・1000倍増幅機能を併せ持つイメージインテンシファイアを搭載したCCD検出器です。高感度および高分解能を実現しています。基本的にフォトカソード、マイクロチャンネルプレート(MCP)、フォスファーからなり、フォトカソード:光から電子に変換MCP:高電圧をかけて電子を加速させて壁面に当て、二次電子を放出(電子増倍)。フォスファー:増幅された電子を可視光に変換。Andorが使用しているフォスファーの種類はP43(減衰時間2ミリ秒)またはP46(減衰時間200ナノ秒)があります。CCDが光を感じてしまう場合があります。UV領域ではその傾向が強いです。電圧をかけてダブル電子シャッターの機能を持たせています。それにより、波長200nm以下におけるon/off比を108:1に上げています。行われるので、プレトリガーを与える必要がありません。高性能デジタルディレイジェネレータ搭載ナノ秒での時間分解測定を行うには、測定する光と同期を取らなくてはなりません。iStarではこのディレイジェネレータをヘッドに内蔵しています。ディレイ、タイミングスキャンといった制御がソフトウェア上で簡単に行えます。タイミングスキャン機能を使うことで容易に確認ができます。役に立つ技術情報・応用例Andor社のWebサイトには製品の技術情報や応用例が掲載されています。http://www.andor.com/learning-academyまた、弊社Webサイト上でも原理やご質問について本ページ上部の「FAQ」や「詳細ページ」をご参照ください。「関連資料」でスペックシートや技術試料もダウンロードできます。用途にあわせた特注ソフトウェア東京インスツルメンツではお客様の用途に最適なソフトウェアの開発をおこなっております。下記は特注ソフトウェアの一例です。mmそれぞれのイメージインテンシファイアのフォトカソードに重なるCCDのピクセル数です。mmそれぞれの有効ピクセルサイズとフォトカソード上の有効検出面積です。冷却温度はソフトウェア上で室温から最低温度まで設定できます。mmのインテンシファイアを使用した場合の代表値です。ゲーティング速度はオプティカルゲート半値幅(FWHM)であり、電気信号的な半値幅ではありません。Hz以上の高速時間分解計測の場合はP46を推奨します。イメージインテンシファイアの代表値です。ICCDシステムの総合分解能ではありません。分解可能な最小半値幅はピクセルサイズの約1.52倍の目安となります。Readerが必要です。サイズダウンロードよくいただくご質問ICCDのイメージインテンシファイア(I.I.)の選定基準は何ですか基本的な選定手順は、フォトカソードの量子効率曲線をみて、測定波長で感度の高いI.I.を選択してください。I.I.の種類によってゲーティング速度やフォスファーディケイ時間が異なります。これらが仕様を満たすことを確認してください。1kHz以上のレーザーと同期可能ですかI.I.は最大500kHzで動作可能です。実際にはフォスファーディケイ時間(フォスファーの残光時間)によって制限されます。数百Hz以上で同期する場合は、フォスファーディケイ時間の短いI.I.を選定してください。分光用とイメージ用ICCDの違いは何ですか分光用ICCDはCCDセンサーが横長で、分光器に取り付けたときに広い波長範囲を測定できます。イメージ用ICCDは正方形のセンサーで、広い視野で測定ができます。ディレイジェネレーターは必要ですかiStarのヘッドにディレイジェネレーターが内蔵されているため、多くのアプリケーションで用意する必要はありませんが、同期する機器が多い、外部で微調整が必要な場合は必要になります。冷却用のチラーは必要ですか。チラー選定の注意点はありますかできる限り暗電流を抑えたい場合はチラーの使用を推奨しています。チラー使用時は冷却水温度が低すぎるとカメラ本体が結露してしまう可能性があります。室温程度(20~25度)の水温を推奨しています。詳細はお問い合わせください。EMCCDとICCDの違いは何ですか?EMCCD電子増倍型CCD。CCDセンサー上に電子増倍機能を持たせています。CCD上で光から変換された電子を読出し回路に転送する際に電圧をかけて電子を増幅させます。メリットとしてCCDの量子効率(最大95%以上)で検出した信号をそのまま増幅するので、ICCDよりもSNの良いデータが取れやすいです。通常のCCDモードもあるので、露光時間を長くしてゆっくり更にSNの良いデータを取ることも可能です。ICCDイメージインテンシファイアで増幅した信号をCCDで検出します。イメージインテンシファイアの感度は高くない(最大約50%)ので、EMCCDと比べるとSNが落ちる場合が多いですが、ナノ秒で電子シャッターが切れるので、パルスレーザー等と同期させて、ナノ秒、マイクロ秒時間分解測定が可能です。iKonAD061000倍ゲインの電子増倍型CCDカメラ。UltraAD07最速100万画素を7000fps以上の速さで取得する超高速CMOSカメラ。