1)受光器、2)投光器、3)信号処理盤、4)ロータリーエンコーダー、5)マーカーから構成されます。受光器とはCCDラインセンサーを用いたカメラのことで、投光器とは蛍光灯やLED照明などを用いた光源のことです。カメラや光源の種類、光学系によって検出性能は大きく左右されます。信号処理盤は、専用のハードウェアにより高速生産ラインにおけるリアルタイム処理を実現しています。複数の画像処理フィルタを用いることにより、多様な欠点を検出することができます。サイズの計測などに使われます。マーカーは、発見した欠点の位置を被検査材に対してマーキングするものであり、検査対象の素材、または、後工程の運用によって決定されます。欠点の検出プロセスは、まず投光器から被検査材に光が照射されることから始まります。光は被検査材の表面で反射、もしくは被検査材を透過してカメラに入り、そこで電気信号に変換されます。経て、欠点として認識されます。特性が違うため、被検査材の光学的な特性と検出しようとする欠点の種類によって、適した光源を選択する必要があります。大きく左右する要素として、分解能が上げられます。分解能には、幅分解能と流れ分解能の2種類があります。幅分解能はカメラ1台あたりの視野幅とカメラの画素数、流れ分解能は生産速度と、カメラの画素数およびデータレートで決定されるスキャンレートにより決まります。一般的に、分解能が小さい方がより小さな欠点を検出することができ、ピクセルサイズが大きいカメラを使用した方がより薄い欠点を検出することができます。とそれらの組み合わせによる併用方式があります。被検査材の素材、検出したい欠点の形状などによって、光学系を選択します。1.透過方式2.間接透過方式3.乱反射方式4.正反射方式ホームに戻る。