多本架冷却遠心機10,000rpmの力強い回転性能。操作性と省エネ性を備えたやさしい使い心地。微量も多本架もOKの頼もしい対応力。ラインアップAX-521AX-511AX-501AXシリーズは、こんな声にお応えします。省電力[ECO]モードTOMYの省電力[ECO]モードは、遠心室内の温度制御変動幅を変更して、待機中(予備冷却)の消費電力量を効率的に削減する機能です。省電力[ECO]モードが解除されると、設定温度まで3分半程度(※1)で冷却します。室内25°C、遠心機4°C設定の場合。徹底した冷却能力の効率化を図ることで通常時の消費電力量を大幅に削減。37C+3750-TC06P)■上記数値は測定した機体の平均値を表示しています。微量にも多本架にも、幅広く対応。スマート&コンパクトな遠心機シリーズです。加速および減速特性は初期値にて0〜500rpm間に設定されますが、機能設定により適応回転数を使用ローターの最高回転数まで100rpm単位で変更可能です。「浮遊細胞の舞い上がりを抑える」「急激な加速による細胞損傷を抑える」などサンプルを効率よく処理するために0〜500rpmの間、加速/減速特性を各3段階+自然減速で変更できます。(スイングローターTS-33Cに適用)ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載。ワンプッシュで確実にローターを固定。61010-2-020付属書AA)に基づく性能を確認したものであり、バイオセーフティ対策に適したシールドバケットです。遠心開始からローター完全停止までの時間や、エラー、使用するローター情報、履歴などをわかりやすく表示。(AX-521)快適な操作性を誇るジョグダイヤルにENTER(入力決定)キーを装備。運転状況がひと目でわかる2色LED表示機能を搭載。試料バランスに多少の誤差があっても、安全に遠心処理が行える画期的機構「フラップ駆動方式」を採用。目分量による試料分注を可能にします。(※一部ローターを除く)アンバランス許容量を超えた場合、自動的に回転を減速・停止する機構を搭載。※価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。各最大値を表記しています。これらの値は遠心機・ローター・バケット・アダプター・チューブの組み合わせにより変わる場合があります。カタログPDFをご覧ください。この書類にはCAX-371の内容も含まれています。この書類はPDFです。Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。お問い合わせサイトマップ株式会社トミー精工このサイトについてこのウェブサイトに掲載される情報は、法律で保護されています。含む)をすることは、事前にトミー精工の文書による許諾がないかぎり、禁止します。