■A/D変換は、16ビット分解能です。増設では、測定分解能は最大で24ビットになります。■標準測定チャンネルは、アナログ16、デジタル4の20です。■デジタル変位計は、標準で1ミクロン、オプションで0.2ミクロンが使用出来ます。■アナログでは歪みゲージ、歪みゲージ式センサー、温度計、LDT等が接続出来ます。■高速サンプリングでは、最高速4mSEC/全チャンネルの測定が出来ます。■標準測定チャンネルでの測定位相差は、最大で0.2mSEC以下です。■測定データ数は、最大999999個です。■RS232C出力のセンサー及び装置を測定チャンネルとすることが出来ます。■全チャンネルのモニターが、何時でも出来ます。■HS9545低ノイズプリアンプ(手の平サイズの動ひずみアンプ)が、直結出来ます。サーボ回路がサポートされています。試験機の制御用に使用します。■パソコン制御及び測定、モニターデータの取得が出来ます。■弊社専用システム用データファイルへのパソコン変換ソフトが用意されております。一軸、CBR、三軸、圧密等に変換出来ます。●4種類の測定が、同時又は別々に出来ます。●各種類の測定は、それぞれ個別のサンプリング条件で出来ます。●最大四台の試験機を制御します。●センサー直結で、アンプはいりません。特殊な場合は、HMD製アンプが用意されます。熟知する事で、更に高度な使用が可能となり、必要不可欠なシステムとなり得ます。●試験中に停電しても、回復後継続して測定が実行されます。●ユーザー手持ちの試験機、センサーをシステムに組み込めます。●LDTの使用もサポートします。●ISO体系の校正証明書が添付されます。ユーザーにても、システムの校正が出来ます。システムを導入するユーザーが殆どです。●故障の少ないシステムです。故障した場合は、敏速なメンテナンスが提供されます。