本件調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)は以下に示すとおりである。以下に示す要求要件は当センターが必要とする最低限の要求要件を示している。関して、以下の要件を満たしていること。件ごとのディスポーザブルであること。一連の手順はタッチスクリーンにイラスト表示されること。光学センサーの制御により、機器操作が最小限となり患者ケアに集中できること。万一の停電において、通電後には操作を再開できるプログラムを有していること。内容等を記憶しているため、必要時パソコンまたはプリンターに接続し印刷することができる。インチのカラー表示とすること。操作画面はタッチパネル方式とし、データ入力、運転操作が行えること。灯・点滅を確実に確認できること。操作が瞬時にできるように画面外枠に操作ボタンを配置していること。操作で、採血ベッドへの機械移動(寄せ)がスムーズに行えること。採血、返血、AC、血漿、置換液(交換)・採取(採取)の各ポンプが独立して駆動すること。度に影響されることなく確実にセットできること。チューブシーラーが機械本体に一体型で標準装備されていること。か所の操作で行えること。遠心部分への血液回路の取り付けは、フィラーを脱着することなく、そのまま行えること。血液の分離状況を目視確認できるレンズ付き窓(ビューポート)があること。示され、リアルタイムで確認できること。小児患者または低体重患者(血液細胞提供者を含む)からの採血にあたり、体外循環血液量の負担を減らすためにカスタムプライム(血液プライム)モードが備わっていること。III.その他(性能・機能以外に関する要件)1.設置条件等は、以下の要件を満たすこと。事業者と協議のうえその指示によること。事業者の承認を得ること。事業者と協議のうえ改修を行うこと。事業者と協議し、その指示に従い、費用は本調達に含むものとする。2.保守体制等は、以下の要件を満たすこと。2-1機器の円滑な運用を実現するための点検、調整および技術的なサポートを行える体制を有すること。年間は、通常使用により故障した場合の無償保証に応じること。3-2新センター稼働前の事前テスト、リハーサルなどに協力すること。3-2機器の日本語による操作マニュアルを1部以上提供すること。年間は部品の供給を行うこと。基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で同法に定められている製造の承認を得ている物品であること。搬、設置及び据付調整は所定の位置に納入期限までに速やかに行うこと。7-3本調達物品の納品にあたり知りえた情報等の使用及び第三者への提供並びに情報等の複写及び複製については厳に禁止する。このことは、業務終了後においても同様とする。GDPRReport。