優れたエネルギー特性と方向特性を持つ超小型電離箱式サーベイメータです。cm線量当量率を直読でき、単位は×1および×1000の2段切替、RANGEは、3、10、30、100、300、1000の6段切替で計12RANGEの広範囲をカバー、さらに電離箱は密封型ですから気温、気圧の影響がなく、読み取り精度も優れており、バックグランドレベルから1Sv/hまでのX線、γ線の測定ができます。本器の出力端子を用いて高精度のポータブルエリアモニターとして用いることもできます。ワンタッチで全電源チェックができます。印加電圧(NC706)は除く。電池(6F22/NC706)200g*測定範囲を比較した一覧表はこちらをご覧下さい。目的の測定器をお選び頂く上でお役立て下さい。*高圧印加用電池NC706についてはこちら(PFDファイル)をご覧下さい。*133シリーズが2011年4月より順次Λ2へと変更になりました。詳しくはこちらをご覧下さい。reserved.サブナビゲーションプライバシーポリシ。