たればどこでも、どこからでも測ることができる。それがこの機能の大きな特徴です。Xシリーズの2点間距離測定については、こちらのページで詳しくご紹介しております。レーザー測定に関して、特に多いお問合せが「幅の測定」に関するものです。アダプター...S910で二点間距離を測るS910で二点間距離測定を行う方法をご紹介します。付属の台か、アダプターに取り付けます。機能一覧がアイコンで表示されます。その中から、2点間距離測定モードを選びます。DISTアイコンの下のボタンです。機能を選ぶと、P1と表示された画面がでます。この状態でも、レーザーを見ながら測定できますが、ファインダーをONにして測定してみます。1点目を測定する画面下のボタンを押すと、レーザーがオンになります。画面中央の十字の印が赤くなります。1点目にねらいを定めて、もう一度上記のボタンを押すと、測定します。2点目を測定する次は、2点目の測定です。画面に表示されますので、ねらいを定めて測定します。情報も得ることができます。測定を始める前に、画面右下のレベリングボタンを押してください。画面のガイドに従ってレベリングを行ってください。3ステップで出来ます。画面左上の水準器マークが緑色になっていれば、完了です。測定方法は、同じです。2点測定後に、高さ、水平距離、2点間の角度が表示されます。一連の流れは、動画でもご覧いただけます。高さを測る製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。