塗装面の塩分測定、水中の残留塩素イオン測定にお使いいただけます。値下げ見積依頼フォームに移動しますカートに入れるその他商品・見積に関するお問合せはこちら>>※画像はイメージです。塗装表面の残留塩分測定方法を教えてください。1測定箇所を0.25m2になるように正確にはかり、マスキングテープにて仕切ります。2片手にゴム手袋をします。3脱イオン水もしくは蒸留水(ご用意ください)100mlをポリビーカーに入れます。4ガーゼをたたみ、ビーカーの上で湿らせます。5湿ったガーゼで測定面を平行方向にぬぐってください。6ガーゼをビーカー内の水でよくすすいでください。56の作業を3回繰り返してください。8採取後、使用したゴム手袋の表面を残りの50mlの脱イオン水でよく洗い、合計が150mlとなるようにしてください。【測定方法】1検知管の両端をアンプルカッター等で切り取り、矢印を植えぬ向けて試料液の中に入れてください。2試料液に塩分があれば、下端より白色の変色層ができます。試料液が検知材の上端まで浸透したら検知管を取り出し、変色層の先端のメモリ濃度を読み取ってください。(塩素イオン濃度ppmと塩分量mg/m2は等しくなります)水中の中の塩化物イオンは測れますか?測ることはできません。クロム酸銀と反応して塩化銀を生成する。境界が不明瞭になり、指示が低くなる。AED)購入なら計測機器通販専門サイト測定キューブ。計測機器をお探しなら、キーワード・カテゴリー・メーカー検索を使ってください。気になる計測機器を見つけたら、メールでお問合せが可能です(無料)。自動見積もウェブサイト上で作成可能です(無料)。あの素材を測りたい、この条件で計測できる機械を探しているなど、あなたのご希望に合った計測機器情報がきっと見つかります。等を取り扱っております。