電極(pH・ORP・イオン)標準液・洗浄液などSDS検索こちらよりご覧頂けます直販サイト登録不要でどなたでも簡単にご利用いただけます。直販サイト【イーハンナ】レンタル測定器を借りるという選択肢もあります。この期間だけ測定したいという方にぴったりです。9:00~17:00(土日祝日を除く)採用情報こちらをご覧ください。EC計の最高クラス!ハンナ史上最高の精度、反応速度を誇るpH&EC計。けとして自信を持ってオススメできるプロフェッショナルな1台です。ご購入やレンタルに関して1.高精度かつ高速まずはpH。検出単位は0.001pH、精度は±0.002pH。5点校正まで行え、カスタム校正も5点まで可能。(カスタム校正とは、測定試料のpH値に近いポイントで校正が行える機能です。限りなく高められます。こちらの記事もご参考に)次にEC。4極式の電極を採用し0~1000mS/cmの広範囲をカバー。4点校正まで行えるため精度を求める方には最適です。USPモードを利用すれば純水などの低濃度域の測定にも対応できます。(3.低濃度域のEC測定にもしっかり対応、を参照)またEC電極からの換算でTDS、抵抗率、塩分も表示します。それだけではありません。本器にはさらに大きな特長があります。それは内臓のプロセッサです。先端のプロセッサを採用し、従来機種と比べても圧倒的な反応速度と安定性を実現しています。Check機能を搭載。Checkは校正中にpH電極の状態を分析し、潜在的な問題を見つけだします。それを画面でお知らせする優れた機能です。Checkにより本来目に見えないpH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期を適切に判断できます。▲ココがポイント!に戻る3.低濃度域のEC測定にもしっかり対応USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。組み込まれた手順に従い、純水など低濃度域の測定を高い精度で行えます。USPモードでは組み込まれた手順に従い操作するだけなので安心です。4極式のEC電極は幅広い測定範囲をカバー。PEI製のボディは多くの化学薬品に対応できます。4.2チャンネル表示で同時測定!チャンネル1はpH/ORP/ISE(イオン選択電極)用、チャンネル2はEC専用です。pHとECを同時に測定し表示できるため便利です。必要であれば測定値の推移も見ることができます。どのタイミングで数値に変動があったかを確認でき便利です。測定値が設定した値を上回った時/下回った時のアラーム機能もあります。本体には最大で1チャンネル100,000データまで保存可能。インターバルロギングは1秒~3時間の間隔で設定できます。保存データはUSBケーブルとPCソフトウェアを使用してPC転送可能です。本器ではISE増分法を用いてより速く簡単にイオン濃度を検出できます。増分法では、測定試料に基準液を加える、もしくは基準液に測定試料を加え、それにより起こるmV(電位)の変化を検出し、その電位の差により濃度を調べます。増分法の分析では、サンプル、ISA、容積や化学量論因子などを入力します。これにより違う試料の測定でも毎回入力する手間が省けます。1131Bを使用時)※使用するpH電極によります。オープン※よくあるご質問:購入方法に関して交換電極pH電極、ORP電極ともにBNCコネクタータイプです。こちらのページをご覧ください。※pH電極は用途別にご用意しています。イオン電極はこちらの一覧表をご覧ください。イオン電極に関する詳細はお問い合わせください。消耗品、別売りアクセサリーなどpH標準液ハンナではpH1~pH13の間で全18種類の標準液をご用意。期限を気にすることなく毎回フレッシュな状態の使い切り袋入りもあります。密閉式電極保護キャップご購入に関してお取引のある販売店にご依頼ください。ご不明の場合にはこちらよりお問い合わせください。レンタルもやってますレンタルは一定期間、製品をお貸し出ししご使用いただく有料のサービスです。短期間だけ測定器を使いたいという方にはぴったりですので、お電話(043-216-2601)もしくはレンタル専用フォームよりお問い合わせください。