1危険場所向けに耐圧防爆容器に収めることが可能です。box)に直結された電気ハウジング部のネジ込み式のターミナルにより接続されます。kg/hの小流量域をカバーし、ガス・液体の双方を測定可能です。MPa(a)までのライン圧力でご利用頂けます。コリオリ流量計には、機器内部の結露や流体の凝固を防止するためのヒータを備えることができます。必要に応じて、加熱温度を監視し制御するための外部制御ユニットを追加で設けることができます。dシリーズの機器には、振動系の一部を形成するユニークな形状のシングルループセンサチューブが搭載されております。流体が管内を流れると、コリオリ力が位相シフトを発生させ、センサーで検知され機器に内蔵されたPCボードへ送られます。得られる出力信号は厳密に真の質量流量に比例します。コリオリ質量流量測定は、迅速、正確かつ本質的に双方向的です。dは二次出力として流体の密度と温度を測定・出力可能です。dマスフローメ―タはPIDコントローラを内蔵しており、制御バルブやポンプを直接制御できます。コンパクトなコリオリ式マスフローコントロールループを構成可能です。ゾーン1危険場所でご利用頂けるバルブやポンプの供給も可能で、機器のスクリューターミナルにて電気的に接続し、耐圧防爆ケースの外部に設置します。CORI-FLOWTMはガスの付臭用やオイルポンプの堆積/腐食防止剤の添加剤流量制御など、(石油)化学・製薬プラントにおけるプロセス制御向けにご利用頂けます。最大容量は利用環境における機器入出口差圧により制限されます。ガスの場合は顕著です。ダウンロード詳細はカタログ(英語版、和訳版)ご覧下さい。page:最新ニュース>>展示会や製品についての情報を掲載しております。>>質量流量および物理的性質のオンライン計算ツールです。03-3645-1377。