メンテナンス方法は?ニオイの測定後は何度センサーの洗浄を行っても、わずかながらにニオイの成分が付着した状態になります。その状態で測定しても、測定値が安定せずにかえって信憑性の薄い値となってしまいます。その現象を解消するために、e-noseでは校正機能を搭載しました。校正とはゼロ点を決めるということです。活性炭を通した空気を記録し、そのセンサー強度をゼロ点にします。校正した後の測定では設定したゼロ点との差が表示されます。校正を行う際はニオイのない場所で行うことをおすすめいたします。※出荷時に標準空気で設定したゼロ点を予め設定してありますので、校正を行わなくても測定は可能です。ゼロ点校正はどうやるのですか?*Heavy:トルエンなどを排出する塗装工場やアンモニアなどに対応。ニオイの元が判らない時。硫化水素や魚の生臭い臭気、体臭のような一般的に不快臭と言われる臭気に対応。センサーの測定原理上、以下に示すような臭気は正確な測定ができません。・アルコール類・その他酸化性電位物質フィルタユニットの代わりに無臭標準空気の使用をお薦めいたします。e-noseはセンサーの特性上、アルコール類に強く反応を示します。市販されている消臭剤はアルコール類を使用している場合が多く、『消臭している』のにセンサー値が高くでてしまうことがあります。時間を置いてから測定するようお願いいたします。香り付き消臭剤(芳香剤)を使用の場合、その香りに反応し、センサー値が高くでてしまうことがあります。香質は臭気物質内に含まれる分子量が大きいか小さいかの傾向を表現するものなので、一概に良いニオイの香質がいくつくらいというのは言うことができません。良いニオイの物質(香水など)は分子量の小さいものが多いので、香質が大きく(60〜80程度)なる傾向にありますe-noseに関してよくいただく質問をまとめました。強度値と臭気指数、6段階強度表示の関係ニオイ測定装置では直近の校正の値を参照するようになっていますので一度校正を済ませてしまえば測定毎に校正を行わなくてもよい仕様になっています。諸条件により、測定毎に校正を行うほうが良い結果(データ)をもたらすこともあります。実際の校正方法は、ニオイ測定装置のフィルタ口にフィルタユニット(校正フィルタ)を接続し、校正することにより行います。フィルタユニット内の活性炭により、外気のニオイを吸着させ、その値をゼロ点とします。精度の必要なニオイ計測を行う場合は、標準空気(O2−20%・N2−80%)の利用をお勧めします。センサーの測定値がマイナス値になりましたが?e-noseには校正という0点を決める機能があります。ニオイの強い場所で校正を行った場合、0点が高く記録されることがあります。その後ニオイの弱い場所で測定を行った場合、0点よりもニオイが弱い=センサー強度がマイナス値になってしまうことがあります。その時は、センサーの洗浄を念入りに行い、ニオイの弱い場所で再校正を行ってください。ニオイの強さを示すグラフを検量線といいます。Heavy)が装備されております。Expert�U、Integral�Uはユーザー独自の検量線を追加登録することが出来ます。)臭気濃度とは、原臭(ニオイの大元の臭気)を希釈していき、その臭気が臭わなくなった時の希釈倍数を臭気濃度といいます。100倍に薄めて臭わなくなる臭気のにおいの強さを「臭気濃度100」と表します。『臭気濃度100』の時の臭気指数は上記の算出式より『臭気指数20』と表されます。e-noseシリーズの携帯型3機種にはプリセットされた検量線が最初から3本内蔵されています。・敷地境界線に設置し、苦情が起こる前に防臭する...etc詳しくは「e-noseの事例紹介」のページをご覧ください。レンタル、貸出などは行っておりません。ホームページの「お問合せ」項でご相談ください。測定する場合、ニオイ測定装置の試料口に吸引プラグをセットしますが、このプラグの中に吸引フィルタろ紙がセットされております。このフィルタは、ゴミ内部に吸引してしまうのを防いだり、ある程度の水分を吸着したりします。