末梢循環不全のある部位でSpO2測定を避けるのはなぜ?看護技術Q&ATweet『根拠から学ぶ基礎看護技術』より転載。ある部位でSpO2測定を避けるのはなぜ?末梢循環不全やマニキュアなどがある場合、末梢の血流や色の違いを捉えることが困難となり正確な測定ができなくなるためです。パルスオキシメータの測定はパルスオキシメータは、センサーの発光部から目に見える赤い光(赤色光)と見えない光(赤外光)の2種類の光を発光させ、それぞれの光の酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンに対する吸光度の違いを利用して酸素飽和度を測定しています。透過光のうち拍動のある成分だけを抽出して表示することによって、動脈血中の酸素飽和度を測定することができます(図1)。