上記表示が硬さ試験機にそなえられた表示器で行なわれるため、別個に表示器を設ける必要がなく、コスト面で有利である。0002図4において、符号10はビッカース硬さ試験機の本体を示しており、この本体10には、試料台1と、ダイヤモンド製の四角錐の圧子2および対物レンズ5をそなえたレボルバー4とが設けられている。図40003圧子2の試料Sの表面への押し込みは、マイクロコンピュータ20の出力装置としての試験力制御部13の指令を受けて、マイクロコンピュータ20で設定された試験力が圧子2に付加されて下降することにより、なされるようになっている。0004試料Sの表面にくぼみが付与された後、レボルバー4の切替えにより圧子2の位置に対物レンズ5が入れ替わり、CCDカメラ6によって試料Sの表面のくぼみの光学画像が、例えば400倍くらいに拡大される。0005CCDカメラ6の検出信号は、A/D変換器11によって濃淡階調段数が256段(8ビット)のディジタル信号に変換されてから、画像メモリ21に格納される。マイクロコンピュータ20には、画像メモリ21のほか演算装置23,主記憶装置22,制御装置24がそなえられている。0006演算装置23では主記憶装置22に格納されている制御プログラムにしたがって、硬度計全体の機械的・電気的動きのコントロールや、硬度演算に必要な信号処理,計算処理などが行なわれる。符号29はCRT表示器を示しており、この表示器の画面に画像メモリ21に記憶されているくぼみ画像や、設定・入力情報が表示される。0007上述のビッカース硬さ試験機のような押込み型硬さ試験機では、試料の厚さが所定厚さ以上ないと、試料の表面の硬さと内部の硬さとが異なっている場合等において、正確な硬さ測定を行なうことができない。したがって、JISでは最小厚さが規定されている。0008すなわち、図5(a),(b)に示すようにビッカース硬さ試験機でビッカース硬さ測定を行なう場合、JIS規格では、[数1]式に示すように、試料Sの厚さhは、くぼみDの対角線長さ(平均値)dの1.5倍以上必要であると定めている。図50009符号2は圧子を示している。ビッカース硬度HVは、[数2]式で表される。0010そこで、従来は、試料の厚さ(膜厚)および大凡の硬さが推定できるとき、[数2]式を変形した[数3]式で試験力を設定している。0011ヌープ硬さ測定を行なう場合、試料Sの厚さhは、[数5]式に示すように、くぼみDの対角線長の長い方の長さ(対角線長)dの0.3倍以上必要であると定めている。0012一方、ヌープ硬さHKは[数6]で表される。発明が解決しようとする課題0013そこで従来は、試料の厚さ(膜厚)および大凡の硬さが推定できるとき、[数6]式を変形した[数7]式で試験力を設定している。2251−1992)を用いたりして算出し、それを試験機に内蔵の試験力制御部に当該硬さ試験の試験力として設定しているが、試験力の算出が複雑であり、手間がかかるという問題点がある。試験機を提供しようとするものである。0016すなわち、本発明は、ビッカース硬さ試験において、[数1]式と[数3]式とから[数4]式を得、[数4]式を試験機に内蔵のマイクロコンピュータに格納させておき、硬さ試験時に、試料の厚さ(膜厚)h(ミリメートル)と、想定される硬さHV(経験値)とを入力して、当該試験に適した試験力F(ニュートン)を自動的に演算し、演算された試験力でビッカース硬さ試験が行なえるようにしようとするものである。課題を解決するための手段0017またヌープ硬さ試験において、[数5]式と[数7]式とから[数8]式を算出し、[数8]式を試験機に内蔵のマイクロコンピュータに格納しておき、硬さ試験時に、試料厚さ(膜厚)h(ミリメートル)と、想定されるヌープ硬さHK(経験値)とを入力して、当該試験に適した試験力F(ニュートン)を自動的に演算し、その演算された試験力でヌープ硬さ試験が行なえるようにしようとするものである。0018本発明は、圧子と、同圧子に所定の試験力Fを付与する試験力制御部と、同試験機の機械的・電気的コントロールを行なうマイクロコンピュータとをそなえたビッカース硬さ試験機において、同マイクロコンピュータに[数4]式を格納しておくとともに、試料の厚さhおよび想定されるビッカース硬さHVの入力をうけて、上記試験力を演算可能なプログラムを上記マイクロコンピュータに格納して課題解決の手段としている。0021さらにまた、上記マイクロコンピュータで演算された上記試験力が当該硬さ試験機の設定可能な範囲外であるとき、試験不可能を表示する表示手段を設けて課題解決の手段としている。0022また、上記試験不可能の表示を、上記硬さ試験機にそなえられた表示器で行なわれるように構成して課題解決の手段としている。