は?製品の仕様一覧にてご確認ください。D-75OM-7120mg/L以上はなぜ測定できないのですか?通常、水溶液中ではDO濃度が最大値でも20mg/L以上の状態にならないためです。液温が40°C以上のサンプルが測定できないのはなぜですか?40°C以上の測定をしても、温度補償ができないためです。電極自身やDO膜の熱変形により精度が悪くなります。連続測定はどのくらいできますか?電池寿命になるまで可能です。電池が新品の場合、200時間まで可能です。オプションのACアダプタを仕様すればより長く測定することができます。大気中の酸素は測定できますか?OM-71にて可能です(ただし、O2モード測定範囲内)。飽和度が100%を超えるのはどんなときですか?飽和度が100%とは、溶液に空気が飽和されている状態を示します。溶液中の空気が飽和を超えた状態ということです。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。