濃度の濃いニオイを吸引した場合や、長時間測定をしていますと、このフィルタろ紙が汚れたり、ニオイが付着したりしてしまいます。この場合は、フィルタろ紙を目で確認して汚れている場合や、ニオイを嗅いでニオイがある場合は交換します。精度の必要な測定をしている場合は、測定ごとの交換をお勧めします。フィルタろ紙は使い捨てですので、交換する時は新しい物と交換してください。消耗品として販売しておりますので、無くなった場合は、販売代理店にご注文願います。活性炭の簡易再生方法:活性炭をフィルタユニットから取り出し、アルミホイル等に軽く包み、オーブン等で2〜3分加熱します。冷めてから、再加熱します。これを4〜5回繰り返します。連続で加熱すると、活性炭が灰になってしまいますので注意が必要です。活性炭に付着したニオイは120°C程度に暖めると付着したニオイ成分が着脱し始めます。終わりましたら、冷めるのを待って、フィルタに詰め直します。加熱直後は活性炭が高熱になっておりますので、やけどしない様に十分注意願います。フィルタユニットには、活性炭が入っております。この活性炭により外気のニオイを取り除き、ゼロ点校正や洗浄を行う空気を供給しています。この活性炭にニオイがある程度付着すると、校正や洗浄を行っても、センサ値が下がらなくなります。目安としては、洗浄や校正中に重センサ、軽センサが500以下に下がらない場合は、フィルタユニットの交換時期です。新しい物に交換するか、活性炭を再生する必要が有ります。ニオイの強い場合で使用すると、1時間も持たない場合があります。ニオイの少ない場所で、校正、洗浄を行って下さい。活性炭の交換、再生を行っても、センサ値が下がらない場合は、センサにニオイが固着してしまったか、センサの故障が考えられますので、販売代理店にご相談願います。フィルタユニット、詰替活性炭を消耗品として販売しております。e-noseシリーズの携帯型3機種は1年に1回、定点型stationは1年に2回の定期メンテナンスを推奨しています。点検などを行い、場合によっては修理(別途見積もり)を行います。メンテナンスのご依頼は販売店までご連絡くださいオプション品は以下になります。湿度の影響は若干ありますが、通常の測定では無視し得る程度です。正確な測定が要求される場合には、試料の湿度を65%±5%RHの範囲で調整して測定することを推奨します。自動希釈法と手動希釈法があります。自動希釈法は、サンプルガスと流量計で定量化した標準空気とを混合して希釈します。手動希釈法は、サンプルガスの適量を注射器で採取して、標準空気で満たした3リットルのにおい袋に注入して希釈します。酸化性ガス(オゾン、Noxなど)によって劣化します。洗浄を適切に行えば長期間(1〜3年程度)は使用できます。1回〜2回/年の定期点検をお薦めいたしますe-noseのセンサー値は弊社独自の数値表現であり、機体の固体差もあるので、目安となる基準を設けていません。したがって、ただセンサー測定値800だけでは評価できません。ニオイの強さを評価する方法として、無臭の部屋や活性炭を通した無臭空気をe-noseで測定していただき、その時の値を相対的に比較することで評価可能です。絶対的な比較をしたい場合は、検量線機能による臭気指数(相当値)での比較をおすすめいたします。mobileで無臭空気を測定した場合の結果は以下になります。e-nose個体差がありますので必ずしも以下の結果に準じるわけではないことを御了承ください。活性炭を通した無臭空気:香質:30〜40程度、強度:50〜100程度ニオイを感じない室内の空気:香質:70〜80程度、強度:200〜500程度e-nose個体差がありますので必ずしも以下の結果に準じるわけではないことを御了承ください。良いニオイの香質ってどのくらいですか?測定出来ないもの:センサはその特性上、以下に示すような酸化性電位物質は測定できません。・塩素・オゾン・フロン・NOx・SOx詳細は「e-noseの事例紹介」を参照願います。e-noseの使用用途は何ですか?※出荷時に標準空気で設定したゼロ点を予め設定してありますので、校正を行わなくても測定は可能です。