内径公差±30μmのPEEKチューブです。液体クロマトグラフィー(分析機器)の送液配管にご使用いただいています。液体クロマトグラフィー(略して液クロ、HPLC)では、非常に高圧で、様々な液体を流します。そこで、樹脂では最高レベルの機械的強度と耐薬品性を誇るPEEKをお使いいただいています。その昔はSUS配管が主流だったようですが、取り回し易さや不純物の溶出が無い(SUS管は金属イオンが溶出し、高感度の装置であればあるほど分析に悪影響)点も、優れています。追記>当社のPEEKチューブが、海外競合メーカーのPEEKチューブに比べ、極めて金属、有機物の溶出が少ない、というエビデンスのご準備が整いました。高感度な装置に、よりクリーンさを要求される配管に、ご安心してお使いいただけます。ご興味お持ちの方は、お気軽にお問合せください。¥8,000/巻100M/巻(ボビン巻き)もございます。カラーコード(インク)の分析への影響を気にしなくてもいい、カラーコードなしのチューブ、識別タグ付属のカラーコードなしチューブも標準在庫しています。3種類(カラーコードあり、カラーコードなし、識別タグ付属のカラーコードなし)、全て価格は同じです。上表は小売り価格です。数巻単位のまとまったご注文や卸し値のご相談、試供品のご要望など、お気軽にお問合わせください。内径識別タグ全5色です。内径寸法を刻印しています。液体クロマトグラフィーで使用されるチューブは、外径はほとんど一律ですが、内径は様々です。そこで、チューブにカラーラインを塗ったり、またはPEEK樹脂そのものを着色したりして、内径を識別しざるをえないのが現状です。高感度の分析では、カラーラインはチューブの接続前に両端を薬液で除去する必要があり、着色品は検体の通る内径側にも顔料が影響するためじゅうぶんな分析結果が得られません。いった場合には、本品の使用をお奨めします。ラインもない、着色もされていないナチュラルのチューブに、本品を装着することで、容易に内径が識別できます。チューブを機器につないだあとでも、脱着は容易です。実用新案の取得を進めています。本品そのものは、チューブの付属品で、非売品です。お買い上げ毎に、1袋、同梱させていただいております。識別タグ付きカラーコードなしチューブは、従来のカラーコードありチューブ、カラーコードなしチューブと同値で提供させていただいております。代替として、ご愛顧いただきたいアイテムです。試供品のご要望など、お気軽にお問合わせください。PEEKチューブの生産を開始しました。内径が半分なので、公差も半分。他のチューブ同様、オンライン測定器による全長監視下で生産します。内径が半分なら、外径も半分。いうことで、外径:1/32"もラインナップしました。上表は小売り価格です。納期、数巻単位のまとまったご注文や卸し値のご相談、試供品のご要望など、お気軽にお問合わせください。100μL従来のサンプルループは、ループ形状を保持するために結束バンドのようなもので固定していました。別ページでもご紹介させていただいておりますが、日ビはPEEKチューブを様々なカタチに加工しています。そのチューブ加工技で、結束する必要のないサンプルループを生産しています。結束されてないにもかかわらず形状を保ちつつ、またサンプルループ自体がそもそもコイル形状をしているため、両端の位置など微調整が容易です。左が2mlタイプ、右が5mlタイプ大容量のサンプルループ加工品です。2mlタイプで2m以上、5mlタイプは6m以上のPEEKチューブをコイル加工しています。コイルの巻き径はΦ50mm程度で、コイル長は2mlタイプで30mm程度、5mlタイプで100mm程度、と非常にコンパクトで邪魔になりません。