13:40:00どっちのチューブを長くする?入り口?それとも出口側?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はち今回は「配管あるある」をお届けします。カラムを接続する時、カラムの入り口側チューブを長くするか、カラム出口側のチューブを長くするか、悩んだことはないでしょうか?正解は、伸ばすなら断然カラムの入り口側チューブです。カラムの出口側チューブはなるべく短くしてUVディテクターに繋げて下さい。なんでだ・・・?と感じる方もいらっしゃると思います。想像してみてください。カラムから直後には鋭いピークも、チューブを長いこと移動することにより、だんだんブロードになると思いませんか?実際、カラム出口から移動すればするほど、ピークはブロードになります。いう訳で、カラム出口のチューブは短くすることをおすすめします。同じ理由で、UVディテクターからフラクションコレクターまでの配管(≒ボリューム)も短い方がよいです。ゲルろ過の場合は、ご注意ください!入り口側のチュービングが長いとサンプルがカラムに入るまでの間に希釈され、サンプルボリュームが増えたと同様に分離が悪くなります。ゲルろ過カラムを接続する際は、カラム入り口側のチュービングも短く、出口側も最小限に。時にはバルブの移動をお勧めすることもあります。皆さまのAKTAのカラム出口側のチューブが長ければ短く整えてあげてみてください。良い子になってくれます!※この記事は、お客様からのご意見・ご指摘をいただき、当初の内容から加筆修正をしております。反応いただきありがとうございました。