RAMA11O08の評価あなたは買ったことを忘れていたものってないですか?私はこれを忘れていた。サンコーの安い小型デジタル騒音計、RAMA11O08。現在、ちょうどデスクトップパソコンの静音化に取り組んでいるので、騒音計を買ったことをふと思い出したのである。動作確認程度しか使っていないから、今さらちゃんと動くかどうかわからないが、一応評価しておこう。内容物は本体とマニュアルだけ内容物は、本体と英語表記のマニュアルだけでいかにも安っぽい。マニュアルには、メーカー名が【BENETECH】、モデル名が【GM1351】と記載されているので、サンコーの製品というわけではないようだ。保証は、サンコーのホームページによると、初期不良しか対応していないとのこと。これは細かいことになるが、製品名がRAMA11O08なのか、RAMA11008なのかがはっきりしない。O(オー)か0(ゼロ)か。外箱の商品シールとサンコーのホームページには、【RAMA11O08】と記載されているので、このページの表記はそれに従った。作りや機能は価格なり作りは全体的にプラスチッキーで価格なり。外観がやや薄汚れているのは、5年ぶりに使うからそう思うのか。マイク部分に付いているスポンジは、いかにも経年劣化でボロボロになりそうだが、今のところは大丈夫みたいだ。背面には、ミニ三脚に固定するためのネジ穴がある。電源は9V角型(006P型)の乾電池がひとつ。バックライトが常時点灯しているので暗がりでも見やすい。MAXボタンは最大の騒音値を記録するためのもの。5年ぶりに使うが、一通りちゃんと動いたようだ。RAMA11O08は、普通に電源ボタンを押すと、10分ほどで電源が自動でオフになるが、電源ボタンを長押しすると、液晶画面に【UOF】と表示されてその機能を解除できるとのこと。これは気付かなかった。30dBA以上の騒音でも測れない?RAMA11O08は、仕様では計測できる騒音値が30~130dBAとなっているが、ネット上には30dBA以上でも測れないという評判が多い。私の個体も35dBA以下が測れない。深夜2時のどんなに静まり返った環境でも。これは個体差なのか、私の環境が35dBA以下の騒音にできないだけなのか。何にしても、RAMA11O08は、小さな音を計測するのにはあまり向いていないようだ。ある程度大きな音なら、高価な騒音計と比べても、それほど誤差はないらしいので、買う価値はあるかなと。スマホなどのアプリの騒音計を使っている人にはおすすめ。現在の騒音計のアプリは、誤差が大きすぎて正確にはほど遠い。RAMA11O08は、作りや機能は価格なりだが、安くて手軽な良い騒音計だと思う。小さな音を計測するのにはあまり向いていないけど、ある程度大きな音なら、ちゃんと測れるので、買う価値はあるだろう。スマホなどのアプリの騒音計を使っている人にはおすすめである。私の購入記録は上記のとおり。購入したのはかなり前になるが、Amazon.co.jp(アマゾン)で買い物するついでに買った。クレジットカード払いだったので、代引き手数料などはかからなかった。2018年6月現在、アマゾンは2,000円以上の買い物で送料無料。最安値は私の知る限りでは新品1,000円ほど。※商品価格はいずれも税込表示。PCオーディオ・ヘッドホンのレビューサイト。