Treatment製品情報カスタムな耐熱ケースと温度データロガーが必要となるような特殊なプロセス仕様にお応えするため、Datapaq®では非常に特殊な個別のアプリケーションやプロセスに合わせて、専用のシステムを設計・製造しています。Trackerシステムのパンフレットをダウンロードください。Insightソフトウェアは、ウィザードモードで起動し、炉のプロファイリングに向けた基本的セットアップをガイドします。ラインオペレータには基本的な分析と操作を、経験豊かなユーザーやエンジニアには高度な分析とパスワード保護機能を提供します。複数のPaqfile(パックファイル)を開いて、すぐにそれぞれのデータを比較できる分析タブからは、次の機能を容易に行えるボタンをディスプレイに表示可能:最高/最低温度、ある温度での時間、温度上昇/降下とその速度、ピーク差、温度の均一さの検証、データやアラームの閲覧ウィザードの機能を使って、炉や製品、レシピの情報をプロセスファイルとして設定。これらの詳細な情報を保存しておけば、いつでも変更可能。フルバージョンに比べて機能は限定されていますが、基本的な分析で対応可能なアプリケーションで利用いただけます。Insightソフトウェア(ベーシック版)をダウンロードください。ソフトウェアのパンフレットをダウンロードください。TP3データロガーは、堅牢なステンレス鋼削出しの筐体に収められています。10チャンネル仕様あるいは360万点のデータを記録できる20チャンネル仕様が選択でき、要求の厳しいアプリケーションでの高精度な測定を実現します。TP3データロガーのパンフレットをダウンロードください。測定温度範囲:-100°C~1370°Cサンプリング間隔:有線通信の場合0.1秒~50分。無線テレメトリの場合1秒~50分メモリ:10チャンネル仕様では320万点。耐熱ケースVB1150耐熱ケースは、アルミ真空ろう付け用です。真空炉専用として設計されています。TP3データロガーを最高700°Cという高い温度から守ります。詳しい情報は、アルミろう付け用VB1150耐熱ケースのパンフレットをダウンロードください。素早くクールダウンでき、必要な時には常にシステムが使える状態に制御雰囲気ろう付け(CAB)用耐熱ケースは、軽量で簡単に使えるため、日々の素早い確認には最適です。この多目的耐熱ケースは、Surveyorのアームから取り外して、通常のDatapaq温度プロファイリング・システムとともに利用することもできます。Surveyor耐熱ケースのパンフレットをダウンロードください。特長は:密封断熱設計で最小限の修理で長く利用できる簡単に操作できる熱電対接続チャンネル6チャンネルおよび10チャンネル仕様に加え、無線テレメトリにも対応クールダウン時間の短縮で、連続的な使用を可能に標準ラインナップの耐熱ケースで対応できないような特殊なプロセス仕様にお応えするため、カスタムな耐熱ケースも設計可能です。カスタム仕様の対決ケースに関する情報は、当社までお問い合わせください。アクセサリ熱電対プローブは、Datapaq温度プロファイリング・システムに欠かせない要素です。過酷な環境でも最高の精度を維持するよう設計・試験されています。システムの重要な場所に配置すれば、プロセス全体を通じて明確な温度プロファイルが得られます。Datapaqでは、PTFEやガラス繊維、ミネラルウールで断熱した熱電対を幅広くご用意して、過酷な環境や高温に耐えられるようにしています。詳しい情報は、熱電対リスト(PDF)をダウンロードください。SystemsPomonaSchadRaySafe。