供給、世界中で高い評価を得ております。種々で固有な乾燥した粉体の流量測定のために開発されたものです。配管の角度にとらわれず、短い配管距離で設置することが出来ます。従来の機械式シュートやインパクトプレートを用いた流量測定より安価です。設置は、測定配管が垂直でも傾斜していても設置可能です。チェーンコンベアの後方でも設置可能です。測定管内セラミック管の内部に設置されている2つの追加電極により流速を測定することも可能です。測定物が流量計の入口から落下又は、滑り落ちる状態で測定します。流れている間、被測定物の濃度と速度を測定(記録)します。一定の高さより自然落下した被測定物は、流量計の所では加速されているが、一定の速度になります。一定の速度になるため、すべての場合に速度測定は必要ないが、高さに従う加速度(落下速度)を計算することができます。流量は次式のように計算されます。A(m3)流量計測定管内に高周波の交互の電磁界が形成されます。測定管(センサ内部の管)は、耐摩耗性のアルミナ(Al2O3)セラミックを使用しています。測定管内の乾燥粉体は電磁界の振幅を減少させます。これは乾燥粉体の濃度(�s/m3)に比例した測定信号をもたらします。測定する乾燥粉体の速度は測定設置条件により計算されます。従って、速度の校正は必要ありません。これは新たな手法で、簡単な校正を可能とします。サンプル(約10リットル=測定管容量)を流量計の上部にある充てんノズルより流し込んで下さい。流量計の下部には、流れを止めて校正を行うためのゲートバルブがあります。流量計が満杯なら測定された密度値は、測定対象物のかさ密度値と一致します。このかさ密度値(設定ポイント)は、グラム/リットルで、重量すなわちフルスケール校正点を求めることができます。大量搬送の場合においても約10リットル程のサンプルがあれば校正できます。システムMaxxFlow-HTCは、これらの部位で構成されます。DN100�o、DN150�o、DN200�o。MFE100・ゲートバルブの取り付け可能(校正時に流量計下部に取付)・変換器と流量計センサはシールドケーブル4芯ツイストペアで接続されます。・変換器と流量計センサの接続最大距離は300mです。※拡大画像はこちらをクリック設置取付センサの取付に際し、測定最大流量は重要な要素となります。図1〜3はDN100、DN150、DN200�oの各口径の濃度50%時の容量と、流速の関係を表しております。:0.8t/m3最大流量は、100m3/hとなります。DN150�oを使用すれば流速は約3m/sが必要となります。200�oを使用すれば流速は約1.7m/sが必要となります。200�oを使用する時は0.15mの直管部を運搬部とセンサ間に必要となります。