リニア方式プログラマブル交流電源ローノイズで高性能なリニア式プログラマブル交流電源APS-7000シリーズは、9種類の測定機能、豊富なテスト機能と任意波形モードなど様々な交流波形をサポートした高機能なリニア式プログラマブル交流電源です。高性能の測定機能をサポートしACパワーメータと同様の測定表示が可能です。(APS-7200/7300では0.2A~35.00A(2レンジ)、最小分解能0.001A)。試験するシミュレーション、シーケンス、プログラム制御やワンキーで電圧サージ/ディップ波形の出力が可能です。シミュレートするのに有効です。電源ON出力設定をすることで電源投入後に電源ON状態にすることができます。Features出力範囲APS-7000シリーズは、周波数範囲45.0~500.0Hzで、APS-7050が最大500VA、APS-7100が最大1000VA、APS-7200が最大2000VA、APS-7300が最大3000VAです。オプションAPS-003で最大電圧600Vrms、オプションAPS-004で周波数範囲999.9Hzまで対応可能です。シーケンスモード10セットのシーケンスモードを持っています。各シーケンスは、最大255ステップあります。各ステップは0.01から999.99秒の範囲で時間を設定できます。複数のステップを組み合わせることで複雑な波形を作成できます。プログラムモードプログラムモードは、10セットあり各プログラムセットは50個メモリがあります。個々の目盛りは、9個のステップで構成されています。各プログラムは、メモリシーケンス、自己定義ループまたは指定された停止ステップに従って実行されます。プログラムモードは、測定実行後にPASS/FAIL結果を生成するための上弦(Ceiling)と下限(Floor)を設定できます。各テストステップのテスト結果又は最終結果を表示することができます。シミュレートモードこのモードは、停電、電圧上昇や電圧降下などの異なる入力過渡波形を即時に生成することができます。コンデンサ耐久試験のような過渡現象によってもたらされるDUTへの影響を評価に最適です。任意波形(ARB)モードこのモードでは、歪んだ交流電圧波形のシミュレートを直ちに実行できるように7種類のカテゴリに50以上の異なる波形をサポートしています。ランプ制御ランプ制御は、出力で夏の上昇または下降速度を設定します。ランプ速度は、時間(1ms)または電圧(1Vrms)単位に基づいて設定が可能です。サージ/ディップ電圧制御DUTの入力電力として通常の電圧にサージ/ディップ電圧をオーバーラップしDUTの瞬断試験が簡単にできます。サージ/ディップ電圧波形は、オートと手動が可能です。Ipkホールドは、Iピーク値の出力までの遅延時間(1ms~60s)を設定し最大値を取得します。測定した値が元の値よりも大きい場合にのみ更新します。この機能は、電源オン時の過渡突入電流を測定するためのものです。Ipkホールドの遅延時間設定は、順次有効になるDUTの突入電流を測定するために適用できます。コントロールパネルコントロールパネルには、スタンダードモードとシンプルモードの2つの表示モードがあります。スタンダードモードは、設定やACパワーメーター測定ウィンドウの表示を組み合わせたものです。ユーザーは、9項目から必要な測定項目をファンクションキー(F1~F3)で選択できます。シンプルモードでは、ディスプレイ上にすべての測定項目を表示します。PC用USB-CDCドライバ(Win7)ソフトウェアAPS-7000用アプリケーション・APS-7000用コントロールアプリケーションです。・NI-VISAおよびLabVIEWランタイムが必要です、あらかじめインストールしてください。usお問合せ最寄りの事業所や販売代理店、又はメールにてお気軽にお問合せください。9:00~17:50となっております。各営業所への電話は弊社負担で東日本営業所へ転送することがございます、あらかじめご了承ください。