プログラム運転が可能プログラムは4つまで記憶可能。1プログラム9ステップ、各ステップ毎に温度・振とう速度・時間を設定可能です。休日に培養して+4°Cで保存しておき、週明けに実験を再開することができます。他のBRシリーズと同様に、往復と旋廻の振とう方式を簡単切換。1段振とうの本機は、往復、旋回とも250r/minまで使用することができます。振幅は、10~50mmの範囲で無段階に変更できます。振とう台は楽に引き出して、容器や容器ホルダーの付け替えを行えます。ツメクランプ用の振とう台が標準付属(ツメクランプは別売)、別売でスプリングネット振とう台なども揃えています。+30°C以下にしてください。本製品の仕様は、当社が定めた測定方法による性能値が記載されております。振とうや温度精度に関するバリデーションをご希望の際は当社までお問い合わせください。(*2)霜取機能動作直後の温度変化は含みません。低温での連続運転では、庫内に霜が発生し上記の『使用温度範囲』および『温度調節精度』を満たせなくなる場合がありますので、定期的に霜取りを行なってください。(*3)ウェイトとは、温度が設定温度に到達してから振とうを開始することができる機能です。本製品の場合、温度移行の所要時間を設定できる温度勾配機能は備えていません。(*4)ご使用の状況によっては自動乾燥が追いつかず、手動での排水をお願いする場合がございます。(*5)搬入用台車(付属品ではありません)取付時は約1480mmとなります。●本製品は大型で重量もあるため、搬送、設置などの費用が別途必要です。(DCV)にも特注で対応いたします。詳しくは最寄りのサービスセンターへお問い合わせください。<「バイオシェーカー」および「BioShaker」はタイテック株式会社の登録商標です。BR-3300BBRシリーズ最大の容量。25〜250r/min、500mLフラスコなら32個架。実験台と同じ天板付き。BR-3300SBRシリーズ最大の容量。25〜250r/min、500mLフラスコなら32個架。実験台と同じ天板、セーフティドアロック機能付き。BR-3300WBRシリーズ中最大の容量をさらに倍加。BR-3300BWBRシリーズ中最大の容量をさらに倍加。二段振とう台で大量培養、実験台と同じ天板付き。BR-3300SWBRシリーズ中最大の容量をさらに倍加。二段振とう台で大量培養。実験台と同じ天板、セーフティドアロック機能付き。BR-180LF上下二分割ドアで大型容器の出し入れが簡単。二段振とう式BR-300LF振幅可変式大型タイプのロングセラー。LED光照射BR-300LF改良を重ねてロングセラーの光照射タイプ。LED光源で最大8000ルクス、AGP試験での実績あり。取り組み採用情報[中途採用]採用情報[新卒・第二新卒]WEBユーザーサポート新規WEBユーザー登録WEBユーザーログインお問合わせ。