Pureron本文へスキップアプリオリ株式会社は科学技術製品の販売・輸入と装置・システムの開発製造会社です。トランスミッターです。キーデバイスとして信頼を得ています。海外製品に依存していた用途をPureronにリプレースすることが、装置の信頼性向上とコストパフォーマンスに直結します。選択できますので各種制御機器と容易に接続することができます。確かな性能と信頼性が実証されてます。PCH-1000シリーズPCH-1000シリーズは、測定媒体温度が最高300°Cまで対応できます。(周辺温度:250°C)オイルレス(シリコンオイル等は一切使用しておりません)。信号出力は4~20mA、0~5Vから選択頂けます(増幅回路部は外部取付方式)。接ガス(液)部にはSUS316L材を使用(ダイヤフラム部はハステロイR)。各種継手の対応が可能です。PC-302シリーズピュアロン圧力センサーPC-302シリーズは、ゲージ圧・絶対圧の2種類を揃え、高温タイプも選択可能なフルスケールで±0.25%の高精度圧力センサーです。デジタルパネルメータ(表示器)としては、PC-302シリーズ専用のLo/Hi2段階設定式デジタルストレンゲージメーターを用意しています。広い測定範囲172KPaから20,684KPaまでバリエーションに富んだ圧力レンジを用意致しました。高精度リニアリティ・ヒステリシス・リピータビリティを含むトータル誤差が0.25%以下と高精度で圧力検出が可能です。圧力を検知するストレインゲージは、温度の影響を受けにくい構造になっています。その為、幅広い温度範囲での使用が可能になり高温タイプオプションを選ぶことでさらに温度範囲が広がります。接ガスケース部は、電解研磨処理のステンレスSUS316Lのため、耐腐蝕性があり各種腐蝕性媒体でもご安心してご使用頂けます。圧力検知するダイヤフラムはセンサー本体と一体加工されており堅牢な構造となっています。PGFシリーズ高濾過精度サブミクロンLSI製造プロセスにおいては、原料ガスを高純度のままユースポイントまで供給することが不可欠です。そのためには、原料ガスの高純度化はもとより、配管系のウルトラクリーン化が大きなポイントでした。ピュアロンジャパンでは、こうした時代の要求にお応えするために、エレメント部にセラミックを使用した、まったく新しいフィルタを開発。その結果、常に安定した状態で0.003μmという高濾過精度を可能にしました。高選択性の追及にとって、極めて重要なポイントになるのが、水や酸素といった不純物の除去の問題です。この不純物の除去を確実に行うためには、何よりも高温状態でのベーキングが不可欠です。した観点から開発されたセラミックフィルタでは、200°Cの高温ベーキングが行えます。メンテナンス・フリーによるコストダウンパーティクル粒径の大きさにより段階的に濾過できる三層構造のため目詰まりが殆どなく、また耐久性/耐熱性に優れた特徴を持つセラミックフィルタは、従来のフィルタに比べ、使用時のトラブルもありません。従って、生産ラインの一時停止による経済的損失もなく、長期間に渡ってコストの低減化が図れます。