0023本発明では、硬さ試験機に内蔵のマイクロコンピュータに、試料の厚さhおよび想定されるビッカース硬さHVあるいはヌープ硬さHKを入力することにより、自動的に当該試験に適した試験力が自動的に演算されるため、試験力の算出が簡単となる。0024また、試験力として、[数4]式または[数8]式により演算される数値のうち最大値のものが算出されるので、硬さ試験の精度が向上する。0025さらに、当該試験機による硬さ試験が不可能な場合、その旨の表示が硬さ試験に先立ってなされるため、硬さ試験を効率良く実施できる。上記表示が硬さ試験機にそなえられた表示器で行なわれるため、別個に表示器を設ける必要がなく、コスト面で有利である。試験機を主としてビッカース硬さ試験機を例にして説明すると、図1はその模式構成図、図2はそのマイクロコンピュータにおける演算手順を示すフローチャート、図3はその変形例を示す模式構成図である。図1,3中図4と同じ符号はほぼ同一の部材を示している。図1図2図3図4発明を実施するための最良の形態0027この実施形態のビッカース硬さ試験機も、図4に示した硬さ試験機と同様に、本体10をそなえ、この本体10には、試料台1と、ダイヤモンド製の四角錐の圧子2および対物レンズ5をそなえたレボルバー4とが設けられている。図40028圧子2の試料Sの表面への押し込みは、マイクロコンピュータ20の出力装置としての試験力制御部13の指令を受けて、マイクロコンピュータ20で設定された試験力が圧子軸に付加されて圧子2を下降することにより、なされるようになっている。0029試料Sの表面にくぼみが付与された後、レボルバー4の切替えにより圧子2の位置に対物レンズ5が入れ替わり、CCDカメラ6によって試料Sの表面のくぼみの光学画像が、例えば400倍くらいに拡大される。CCDカメラ6の検出信号は、A/D変換器11によって濃淡階調段数が256段(8ビット)のディジタル信号に変換されてから、画像メモリ21に格納される。0030マイクロコンピュータ20には、画像メモリ21のほか、演算装置23,主記憶装置22,制御装置24がそなえられている。演算装置23では主記憶装置22に格納されている制御プログラムにしたがって、硬度計全体の機械的・電気的動きのコントロールや、硬度演算に必要な信号処理,計算処理などが行なわれる。0031符号30は操作パネルを示しており、この操作パネル30には表示器31,操作装置32がそなえられている。表示器としては、CRT表示器のほかLED式のものやLCD(液晶表示盤)などが用いられる。表示器に、(画像メモリ21に記憶されているくぼみ画像や)、設定・入力情報などの情報が表示される。試験機では、さらに主記憶装置21に予め[数4]式が入力(格納)されている。[数4]式の入力は操作装置32を介して行なわれる。操作装置32を介して、試料Sの厚さh,想定される試料のビッカース硬さHVに関する情報(信号)がマイクロコンピュータ20に入力され、そして[数4]式に基づいてマイクロコンピュータ20において当該硬さ試験における適性試験力の演算が行なわれる。0035マイクロコンピュータ20において、その膜厚が、当該試験機がその膜厚の試料を計測できる能力をそなえているかどうかの判断が行なわれる(ステップA2)。ここで、試験機の能力(試験可能範囲)は、当該試験機の製造段階で設定されていて、入力された膜厚がその範囲外のときは試験不可能として、その旨の表示が表示器31になされる。試験可能な場合、その旨を表示するようにしてもよい。0036ステップA2における判断結果が「YES」の場合、想定されるビッカース硬さ(HV)を操作装置32を操作して、マイクロコンピュータ20に入力する(ヌープ硬さ試験の場合はヌープ硬さHKを入力する)(ステップA3)と、マイクロコンピュータ20において[数4]式または[数8]式から適正な試験力Fが演算され(ステップA4)、試験力が設定される(ステップA6)。ステップA6の前段階で演算された試験力Fが当該試験機の能力範囲内かどうかの比較が行なわれ、範囲外のとき、試験不可能の表示が表示器31になされる(ステップA5)。演算された試験力Fが当該試験機の能力範囲内のとき、試験可能を表示するようにしてもよい。0037一般に、ビッカース硬さ試験やヌープ硬さ試験では、試験力は大きければ大きいほど試験精度が向上するとされている。したがって、この実施形態ではマイクロコンピュータ20において演算される数値(試験力)のうちの最大値のものが算出されるようにプログラムが構成されている。0038ステップA6で試験力の自動設定は終了するが、試料台1に試料Sを載置しておくとき、ステップA6に引き続いて試料の硬さ試験を行なうことができる。