e-noseのセンサー強度と臭気指数とは直接的に連動はしていません。センサー強度は感知した複合臭のニオイの強さをそのまま表示しています。この値はe-nose独自の表現です。e-noseは検量線を得ることによってセンサー強度と臭気指数(相当値)の相関をとることが可能です。この検量線により、e-nose本体に臭気指数(相当値)を表示しています。以下に相対的な数値の関係を示します。臭気指数について臭気指数とは、平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(嗅覚測定法)」により規定されたニオイの強さを表す数値のことを指します。臭気指数は臭気濃度より算出されます。プリセットされた検量線についてセンサに濃い濃度の物質が付着したまま放置するとセンサ表面にニオイ物質が固着しとれなくなってしまいます。センサ室、チューブ等ニオイが通過する部分にもニオイが固着していまいます。次のニオイを測定する前に、最後に計測したニオイの影響を取り除く必要があります。これらの問題を解消するために、センサや、センサ室等をきれいな空気で洗浄することを洗浄(センサクリーニング)と言います。1回の測定後、次の測定に入る前に必ず洗浄を行って下さい。全ての測定終了後電源を切る前にも必ず洗浄をして下さい。行う前にも洗浄を行って下さい。センサ値を安定させるための暖気運転と、センサや、センサ室の洗浄になります主として必要な消耗品は次のものです。30ppm(飽和値)装置の表示数値は目安として10ppmで凡そ1200です。(飽和値)装置の表示数値は目安として3ppmで凡そ1600です。センサーはヒーターで約400度に暖められて動作しています。センサ反応値が安定するまでヒーティングすることを暖気運転と言います。半導体ガスセンサの性質上反応値が安定するまで、最低2分程度かかります。正確な測定をする場合は30分以上センサをヒーティングします。約30分待ち、測定することをお勧めします。気体:原臭はエアポンプで3〜10リットルのにおい袋にサンプリングして、直接測定するか、標準空気で希釈して測定します。固定:におい袋の一部を切断して開口し、測定対象の固定を定量入れて粘着テープで密封して標準空気で満たし、10分間放置後に測定します。液体:供試液体適量(通常10リットル)をマイクロシリンジで採取して、3リットルにおい袋はまたはテドラーバックに注入し、標準空気で満たして10分間放置して測定します。強度が強すぎて測定器の測定範囲を超える場合は希釈して測定します。e-noseセンサーは基本的には半永久的に使用することができますが、以下の物質を測定した場合はセンサーの劣化を招きます。タバコ臭、オイル臭など※一時的な劣化を招く物質を測定した場合は、センサーのクリーニングをまめに行ってください。クリーニングが測定の目安です。センサーの劣化を防ぐことが出来ます。プリセットされた検量線について保証期間中は保証書に書かれている無償修理規定に則り、無料修理いたします。場合は別途見積もりの上、修理いたします。修理のご依頼は販売店までお問い合わせ下さい。製品が同じ性質ならば、製品のニオイの香質は同じ値を示しますが、不良品等ではニオイの成分が変わり、香質が変化します。この変化を見て品質管理します。工場等では、自社から発生しているニオイか、他社から発生しているニオイかを香質で判断できます。いろいろな製品のニオイを計測し香質を予め記憶しておき、未知の製品のニオイの計測を行い香質で、その製品の予測をする香質の小さい場合は重質系のニオイ成分が多く含まれています。逆に香質が大きい場合は軽質系のニオイ成分が多く含まれています。同じ性質のニオイは大体同じ香質を示します。ニオイの成分が異なると、この香質が変化しますので色々な応用が可能です。ニオイの強さ(強度)とニオイの質(香質)で表現されます。強度は値が大きい程、ニオイは強いと言えます。香質はニオイの性質を表します。性質の同じニオイに対しては、ほぼ同じ値を示します。