LPFの周波数特性を測定しました。LPF回路図(LTspice)AC特性のシミュレーション(LTspice)VCVSフィルターは高周波数で利得が上がります。これを実際のデバイスで測定できるかどうか。測定しているようすシミュレーションと比べると25kHz以上の帯域で利得が上がり、位相も0°になっています。これは出力の振幅が小さくなって測定値がノイズにまみれてしまうためでしょう。Wavegenで±5Vの正弦波を出力し、Scopeで観測しました。SDS7102)でも観測しました。2の電源AD2は±5Vまでの電源も出力できますが、OPAMPを使うときは注意が必要です。±5V電源で±5Vの波形を出力すると出力がクリップしてしまいます。±5V電源で±5Vppのサイン波を出力してOPAMPを通した波形OPAMPはNJM4580DDを使用していますが、波形端で出力が反転しています。このため上記の実験では±9Vの外部電源を使用しています。±1Vppなど振幅が小さければAD2の電源を使って問題ありません。LPFベッセル特性の多重帰還LPFです。Network50kHz付近で位相が暴れているように見えますが、180°以上遅れているためにグラフがプラス側のプロットになっているためです。周波数特性と同じく200kHz付近までは測定できているようです。測定しているようす100kHz200kHz8次ともなるとスパッと切れますね。Memo:AD2のExport機能で出力したPNGファイルはBloggerでアップロードするとエラーになるようです。2を買ってしまいました。値下げされたのか秋月よりDigi-Keyの方が安かったのでDigi-Keyで購入。外税の消費税がなんかややこしくて結局多少安かったぐらいでしょうか。その後、RS-Onlineの方が安いことがわかって悲しくなりました(^q^;コンパクトで場所をとらないのがいいですね。BNC拡張ボードも一緒に購入しました。x10のオシロのプローブが使えるので、波形測定のScope機能でまともに測定しようと思ったらBNCボードは必須だと思います。波形生成のWavegen機能の方はBNCコネクタとICクリップでケーブルを作製しました。波形測定はAC/DC結合、波形生成は出力インピーダンス50Ω/0Ωをジャンパーで切り替えられます。高周波などでインピーダンス整合をとって波形出力することも可能だと思います。コレクタ電流IC特性を測定しました。接続の様子いつもはfritzingで作図していますが、今回は描きにくかったので省略しています。BNCボードがあるのに使用していないのには理由があります。2自体は差動入力で測定できますが、BNCボード上でC1-とC2-が短絡されています(AD2のGNDとは短絡していないようです)。このため、BNCボードを使うと回路図のようにGNDから浮いた2点を測定するのが難しくなります。BNCボードを使った場合は普通のオシロと同じように、シングルエンドと思ってプローブのGNDを扱ったほうが無難だと思います。WaveFormsによるVCE-ICの測定(Wavegen)WaveFormsによるVCE-ICの測定(Scope)測定結果の表示はPC上のWaveFormsで行います。スタンドアロンのオシロは男らしくてかっこいいですが、ややこしい測定条件を設定するのには、PCの大画面でマウスが使えるのが便利だと思いました。画像の右側のグラフがVCE-IC特性です。Scopeの測定結果をもとに、時間軸を外して、VCEとICをExcelの散布図のようにプロットしたものです。2SC1815のVCE-IC特性(DATASHEETより)このグラフは2SC1815のDATASHEETに載っているもので、IB=0.2[mA]~6.0[mA]のグラフですが、今回のAD2での測定はIB=0.2[mA]以下の測定です。VCE-IBの測定IBがどれぐらい流れているかも測定しました。右側のグラフを見ると、0[uA]~180[uA]程度のIBになっています。したがって、VCE-ICはDATASHEETの一番下のトレース以下の小電流での測定結果ということになります。測定器2020年2月10日月曜日ACS712_AmMeter完成(したものの・・・)ACS712_AmMeterを透明プラケースに収めました。基板と電池ケースの固定はまだです。電流が流れていない状態で、正負ともに-003mAという表示になっていますが、ACS712モジュールのトリムでオフセットを調節しても、時間とともに値が徐々に変化し、±5mA程度の誤差が出るのは仕方がないようです。電流を流して表示値を測定するために、セッティングしている間に電流を流していない状態で、正負とも-005mAになってしまいました。この状態で0mA表示になるようにオフセットを調節しました。-1.00%サイズがでかくなった割に精度はいまいちですが、今回はこれぐらいで。磁気には非常に弱いです。スピーカーの近くに置いてみた電流を流していない状態で、正側が-014mA、負側が-015mAという表示になっています。スピーカーはYAMAHAのMSP3で一応防磁タイプですが、影響が出てしまいました。メタルケースに入れたりして磁界を遮断すればもう少し精度は良くなるかもしれません。LPF(時定数:0.1[s])付きの、2系統電圧計です。B35)の測定値と基板の表示値を比較しました。2.2%測定範囲の両端付近で若干誤差が大きいですが、まずまずの精度でしょう。OPAMPの品種を変えれば直線性が改善するかもしれません。Miniのコンポーネントのピンアサイン(A0~A3あたり)が間違ってるかも?【2020.02.07】KiCADのコンポーネントを修正。汎用8次多重帰還ローパスフィルタ基板を妄想メモです。DACの出力に入れるためのLPFの製作を省力化するためにプリント基板を焼くかどうか。定数は実装時に決める。単電源で使う場合は両電化した仮想GNDを出力できること。fc=96[kHz]で設計した場合のシミュレーション。一回はブレボで実験してみるつもりです。