居酒屋ガレージ日記ZAQのBloGariで書いていた「居酒屋ガレージ日記」の移転先です。入力していただくと、バックアップした記事が出てきます。デジタルテスターが動かないガレージ常連の佐藤テック君が、客先の「ゴミ箱」から救い出してきたデジタルテスター:ソアーのME-530。※だから捨てた!保護ヒューズが飛んでいて、電気は入るけど、まともに動作しません。片面基板が使われています。確かにヒューズは飛んでいるんですが、パターン面を見ると・・・ヒューズが飛ぶ前に、過大電流がプリントパターンに流れたんでしょう。銅箔が蒸発しています。このテスター、電流と抵抗そしてダイーオードを計るときは、テスター棒のバナナチップを入れ替えなくてはなりません。これをしないまま、電流・抵抗・ダイーオードレンジで電圧(例えばAC100V)を計ったんでしょう。基板のパターンを修復すると、すべてのレンジが生きかえりました。廃棄テスターを救出できました。焼けた?(2020.01.09)お風呂用リモコン修理(2019.12.03)温湿度センサーHDC1000、やっぱしあかんわ(2019.12.01)表面実装タイプのフォトインタラプタがハンダ不良(2019.11.26)コメント懐かしい代物ですな、就職したときに支給されてちょいと前までつかってました。00時43分そういや、ソアーの「3430:25000カウント」のをジャンク品として放出したことがありました。懐かしい・・・35年前に退職するとき同僚から餞別にいただきました。以来20年ほど使いましたが、故障して以来ジャンク箱の中です。17時01分ガキの頃にデジタルが出始め、初めて買ったテスターです。電池蓋の突起が折れて蓋が開いてしまいますが、他は今でも動きます。みなさん、このテスタに思い出をお持ちですね。22時46分こんな記事が。=http://www.jemida.jp/column/column02-04.php記事からピックアップ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1970年代、当時の計測器メーカーがハンドヘルド型デジタルテスタの開発競争に凌ぎを削っていた時期、長野県の坂城(さかき)という小さな町に「ソアー」というベンチャー企業が誕生した(1974年)。::...最盛期にはフルーク社に次ぐ世界第二のデジタルテスタメーカーと言われるまでになった。高の影響をまともに受け、経営の行き詰まりから1988年、ついに倒産に追い込まれてしまった。文化を継承し、成功していることは大変喜ばしいことである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~テスターといや、三和か日置てなところだったわけなんですが、デジタルになったら、確かに私もソアーのを使ってたわけなんで、けっこうなシェアだったんでしょうな。マイコン型導通チェッカー、頒布しています。