(7)~(11)に関しては下記に示す(別紙1)で詳細を確認してください。(PDF)*同一施設より複数の方が申請する場合は、(7)~(11)の提出書類は一部で結構です。同一封筒に全ての申請者ごとの書類を同封してください。*すべての様式(1~8)を一つにまとめたものはこちらからダウンロードできます。様式集(様式1~8)はこちらです。5月31日(金)必着*申請書類受付時には連絡先へメールにてお知らせいたします。(6月上旬までにメール連絡がない場合はE-mail:hajimes@yamanashi.ac.jpまでお問い合わせ下さい。)*受験票は平成25年7月上旬までに郵送いたします。*提出書類は簡易書留でお送りください。20,000円(認定講習会受講料を含む。振込料は各自負担願います。)*キャンセルされても一切返金いたしませんのでご注意ください。(25問)*試験項目は下記に示す試験項目のガイドライン(別紙2)をご参照ください。肇E-mail:hajimes@yamanashi.ac.jp*お問い合わせ頂く場合には、必ず電子メールにてお願いいたします。電話によるお問い合わせはご遠慮ください。別紙1安全管理および品質管理に関する測定データ資格認定の申請の際には、以下の測定記録を提出する。血管撮影用X線装置を複数所有有する施設においては全ての装置のデータを提出する。日常点検記録1月分の写し。過去1年間の定期点検実施記録(メーカの点検結果でも可)の写し。IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン』の“IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル』”を参考にして、透視・撮影時におけるIVR基準点での線量率を測定し、その測定データを提出する。測定結果および測定条件は「様式7-1、7-2」に記入して提出する。線量計の校正結果の写し。室内散乱X線量の測定方法は定めない。新たに測定する場合は、下記の条件で行うこと。被写体:IVR基準点での線量率測定に準ずる。2図1に示す点の散乱X線量を測定する。アーム支持装置やカテーテルテーブル、モニタなどによって測定できない場所は除く。3X線照射方向:P-A(垂直方向)4床面から測定点までの高さ:1.0mと1.5m5散乱X線量測定図には通常の術者位置を記入する。測定条件は「様式8」に記入して提出する。線量計の校正結果の写し。4.X線装置の総濾過、付加フィルタについて「様式7-1、7-2」、「様式8」での総濾過、付加フィルタの記入方法を示す。(1)総濾過は、X線管装置の固有濾過とX線可動絞りのミラーや選択可能な付加フィルタ(装置が自動で挿入するフィルタ)などを含む付加濾過の合計を記載下さい。(2)付加フィルタの記入欄には各施設で独自に装置へ装着しているフィルタの材質や厚さを記載下さい。このページのTOPに戻る。