×この技術を簡単クリック査定この機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。出願した特許の牽制数、引用された数などを知る事ができます。気になる技術や特許をブックマークしておけば、いつでも後から読むことができます。後で印刷するために、公報をPDFでダウンロードできます。会員登録してastamuseを使えば、もっと簡単に便利にお使いいただけます。会員登録(無料)「astamuse」は世界中の挑戦したい社会課題に挑戦し、未来を創る人のプラットフォームです。※この項目の情報は公開日時点(1999年8月27日)のものです。(8)課題ビッカース硬さ試験機において、試験力の自動演算を可能にする。圧子2に所定の試験力Fを付与する試験力制御部13と、試験機の機械的・電気的コントロールを行なうマイクロコンピュータ20とをそなえたビッカース硬さ試験機10において、マイクロコンピュータ20に[数4]式を予め格納するとともに、試料の厚さh,想定される試料のビッカース硬さHVを入力して、試験力Fを演算できるようにした。図4において、符号10はビッカース硬さ試験機の本体を示しており、この本体10には、試料台1と、ダイヤモンド製の四角錐の圧子2および対物レンズ5をそなえたレボルバー4とが設けられている。圧子2の試料Sの表面への押し込みは、マイクロコンピュータ20の出力装置としての試験力制御部13の指令を受けて、マイクロコンピュータ20で設定された試験力が圧子2に付加されて下降することにより、なされるようになっている。試料Sの表面にくぼみが付与された後、レボルバー4の切替えにより圧子2の位置に対物レンズ5が入れ替わり、CCDカメラ6によって試料Sの表面のくぼみの光学画像が、例えば400倍くらいに拡大される。CCDカメラ6の検出信号は、A/D変換器11によって濃淡階調段数が256段(8ビット)のディジタル信号に変換されてから、画像メモリ21に格納される。マイクロコンピュータ20には、画像メモリ21のほか演算装置23,主記憶装置22,制御装置24がそなえられている。演算装置23では主記憶装置22に格納されている制御プログラムにしたがって、硬度計全体の機械的・電気的動きのコントロールや、硬度演算に必要な信号処理,計算処理などが行なわれる。符号29はCRT表示器を示しており、この表示器の画面に画像メモリ21に記憶されているくぼみ画像や、設定・入力情報が表示される。上述のビッカース硬さ試験機のような押込み型硬さ試験機では、試料の厚さが所定厚さ以上ないと、試料の表面の硬さと内部の硬さとが異なっている場合等において、正確な硬さ測定を行なうことができない。したがって、JISでは最小厚さが規定されている。図5(a),(b)に示すようにビッカース硬さ試験機でビッカース硬さ測定を行なう場合、JIS規格では、[数1]式に示すように、試料Sの厚さhは、くぼみDの対角線長さ(平均値)dの1.5倍以上必要であると定めている。概要ビッカース硬さ試験機において、試験力の自動演算を可能にする。