(オゾンの測定)O3(オゾン)は254nmの紫外線に対して強い吸収を示します。測定セル内を通過するO3ガスによって吸収された光量と透過した光量には比例関係があり、ランバート・ベールの法則に従いオゾン濃度を求めることができます。測定)CO(一酸化炭素)の赤外線吸収領域は4.7μ付近にあります。測定セル内を通過するCOガスによって吸収された光は、ランバート・ベールの法則に従い、サンプル中のCO濃度に比例します。これにより濃度を求めることができます。CO2(二酸化炭素)では赤外線の吸収が4.5μ付近にあり、同様の測定システムにより濃度を求めることができます。化学発光法NO(一酸化窒素)がオゾンにより酸化されNO2(二酸化窒素)に変化する際、励起状態のNO2となり、この励起状態のNO2が基底状態へ戻るときに光を放出します。この光の強度はNOの濃度に比例しているため、NO濃度を求めることができます。大気測定などでは、一般的にNOx(窒素酸化物)の形で存在するため、サンプルをコンバータに通じ全量をNOに変換し測定することで、NOx濃度を求めることができます。したがって、この2つの測定結果から、NO2としての濃度を求めることができます。紫外線蛍光法SO2(二酸化硫黄)は200~240nmの間に強い吸収を示します。この光を吸収したSO2は、蛍光(300~400nm)を発し元の基底状態に戻るため、この蛍光を測定することでSO2の濃度を求めることが出来ます。測定の妨げとなる炭化水素は、除去器により取り除かれます。