品質管理を目的に開発。速度分布をリアルタイムで計測する。高濃度の粒子やスプレーの液滴、大きな水滴のほか、燃料インジェクターの高濃度噴霧の映像化も行え、正確な粒度分布計測が可能。】は、最小粒径感度0.1μmの気中パーティクルカウンター。空気清浄度のクラス検証から常時モニタリングまで使用可能な最上位機種である。1つのセンサーで幅広い粒径範囲を測定することができるため、センサー交換の作業が不要である。SVSSタイプと、粘性のオイル測定用に加圧チャンバーを装備したSBSSタイプが用意されている。して空気を使うため、水と化学反応を起こす可能性がある媒質に適しており、湿式レーザー粒度分布計と同等の精度と繰り返し再現性を有している。PartSens(株)インテクノス・ジャパン【PartSens】は、測定プローブを置くだけで測定箇所の粒子径と数を5秒で測定する表面清浄度検査用パーティクルカウンタ。表面上の粒子およびダストを直接的に測定し、粒子の大きさと数を簡単かつ瞬時にカウントする。ISO14644-9、VDA19.2に準拠した独自の技術を用いており、測定結果は、ISO16232-10、VDA19.1で規格化されている清浄度コードとともに表示。Xploer」を搭載し、粒子径測定時の解析を見直したことで、従来よりも迅速に測定が行え、測定結果の再現性も向上した粒子径・ゼータ電位測定装置。測定データ改善のアドバイス機能により、測定に不慣れでも、より正しい測定操作と結果の考察が可能となった。ライトハウス社製(株)SGY【ActiveCount100H】は、衛生管理が必要なクリーンルームや無菌環境での細菌やバクテリアなど微生物の監視に最適な、高性能なポータブル微生物エアーサンプラ。ISO14698-1に準拠の1.05μmのd50のインパクションシステムで、サンプリング流量レートは(自動流量制御機能で)100L/分。Dライト新日本空調(株)【Dライト】は、表面異物や汚れの可視化ツール。高輝度だが散乱する光を強力にカットして、異物からの異なる色(波長)の光を目視で確認可能。見やすく、目の疲労も軽減。軽量で、長時間(フル充電時4時間)駆動し可搬性に優れる。独自の検出方法と正確なデータ処理により、単体の試料測定のほか、数種の試料を混合しても分解能の高いデータを得ることが可能。合わせて試料供給器を選定して、最適な状態で測定が行える。T4)のダストモニタ。石油・化学工場や電力会社などの防爆エリアにおいて、粉塵濃度監視用として利用できる。危険場所O種での使用は不可。非危険場所に別置きの、ツェナーバリヤ「Z961/Z964」および変換器「PFM-KCU01」とともに使用。INCORPORATED)【MODEL3910】は、50L/minの大流量により短時間での清浄度測定を可能にするとともに、先進の操作性を満載し軽量化を実現した大流量ポータブルパーティクルカウンター。イーサネット接続によるリモートコントロール測定はもちろんのこと、本体画面をパソコン画面上に表示させ、パソコンから測定条件の設定や測定開始・終了などリモートコントロールをすることができる。【モデルP611】は、計測レンジは0.3~10.0μm、吸引量は2.83L/分で、自動流量コントロール機能を装備したパーティクルカウンタ。重量わずか570gのコンパクトなボディは使いやすく、設定も容易。ンネルと温湿度センサ(オプション)の結果を表示する。クリーンルーム(クラス5)から一般室内環境などの比較的高濃度な環境でも使用できる。【APHKR-V11-SP】は、レーザー光源式のパーティクルカウンターなどでは安定して長時間計測できないような粉塵や油煙の多い悪環境でも連続して埃密度を連続測定するセンサ。リサイクル工場、発電所の粉塵測定などで活用されている。KC-51/52十慈フィールド(株)【KC-51/52】は、環境に優しいリチウム充電池を採用したハンドヘルドパーティクルカウンタ。見やすい大きなディスプレイを搭載したエルゴノミクスデザインは、流線型の筐体を取り入れたことで試料空気の流れを妨げず、確実な測定結果を得ることができる。【HD-1004】は、呼吸域測定や総合的なグラフレポーティングを可能にする完全携帯パッケージ型のリアルタイムパーソナルダストモニタ。立方メートルあたりミリグラムで即座に測定し、データを保存する。APS】は、ウエハの代わりに半導体プロセス装置内を搬送され、装置内に浮遊するパーティクルをモニターするシステム。Bluetooth通信を使い、ワイヤレスでパーティクルデータをリアルタイムに表示。ウエハライク形状であり、低発塵性で真空中でも使える低アウトガス部品を使っているため、装置を開けずに装置内のパーティクルを測定可能。時間を大幅に短縮可能な大気中パーティクルカウンタ。バッテリは最大2個搭載でき、ホットスワップできるため測定を止めることなく使用できるのが特長で、離れた場所や斜め、無灯下でも視読可能なカラー高輝度タッチスクリーンで視認性にも配慮。されているか素早くチェック、またはバリデート可能なハンドヘルドパーティクルカウンター。重さ約690gのスリムデザインで、片手で簡単に操作でき、作業現場の狭い環境やフィルターのトラブルシューティングにも最適。Q200】は、レーザーイメージング法と最新のソフトウェアにより使用油中の粒径分布と摩耗粒子の形状を測定し、機械の状態を監視する装置。1台に集約、ISO粘度グレード15〜320の油の、40°Cでの絶対粘度(cP)を測定し、試料油の暗さ、煤のレベルを自動補正するためディーゼルエンジン油などの不透明試料にも対応。【ContamiAnalyzer】は、顕微鏡でなければ識別できない微少な粒子を検出し粒子サイズごとの分析や合否判定を行うことができるシステム。落下塵カウンターシーズシー(有)【落下塵カウンター】は、クリーンルーム室内に広く拡散し、ゆっくり落下して堆積・付着する粗大粒子(落下塵)を正確に測定できる装置。サンプル板上に集めた粗大粒子の数を、15秒程度で30/66/96μm以上に分級しカウント、分級データはパソコン(別売)に保存できる。測定用のシリコンウエハはクリーンナップが可能で、繰返し使える。APCエルゴタッチプロビオテスト(株)【APCエルゴタッチプロ】は、中型機の機能をハンディサイズに凝縮した高性能タイプのパーティクルカウンタ。タッチ操作が行えるカラーディスプレイを搭載。タッチパネル方式で簡単にロケーション情報やサンプリング設定を本体にメモリーでき、サンプリング時に呼出すことが可能。常時毎分2.83Lの吸引量を安定して自動補正可能。90度側方散乱方式を採用、また空気系はエアージャケット方式を用いており、残留粒子による光散乱室の汚染が少なく粒子濃度の変化に対する応答性に優れている。測定範囲:10/50/100μm以上3段階、吸引流量は2.8リットル/分。出力はRS-232C。