フォトニックインストゥルメンツ脈理、成長縞、オレンジピール、研磨痕を可視化します。Scope画像観察装置V-SCOPEV-Scopeは、光学ガラスの素板や薄膜、ウエハの表面欠陥や内部欠陥などを可視化するための装置です。通常、目視で検査を行う工程では作業者の能力による誤差やヒューマンエラーが発生し、安定した検査結果を得ることが困難です。そこで、V-Scopeにより、より微細な欠陥を可視化することで、検査精度を向上し、異なる作業者間の誤差を低減します。出荷検査や受け入れ検査で使用し、歩留まり・品質向上に貢献します。光を透過するサンプル(ガラス、水晶、サファイア、樹脂フィルム等)のキズ・膜ムラ・研磨痕などの表面欠陥や脈理や成長縞のような内部欠陥、シリコンウエハのような光を透過しないサンプルの表面欠陥を可視化します。●表面欠陥(ガラス、水晶、サファイア等の光学ガラスの素板の表面欠陥)※クリックすると拡大表示します。ダレ(研磨時に素板端面部が意図されずに多く削られた状態。(ガラス、水晶、サファイア等の光学ガラスの素板)※クリックすると拡大表示します。周りの正常な屈折率と違う屈折率が局所的に生じる。)・成長縞(結晶成長に見られる縞)・双晶(双晶境界は面欠陥。※クリックすると拡大表示します。原理V-Scopeの観察原理は特殊な照明方法です。点光源から照射された光束を2枚の鏡を用いて理想的な平行光束を作り出し、観察サンプルを透過させます。透過した光束は最下部のミラーから反射されて再び観察サンプルを透過しカメラに結像されます。このとき、サンプルにキズや脈理などにより屈折率の差が発生していると、それが影となり画像表示されます。反射サンプルの場合は、サンプル自身が鏡の役割になり、カメラに結像します。オプション時はカラーカメラに変更。タイムラプス・校正(円/目盛/手動校正)※その他、ご要望に応じてカスタム致します。Reserved.TOP。