A.D.S.1000麻酔器の基本性能に加え、呼吸管理に関する機能が満載。会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。先に会員登録をお願いいたします。ページ下の「お問い合わせはこちら」よりお願いします。多くの現場経験を生かし、動物専用器として独自に設計しました。呼吸停止の際、ダイヤル操作のみで、直ちに陰陽圧自動呼吸が行えます。麻酔導入期の呼吸停止時や、調節呼吸として麻酔維持での使用も可能です。手動で、呼吸バックを用いて気道内への加圧呼吸も可能です。読み取ることが出来ます。セーフティゾーンを緑色で示し視覚的に判断出来ます。酸素・笑気の流量計の目盛幅を細分化しました。細かな流量調節が可能です。前面パネルに二次圧力計(酸素・笑気)を装着し導入圧力を確認できます。安全性に配慮した設計となっています。6ドレーンキャップドレーンキャップが呼気弁の真下にあり、回路内にたまる水滴等を容易に排出することができます。最大2台の麻酔薬気化器を搭載可能です。8呼吸器ダイヤル1を作動させる場合に使用します。酸素供給量を調節することにより1の換気回数をコントロールします。気化器は旧モデル簡易型のプレッシャータイプの呼吸器です。吸気相は、気道内の陽圧が約1.5kPaに達するまで酸素が搬送され、肺が拡張します。約1.5kPaに達すると呼気相に転換し、気道内圧が約-0.8kPaの陰圧になるまで呼気ガスが排出されます(濃度リング「SLOW」時)。濃度リング呼吸数は12~20回/分(平均16回/分前後)です。本格的な調節呼吸による吸入麻酔を行いたい場合はA.D.S.1000の使用をお勧めします。Model:2000動物の体重入力だけで、調節呼吸に必要な各種パラメーターを自動設定。世界の最先端を行く米国の獣医師が絶賛した機能と操作性この一台で極小動物から68kgまでの大型犬やミニブタの麻酔が可能です。動物の体重入力だけでコンピューターが換気条件を設定します。A.D.S.1000をスタート気道内圧グラフ気道内圧の状態は電子センサーによりバーグラフで表示されます。自発呼吸を感知すると液晶が反転して、補助呼吸で換気が行われていることを知らせます。マスク・麻酔導入箱の使用マスクモードスイッチを入れ付属のマスクアダプターを使用する事でマスク麻酔が行えます。必要な呼吸モード値が自動設定されます。複雑な呼吸モード値の設定を必要としないため、日常の臨床の中でも手軽に調節呼吸による麻酔を利用できます。自発呼吸では得られないリアルな麻酔深度の維持が可能です。仮に、自動設定された数値以外を設定する必要がある場合は、いつでも(麻酔中含む)変更することが出来ます。麻酔(研究室モード)体重1kg以下の動物にもご利用になれます。換気回数95回/分まで設定可能。※研究モード時の換気条件の入力はマニュアルで行います。・停電時でも内蔵バッテリーで最大12時間の作動可能(バッテリーの状態による)。(野外診察も可能)・麻酔中や覚醒時の突然的な無呼吸に対しても、最低換気回数の設定で換気をバックアップします。発生し圧力異常が発生しても、メカニカルセーフティバルブが肺を守ります。・手術中に起こりがちな挿管チューブの外れや、酸素供給不足による換気不良を、メッセージと警告音でお知らせします。極小動物から68kgの大型犬やミニブタまでの麻酔が可能です。笑気ガスを使わず、酸素ガスの消費量も減ります。約4.5kg上記性能には自社規格による公差があります。上記性能は出荷時のものであり、ご使用の期間・頻度等により性能は低下してきます。性能を維持し、安全にお使いいただくために、日常点検、3ヶ月毎の保守点検(ユーザー点検)および2年に一度の輸入元または修理業者による定期点検を行ってください。BM-200麻酔回路(吸気側)、気管チューブ及びマスクに接続し、どんな微弱な呼吸も正確にランプとブザーで表示します。ガストール麻酔器ポップオフバルブの蛇管接続口に接続し、余剰ガスを強制的に屋外へ排出します。吸引流量を調節可能で、余剰ガスを遠くまで運べます。手術室を明るくするような色調になっています。限られたスペースの中でも場所を取らないコンパクト設計です。上部に生体情報モニター、中間に呼吸モニター・余剰ガス排出装置、下部に吸引器・ベンチレーターなどが設置可能です。収納箱は必要な部品をいつでもすぐに取り出せるよう、斜め開けの設計となっています。4口電源タップが付属しておりますので、電源まわりをスッキリまとめられます。左右側面にハンドルを取り付けました。オペに合わせて楽に本体の向きが変えられ、移動も簡単です。