ステップA6で設定された試験力Fが試験力制御部13を介して圧子2に加えられ硬さ試験を開始するステップA7をプログラムに組み込んでおくとき、試験力の自動設定に続いて硬さ試験を行なうことができる。硬さ試験の結果は、試験機にそなえられている表示器31に表示される。0039図4に示した変形例では、硬さ試験機の本体10に接眼レンズ7が設けられていて、対物レンズ5で捕らえられた試料Sの表面のくぼみの寸法を直接計測できるようになっている。図40040この変形例の装置は、図1に示した装置からCCDカメラ、A/D変換器などが取り外されている(その分低コストとなる)が、マイクロコンピュータ20,操作盤30は図1の装置と同様に設けられていて、同様の操作で試験力の自動演算が行われる点は図1の装置と同様である。表示器31にくぼみ形状の表示は行なえない。試験機によれば次のような効果が得られる。硬さ試験機に内蔵のマイクロコンピュータに、試料の厚さhおよび想定されるビッカース硬さHVあるいはヌープ硬さHKを入力することにより、当該試験に適した試験力が自動的に演算されるため、試験力の算出が簡単となる。試験力として、[数4]式あるいは[数8]式より演算される数値のうち最大値のものが算出されるので、押込み型硬さ試験機の精度が向上する。当該試験機による硬さ試験がを不可能な場合、その旨の表示が硬さ試験に先立ってなされるため、硬さ試験を効率良く実施できる。試験機を示す模式構成図。図2同マイクロコンピュータにおける演算手順を示すフローチャート。図3同変形例を示す模式構成図。試験機を示す模式構成図。図5(a)押込み型硬さ試験機の原理を示す模式図。(b)同くぼみの形状を示す平面図。図6ビッカース硬さ試験において、試料の硬さと試験力に対する試料の最小厚さとの関係を規定したグラフ。図7ヌープ硬さ試験において、試料の硬さと試験力に対する試料の最小厚さとの関係を規定したグラフ。試料ページトップへこの技術を出願した法人この情報を共有FacebookTwitterGoogle+LinkedInこの技術を発明した人物この情報を共有FacebookTwitterGoogle+LinkedInページトップへ関連する挑戦したい社会課題この情報を共有FacebookTwitterGoogle+LinkedIn環境にやさしいエネルギーを実現する環境にやさしいエネルギーの実現は、経済成長と環境や健康面への配慮を両立させる社会につながります。発電やエネルギー創出時の環境への影響は、大気汚染などの健康被害にもつながり、また人命にかかわる気...最終更新日:2018/06/13癌(5大疾病)のない社会を実現する癌のない社会を実現すると、全世界の患者約1,750万人を助け、年間約760万人の亡くなる命を救うことができます。イノベーションを導く多くの企業が膨大な労力と費用をかけて新たな市場や事業を生み出そうとしている中「イノベーション」にかかわるデータのニーズはかつてないほどの高まりを見せいます。2019/09/12)【課題】試験片のサイズが通常使用する試験片より小さい場合においても、この試験片を好適に把持することが可能なくさび式つかみ具を提供する。加硫ゴムを加硫用モールドから離型させる際の離型性を精度よく把握することができる加硫ゴムの離型性評価方法および装置を提供する。環境にやさしいエネルギーを実現する環境にやさしいエネルギーの実現は、経済成長と環境や健康面への配慮を両立させる社会につながります。発電やエネルギー創出時の環境への影響は、大気汚染などの健康被害にもつながり、また人命にかかわる気...癌(5大疾病)のない社会を実現する癌のない社会を実現すると、全世界の患者約1,750万人を助け、年間約760万人の亡くなる命を救うことができます。厚労省が定めた五大疾病に含まれる癌は、周囲の組織を破壊し、治療が遅れると全身に転...サイバー攻撃のない社会を実現する5G通信技術、IoTサービスの普及に伴い「サイバー攻撃のない社会」はこれまで以上に重要になります。イノベーションを導く多くの企業が膨大な労力と費用をかけて新たな市場や事業を生み出そうとしている中「イノベーション」にかかわるデータのニーズはかつてないほどの高まりを見せいます。データ等)を元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。”未来を創るためのプラットフォーム”astamuseは、世界中で未来を創るための「仕組み」を提供するため日々改善を進めています。専門用語を解析し、意味や用法を知ることが出来るキーワード情報そしてこれらの情報を最大限活用することで、挑戦したい社会課題を独自の切り口で編集。社会に大きな変化を起こし、未来を創るために活動し続けるのは容易なことではありません。行う為に必要なサービスの提供を行っていきます。それが私たちの考える“未来を創ること”です。