充電タイプの2500mAhリチウムイオンバッテリーを採用しており、フルチャージ時約5時間の動作が可能。ペレット・フィルムなどの多彩な形状のサンプルの測色が行える製品で、380〜780nmの範囲を出力波長間隔10nmで測定でき、両手でサンプルを押さえていても測定可能なフットスイッチを標準装備。ColorMax-1000太陽計測(株)【ColorMax-1000】は、製造工程での製品やラベル・印刷物のカラーマッチングを行うのに最適なカラーセンサ。特長ある4タイプをラインアップしており、M30ねじのユニークな筐体設計で取付け・調整が容易。CU4000S株式会社ジェイ・エム・エス【型式:CU4000S】は、比色法を採用し、低コストで銅イオンの連続測定が可能なオンライン銅イオン分析計。測定レンジは、0.005ppm(5ppb)から5ppmまでをカバーし、特に低濃度の測定安定性に大きな特長を持つ。アナログ出力は勿論のこと、デジタル出力や外部入力による測定開始/停止機能も標準装備。GCMS-3B/4】は、観測角や光の入射角の違いで変化する色を、反射光(透過光)の空間分布として測定できる変角分光測色システム。セットし測定条件を設定するだけで全自動で作動する。JIS/ISO/DINに準拠したdi:8°、de:8°(拡散照明・8°受光)方式。di:0°、de:0°(拡散照明・0°受光)方式。シート・板状試料から液体試料まで幅広く対応。いやすい小型・軽量ハンドヘルドプローブで、インライン検査に対応。3つの異なる方角から照明すると同時に、27回の正確なカラーイメージを約2秒で測色可能。独自のカメラ技術を採用しているため、模様や変化のあるサンプルや表面に非常に有効である。実現した、小型の色彩計。インターフェースが豊富で、ユーザ独自のプログラミングが可能なため、印刷物やプラスチックなどの製造におけるインライン検査の組込みに最適。照射光源には安定性の高いLED光源を採用し、再現性の高い測定が可能。標準反射板による校正が出荷前に行われているため、測定の際に標準反射板によるリファレンス測定が不要。CM-700d/600dコニカミノルタ(株)【CM-700d/600d】は、カラー液晶を搭載し、小型・軽量でワイヤレスのモバイル分光測色計。優れ、見やすいカラー液晶表示は、測定結果を直感的に表示。さまざまな現場で手軽に正確な色の測定が行える。ペレット・フィルム・ペーストなどの多彩な形状のサンプルの測色が行えるオールインワンタイプの測色色差計。1台で反射及び透過が測定できる製品で、交照測光方式により、長時間の測定安定性と精度の高いデータを取得することができ、両手でサンプルを押さえていても測定可能なフットスイッチを標準装備。ポータブルながらベンチトップ機に匹敵する性能を備え、メタリックやパールを含んだ色の測定に最適。MA96は6角度、MA94は5角度の観測角度を持ち、約2秒で目視と相関のある数値が得られる。゚)により、メタリック、パール、特殊効果色の塗装の変化を素早く・高精度に測定できる。リモート測定機能を使うことで、場所を選ばずに測色が可能。すべての角度を同時測定できるDRS測定技術を採用。含む(SCI)/正反射成分を除く(SCE)のモータ駆動による自動切換えと同時測定が可能。UVカットフィルタの適用により蛍光を含む試料の測定も行える。ペレット・フィルムなど多彩な試料に対応。solo】は、X-Riteテクノロジーをベースにした自動非接触カラー識別計。高精度なカラー識別を実現する高スペクトル分解能により、多様な表面の僅かな色差を検出、特定の照明条件では同じ色に見える別な色も区別できる。周囲光の影響を受けず、30のアクティブカラー情報を同時に保存可能。寸法は13×7.4×3.3cm。