約3.5m/sとなり図2により、流量120m3/hとなります。センサにおいて1:5となります。150mmでは、測定最少量は20m3/h、最大量は100m3/hとなります。200�oがこれらの測定に使用された場合0.15mの高さで直管でなくレジューサーを使用する場合は角度に注意しなければなりません。60°でなければなりません。流入レジューサ(落下高さ)の角度>60°がとれないならば、流量計測範囲の下限値が上がる事になります。