ソリューションズアンチエイジング医療、予防医療に役立つ測定機器、検査をご紹介します。当サイトは、医療関係者(医師・歯科医師等)の方に情報提供することを目的として作成・公開しています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。世界特許で保護されている部位別直接インピーダンス測定法(DSM-BIA)で測定します。かな体成分変化も感知する経験変数の排除など、正確に感知する機能を搭載しています。シリーズ展開さまざまなシリーズの提案も可能です。お気軽にご相談ください。比較研究されています。関係なく、浮腫を伴う患者群でも高い相関が示されており、研究実績は数多くの論文に発表されています。InBody770InBody770に搭載されているSMFIM技術は、インピーダンスの測定時間を短縮することで、測定中の姿勢変化による誤差を最小化します。インピーダンスの測定時間を短縮することで、測定中の姿勢変化による誤差を最小化します。測定に必要な最低限の情報のみを入力して測定したり、測定集団によって年齢や性別が常に同一なら、除法入力を省略することもできます。InBody770複雑な操作や設定をすることなく、大画面から提供される分かりやすい案内従って、誰でも簡単に測定することができます。測定した結果は、主な体成分を直近の変化か過去全期間の変化に履歴グラフで表示することや、評価項目を中心にカスタマイズして表示することができます。※画像の画面は英語版です。音声ガイダンスと画面の案内に従って、誰でも簡単に測定することができます。選択できる測定モードモードを変更することで、測定する環境や目的に応じた画面設定が可能です。意味する内容が確認できます。※結果説明は実測結果に対する解説ではありません。結果用紙にQRコードを表示するには、管理者による設定変更が必要ですワイヤレス通信対応Wi-FiまたはBluetoothを使うことによって、InBodyとパソコンをワイヤレスでつなぐことができます。※別途Lookin’Bodyの購入が必要です。ツールとして使用されています。分けて測定する技術です。断面積と長さの異なる各部位を別々に測定するため、どの体型でも同じ精度で分析できます。正確な測定を可能にする多周波数測定2種類の広帯域周波数(20kHz、100kHz)を用いて細胞内水分と細胞外水分を分けて測定する技術です。交流電流は周波数によって細胞膜を透過する程度が異なります。InBodyはこの特性を利用して細胞内外水分の均衡が崩れている方でも全体の水分を正しく測定することができます。形状を考慮して左右の手と足に各2個ずつの電流・電圧電極を配置し、計8個の電極を使用する技術です。電流と電圧を分離したInBodyの電極接触方式は、手首と足首の常に一定な位置から測定が始まるため、再現性がとても高く、皮膚による接触抵抗の影響が少ない正確な測定が可能です。僅かな体成分変化も感知する経験変数の排除InBodyは性別や年齢などの統計的な情報で体成分の結果を補正しません。実測したインピーダンスのみに基づいて体成分を分析するため、見逃しやすい僅かな体性分の変化まで感知します。これは体成分の変化を継続的にモニタリングする治療や研究を目的とする分野では欠かせない技術です。Analysis)体の4大構成成分(体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)の現状を表示します。この表を見ることで、体内成分の均衡が一目でわかります。Analysis)筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるかを、棒グラフで表示します。グラフの形から体型が視覚化できます。Analysis)BMIは標準でも体脂肪率が高い場合は隠れ肥満と言えます。BMIだけでは肥満を見つけられません。InBodyは肥満判定の指標として、BMIと体脂肪率を提供するため、総合的に肥満の評価ができます。Analysis)筋肉量を四肢と体幹の部位別に測定し、標準体重と現在体重の2つの基準から各筋肉の発達具合をグラフで提供します。グラフからは各筋肉の発達程度と共に身体の上下・左右が均衡に発達しているかも評価できます。Analysis)InBodyは体水分量を更に細胞内水分量と細胞外水分量に分けて測定します。細胞外水分比は体水分量に対する細胞外水分量を意味し、体水分の均衡度を反映する指標になります。Control)体成分を考慮した適正体重と調整すべき筋肉量や体脂肪量を表示します。この数値を目標にすることで健康的で体成分の均衡がとれた体重管理が可能になります。Evaluation)各体成分に対して適切であるかどうかを評価します。Analysis)部位別の体脂肪量を分析する項目です。グラフの長さは標準体重に対する体脂肪量の多さを表します。Analysis)部位別の体水分量を分析する項目です。体水分は筋肉の主な構成成分であり、部位別水分量の評価は必ず部位別筋肉量に比例します。ミネラル量、体細胞量などがあります。(Impedance)各部位・周波数別のインビーダンス(Z)を表示します。0~5.0kg(0.1kg単位)身長範囲110~220cm測定対象年齢6~99歳シリーズ展開さまざまなシリーズの提案も可能です。お気軽にご相談ください。inbody770製品別特長※詳細は各製品ページをご覧ください。製品名inbody270inbody470inbody570inbodyS10inbody770特徴BMI測定がわずか15秒でできる体成分分析装置。携帯性に加え、運用に便利な機能が追加。セルフモード/専門家モードと、測定者の目的に合わせてカスタマイズ可能。携帯と移動に特化した体成分分析装置。