各国サイト国/地域を選択してください。1-22-19TEL:03-5301-6800FAX:03-5301-6703dairy-jp@idexx.com一般的なお問い合わせは、オンラインお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ST加温や培養の必要がなく、一度の検査でベータラクタム系残留抗生物質とテトラサイクリン系残留抗生物質の両方を検出します。分間で結果を表示します。米国およびカナダ以外の国お問い合わせ先:03-5301-6800(牛乳診断薬事業部)にお電話ください。検査は、米国およびカナダでは使用できません。duo(ベータ/テトラ)ST検査には、加温または培養せずに残留抗生物質が正確かつ確実に検出できる、独自の配合されたペレットが含まれています。そのため、トラック、冷蔵庫、バルクタンクから直接採取した冷たい乳を検査することができます。IDEXXは、30,000を超えるキットで検査の有効性が認められています。ヒートブロックを使用すると、どうなりますか?SNAPの検出限界値に近い最適な結果を得るためには、ヒートブロックを使用しないでください。誤ってヒートブロックを使用した場合、規定の手順に従い、ヒートブロックを使用せずにサンプルを再検査してください。検査の使用方法は?簡単’です。検査用の手順をお読みください。超えなかった場合は、冷蔵庫に戻すことができます。デバイスを水平状態に保つ必要がありますか?最適な結果を得るには、平らで水平な面の上で検査を行ってください。SNAPキットは、どのように保管すればよいですか?SNAPキットはすべて、温度2-8°Cの冷蔵庫に保管します。検査当日は、使用する数量の検査キットだけを冷蔵庫から取り出して、15°C~30°Cの温度環境で検査をして下さい。検査は、通常の環境条件下(15~30°C)で行えるようにできています。分間、室温に置いてください。デバイスの判定窓とアクティベートサークルに、色の付いたスポットが見えることを確認します。チューブを振った時に、底部でペレットがコロコロと動くことを確認します。検査の反応時間は重要ですか?反応時間は重要です。試薬ペレットが溶解した後に、サンプルチューブ内のサンプル(乳)をSNAPのサンプル注入口に注ぎます。サンプルが判定窓を通ってアクティベートサークルに達するのを待ちます。アクティベートサークルの上部が滲み出したらSNAPのアクティベーターを水平になるまで押してください。アクティベートサークルが真っ白になる前にSNAPを押してください。自動音声後『3』)でご注文いただけます。ファックス(03-5301-6703)でもご注文いただけます。注文の変更やキャンセルの必要がある場合、または他に質問がある場合、どうすればよいですか?ほとんどの場合、弊社では注文を受領した当日にその注文を処理します。ご注文に関しては、カスタマーサービスに電話ください。ファックスにてご注文いただくこともできます。関する、お客様の質問にお答えするため、専門技術チームがあらゆる検査をサポートいたします。テクニカルサポートに電話(03-5301-6800)でお問い合わせください。無断複写・転載を禁止します.。