MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、FTTHなどの光ファイバケーブルの障害一次切り分けで活躍する小型・軽量のOTDRです。64分岐のFTTH-PONに対応し、簡単な操作で光ファイバの障害箇所(どこまでつながっているか、どこで切れているか)を探索できます。nm)を1台に搭載した3波長モデルです。ロス測定機能を搭載しています。FTTH-PONシステムの故障発生時の駆けつけ対応や障害一次切り分けなどの用途に力を発揮します。MU909014A1/B1/15B1は、可視光源機能を搭載しています。Visualizer"機能を搭載しています。光ファイバの接続点や終端を示すイベント点がアイコンで表示されます。OTDRの初心者でも、簡単に測定、解析できる機能です。gの小型・軽量なOTDRです。バッテリパックを標準で添付しており、標準のバッテリパック使用時には最大8時間の動作ができます。ACアダプタでの充電のほか、車のシガレットアダプタからの充電にも対応しています。ニッケル水素充電池(NiMH)や単3アルカリ乾電池での動作も可能で、さまざまな電源環境に対応できます。不慣れな作業者にもわかりやすい簡単操作MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、パラメータなどを全自動で設定する「全て自動設定モード」を搭載しており、初心者でも簡単に扱うことができるOTDRです。そのため、これまで光パワーメータしか扱ったことのなかった作業者の方でも、操作に気をとられずに、光パワーメータ以上の測定結果を得られます。一般に、光パワーメータで一次切り分けを行う場合には障害箇所の特定に時間がかかってしまい多くの作業工数が発生してしまいます。MU909014A1/B1/C/C6/15B1なら、宅内からスプリッタを越えた収容局まで、片側からの測定作業のみで障害箇所を正確に検出できます。「全て自動設定モード」を使うことで、障害発生時の駆けつけ対応などの際にも、短時間での起動(立ち上げ時間15秒)、光ファイバを接続して「Start」ボタンを押すだけの簡単操作で測定結果がわかるため、OTDRの初心者でも簡単に光ファイバの障害探索を行えます。MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、光パワーメータに代わって光ファイバの詳細な故障探索ツール(FTTH用のOTDR)をお探しの場合に特におすすめのモデルです。FTTH保守にこの1台MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、通信光の有無を確認できる光パワーメータ機能を内蔵しています。光ファイバスコープ(別売)を接続すれば、大きな反射や損失の原因となる光コネクタ端面のキズや汚れの状態をディスプレイ上で視覚的に確認できます。標準で搭載しているリアルタイム測定機能により、光ファイバの接続状況や曲げによる損失状況をリアルタイムで確認でき、作業工数を低減できます。L.41規定の波長)のOTDR試験にも対応し、FTTH保守に適したOTDRです。FTTH保守時の測定作業に必要な機能を1台に搭載しているため、駆けつけ調査時の一次切り分け用のテスタを多数設備したい場合などに設備費用の削減ができます。km以上の光ファイバの測定に対応1本の光ファイバをスプリッタで複数のユーザに分岐するPONシステムは、FTTHを低コストで実現する一方、スプリッタの分岐による光の減衰によってノイズの影響を受けやすく障害点の検出や損失測定が困難といわれてきました。64分岐のPONシステムでスプリッタを越えて測定/波形解析ができます。km以上の光ファイバネットワークの測定に対応しています。標準で内蔵しているダミーファイバで、接続した光ファイバをOTDR口元のコネクタ部分から評価することにより、被測定ファイバを端から端まで評価できます。cmの分解能で測定することにより、簡単な操作系でありながら正確な測定結果を得られます。MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、FTTH-PONをはじめ、アクセスからコアまでさまざまな光ファイバネットワークの障害位置を簡単に探索できるOTDRです。ソリューションフィールド測定ソリューション従来のFTTH回線の施工・保守作業に加え、光張り出し基地局/モバイルバックホール上の光回線測定需要も増えています。MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、FTTHネットワークとモバイルネットワーク両方の光回線測定に使用できます。Visualizer"機能で初心者のOTDR測定をサポートOTDRの初心者にとって、波形やイベントタイプ(コネクタや融着など)、損失値などを読み取るのは難しい作業かもしれません。Visualizer"モードを搭載しています。Wi-Fi、Bluetooth、Ethernetのネットワーク接続機能に対応フィールド測定のニーズとして、測定器をネットワークを介して管理する要求があります。MU909014A1/B1/C/C6/15B1は、Wi-Fi、Bluetooth、Ethernetのネットワーク接続機能を搭載しています。関連リンク仕様ファイバメンテナンステスタ(FMT)モジュールのラインアップファイバメンテナンステスタ(FMT)モジュールは、波長やダイナミックレンジに応じて5種類から選択できます。本製品には、Linuxが含まれています。お客様には、これらのソフトウェアのソースコードを入手、改変、および再配布する権利があります。ソースコードのご要求は、ページ上部にある「お問い合わせ」からご依頼ください。ソースコードの内容などについてのご質問には、お答えできませんので、あらかじめご了承ください。画像ビデオ第19回光通信技術展FOE2019400G、データセンタ、5G、4K/8K。光通信ネットワークを支える測定ソリューションを実機展示し、ご紹介しました。測定ソリューションに加えて、アンリツデバイス社製の光デバイス/高速電子デバイスなども実機展示し、ご紹介しました。Visualizerは損失測定のポイントとなるコネクタや融着などのイベントを、わかりやすくアイコン表示するOTDRの機能です。[クリーニング作業]OTDR測定を始める前のクリーニングの作業手順です。Visualizer機能のご紹介です。光ファイバの故障位置が簡単に探索できます。関連製品MT9085シリーズ光パルス試験、光パワー/光ロス測定、光ファイバ端面検査を1台に内蔵したポータブル測定器です。光ファイバ敷設・保守(コア、メトロ、モバイルフロントホール、モバイルバックホール)において、幹線系の施工/保守からドロップケーブルなどアクセス系の破断点検出まで、幅広い用途に対応しています。モジュール10/100G、OTDR、CPRI試験を1台で。