軟質金属、プラスチック、ガラス繊維、皮革の硬さ測定に最適の使いやすい装置です。押針が試料面に対して直角になるように試験機を押しつけると、バネの力で押針に軽い荷重がかかり、試料にくい込みます。ダイヤル面で、試料の硬さをすぐ読み取れます。おもりや荷重器の取り付け、他の計測器は必要ありません。次の3つの型式があります。934-1型:アルミニウム、アルミニウム合金、真鍮、銅などの軟質金属、硬質プラスチック、ガラス繊維の硬さ測定用。測定範囲は、ブリネル硬さ25~150(直径10mmの球圧子、500kgの荷重)です。ASTM規格D2583に適合しています。935型:プラスチックや非常に軟らかい金属用。936型:鉛、リノリウム、革などの非常に軟らかい素材用。試験機の校正用に、標準テストディスクをご用意しています。下のアクセサリー一覧からお選びください。読み取り値はすべてバーコル単位(BU)です。押し込み法で塗膜の硬さを試験するシンプルな装置です。柔らかい素地の硬さの測定に適した装置。硬さの値をShore単位で読み取れます。繰り返し性のよい結果が得られます。衝撃に対する抵抗性を直接法と間接法で判定する装置です。