どちらもシールド板を取付けた状態で測定(ケースは自作品)。ファームウェアは0.6.0。改造前、改造後とも、測定前にキャリブレーションを実施。PCに接続するとグラフがややざわついた。PCからのノイズか、NanoVNA内部のUSB充電回路がノイズを出しているか?バッテリ駆動させて写真に撮ればもう少しきれいなグラフになるのだけど、画面キャプチャを撮ることにしたのでPCに接続した。S21は明らかに改善している。1200MHz付近で改造前は-20dBをやや下回る程度だったものが、改造後は-40dB以下と、20dB位改善した。NanoVNASaverでの測定結果も掲載しておく。改造前(以前の記事からの再掲)改造後こちらの測定では、S21は前回も割と良い結果だったので、その違いはあまりない。S11は非常に良くなっている。S11、S21とも、-20dB程度だったのが-30dB程度に改善(1200MHz付近)。NanoVNASaverでの測定結果。改造前(以前の記事からの再掲)改造後S11の改善、特に1300MHzを超えたところの改善が顕著。1.2GHz帯も多少改善しており、実用度が高まったと思う。2700MHzファームウェア0.6.0では上限が2700MHzにまで拡張されているとのことなので試してみる。NanoVNASaverではクラッシュして測定できないので省略(周波数は設定でき、スイープも開始できるけど、結果のデータを処理できないような感じ)。どちらも1500MHzを超えると苦しい。@edy555さんもこんな上の方がマトモに動くとは言っていない。どんな様子かみてみたという話。昨年末くらいにNanoVNAの高域特性を改善するというお話をja1turさんからコメントで頂いた。そのコメントがある記事はこちら。ご...記事を読む黒NanoVNAのシールド板をめくってみたこないだの実験で、ちょっとした改造によってNanoVNAの高域特性が改善することが確認できた。0.6.0をインストールTwitterを見ていたら、@edy555さんから新しいファームウェアのリリースのアナウンスがあった。0.2.2がリリースされたNanoVNASaverの新バージョンが出た。それまでのペースを考えると、今回はちょっと間が開いた。リリースノートによれば、クリスマスと正月...記事を読むケース付きNanoVNA(NanoVNA-H)も色々ちょっと前からケースに入ったNanoVNAが出回っている。化粧箱に入っていて見た目も立派。eBayやAliExpressで「NanoVNA-...記事を読むNanoVNA、復活!液晶パネルを壊してしまったNanoVNAを修理した。Liteが随分変っていた。先日、NanoVNA付属のダミーロード(校正用50Ω)が壊れてしまったので、AliExpressで安いものを見つけて発注した。...記事を読むSW-102が返送されてきたこの続き。その後のやり取りで、私が誤解していたことが判明。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)スポンサーリンク[PR]おすすめeBayやAliExpressでの買い物で、楽天スーパーポイントがもらえるなんと、eBayやAliExpressで買うと、楽天スーパーポイントがもらえるという方法があった。保留中ありがとうございます。メーカに尋ねてみます。保留中はい、では画面写真です。そのバージョンの件が私も気になったので米付けました。保留中ありがとうございます。見事に計算値と合いますね。いうことは、2.07で直った(直した)ということなんでしょうかね。保留中おまたせしました。保留中ありがとうございます。保留中コメントありがとうございます。先月末ころに、最新版として2.06が送られてきました。受け取ったものに関してはこちらの記事です。彷徨っていたら辿りつきました。バージョンは2.07でした。作った人は使っていないんでしょうね。使い勝手を考えた設計とは思えません。管理人1970年代に電話級の資格を取得。その後、3.5~144MHz帯まで広く運用するが、メインはずっと7MHz帯。数年間は活発に運用するも、そのうち徐々にQRT。1990年代半ばにAX.25を使ったパケット通信(TCP/IP網)で復活。これも引越しを機にQRT。2016年、突如として再活動したくなり、この機に3アマを取得。コールサインは以前のものを再取得した。調子に乗って1アマも取得。