NSS-MIC」において企業プレゼンテーションさせていただきました。Conference」にてご紹介させていただきました。(RT)」にてプレゼンテーションいたしました。製品の概要だけではなく、基本性能の説明や計測データやユーザー事例等をご紹介しています。英文、2.1MBデジタルシグナルプロセッシングリアルタイムデジタルシグナルプロセッシング機能を搭載したマルチチャネルアナライザ(MCA)です。Filterを行います。Reject、SLOW系でエネルギー解析を行います。Shapingプリアンプ(黄色)シェイピング(水色)・デジタルシグナルプロセッシング高分解能の高速ADCを利用し、プリアンプからの出力信号を直接デジタル化し、FPGAに送られます。FPGAのハードウェア演算により、リアルタイムにフィルタリングされます。シェイピングタイムはPCからのパラメータにより設定され、台形波形に整形します。よりピーク値をデジタル的に検出します。Shaping)は伝統的なアナログ方式に変わり、最新のデジタル信号処理技術を用いたパルスシェイピングです。・ADCデジタルシグナルプロセッシングの心臓部であるA/Dコンバータは、最新の100MSPS,14bitの高速、高分解能パイプライン型ADCを採用し、プリアンプからの信号を直接デジタイズします。弊社の洗練された、アナログフロントエンド技術、プリント基板アートワーク技術、性能評価及び検査技術により、非常に低ノイズで、広帯域なA/Dコンバータが可能となりました。スペクトロスコピーが可能です。-0.845・ThroughputスループットはFPGAによるリアルタイムデジタルシグナルプロセッシングの採用により従来のアナログ方式に比べて大きなアドバンテージがあります。高速ADCとFPGAの採用により、従来のMCAにおける変換時間、リセット時間のデットタイムがありません。Reject波形整形された信号の立ち上がり時間以下で生じた2つのパルスは、波形が重なり実際のピーク値とは異なる値になります。高計数率化においては、大きなバックグランドノイズになります。Rejectをおこないます。この間に2つイベントがあった場合、リジェクトされます。Filterプリアンプからの出力信号を高速のシェイピングタイムによって波形整形を行います。リーディングエッジで、ディスクリミネーションをおこないます。このタイミングはデジタル信号処理のさまざまな機能に応用されます。時間情報の取得、カウンタ等に利用されます。CFDゲルマニウム半導体検出器のように立ち上がり時間が相違したパルスを発生する検出器にて最良な時間分解能を達成するために従来よりコンスタントフラクションタイミングによる計測が行なわれております。CFDを開発しています。・コインシデンス計測(オプション)左図のように、2つの検出器とDSP機器2CHを使用し、コインシデンス計測を行います。2CH同時にイベントが発生したと判断するためにコインシデンスタイムを設定します。設定範囲は10nsから40μsです。この時間内に2CH同時にイベントがあった場合、両イベントの時間と波高値を計測し、2次元ヒストグラムを作成します。5つのパターンからの選択と、エネルギーchオフセット値の設定により、特定の領域に限定することができます。2次元ヒストグラム横軸をCH1のエネルギー(ch)、縦軸をCH2のエネルギー(ch)とした2次元ヒストグラムを表示します。2次元ヒストグラムを元に、CH1及びCH2のそれぞれの方向から見た総加算値による1次元ヒストグラムも表示します。・ソフトウェア(Software)デジタルMCA用ソフトウェアを添付。全設定及びヒストグラムやオシロスコープモードの実行が可能です。・プログラミングデジタルMCAへの設定、データ取得は全てネットワーク経由(TCP/IPまたはUDP)です。特別なライブラリ等は必要ありません。ASCII文字列による簡単なコマンドで制御可能です。サンプルプログラムに関しましてはこちらよりご参照ください。2017/11/02。