ロガーのFAQ/よくある質問について説明します。LOGGER販売代理店一覧ダウンロード会社概要ENGLISH購入するよくあるご質問ホームよくあるご質問ウォッチロガーのご購入~ご利用にあたり、ご質問事項を予め「FAQ/よくあるご質問」としてまとめております。Blog」も合わせてご覧ください。データロガー本体についてデータロガー購入についてソフトウェアについて携帯端末(スマートフォン・タブレット)についてその他データロガー本体についてQ電源は何ですか?コイン形リチウム電池で動作します。家電量販店やインターネットで購入可能な一般市販品のコイン型リチウム電池で動作します。※KT-275U⁄NXは、単4電池×3本となります。※KT-155F⁄EXは、専用電池(ER2450TWL)となります。Q製品購入時に電池はついていますか?製品出荷時にモニタ用電池で出荷しております。モニタ用電池のため仕様に記載された電池寿命より短い場合があります。Edition」「Windows収集管理ソフト」で測定開始条件を設定することができます。「Android収集管理ソフト」の「開始ボタン」で測定記録を開始できます。「開始停止スイッチ」機能が有効になっている場合、ロガー本体のスイッチでも測定記録を開始できます。LOGGER収集・管理システム」にて再度測定条件設定を行うことで、それまでのデータをクリアすることができます。終了日を設定してください。「Android収集管理ソフト」の「停止ボタン」で測定記録を停止できます。「開始停止スイッチ」機能が有効になっている場合は、ロガー本体のスイッチ長押しで測定記録を停止できます。Q電源を切りたいのですがどうすればいいですか?ロガー本体に電源のON/OFF用スイッチはありません。Q電池を交換してもロガー本体の液晶表示が点灯しません。機種名がKT-XXXFタイプの場合、ロガーをPaSoRiに載せてみてください。電池がきちんと装着されていない可能性があります。再度電池を入れ直してください。注:電池交換の際は、1分以上の間隔をあけて(放電させて)から電池を再度入れてください。「Windowsデータ収集管理ソフト」の測定条件設定で、液晶表示測定データが「表示しない」に設定されている場合は、「すべての測定データ」を選択してください。「Windowsデータ収集管理ソフト」の測定条件設定で、液晶表示設定の「オートオフする」が有効になっている場合は、無効に設定してください。ロガー本体の表示切替機能が「ブランク表示」になっているかもしれませんので、表示切替スイッチのあるロガー本体の液晶窓の右側あたりを押してみてください。上記操作を確認しても液晶表示が点灯しない場合は、弊社までお問い合わせください。Q電池交換の目安はありますか?ロガー本体にあるLCD表示「BAT」に△が点灯しましたら電池交換をお願い致します。※LCD表示の無いロガーはソフトウェアでの確認となります。Q測定(記録)途中で電源が切れた場合、今まで記録したデータはどうなりますか?電池がなくなるまでに測定記録されたデータはロガー本体に残っています。電池交換後、新たに条件設定をする前にロガーに記録されたデータの保存を行ってください。Q海外で使用できますか?海外でもご使用可能です。ご要望により該非確認書(判定書)の発行も行いますのでご依頼ください。Q測定したまま航空機へ搭載できますか。M」をクリアしております。書面が必要となる場合は「輸出書類」をご参照頂くか「お問合わせ」下さい。※KT-275U/NXの場合は、別途弊社まで「お問合せ」下さい。Q電池交換の方法を教えてください。精密マイナスドライバーにて取り外しができます。ドライバーに電池蓋の「〇マーク」側のふちに少しだけ差し込んで持ち上げてください。Qデータロガー設置の際、磁石等が近接していても問題はありませんか?アタッチメントの裏にも磁石が取り付けられていますが読み込みや記録に関して問題ありません。Q湿度センサーは本体のどのあたりに設置されていますか?本体正面左上3本スリットを通じて温度・湿度の測定となります。Q衝撃データロガーの測定範囲は「5~75G」、GXシリーズは「3~125G」ですが、これを超える衝撃を与えた場合、どうなりますか?例えば「200G」かかったとしても、MAX値の「75G」/「125G」(GXシリーズ)の測定記録となります。Q熱時定数は何分ですか?温度の熱時定数は約15~20分となります。Qここ最近、湿度の異常値が測定されます。湿度センサーは、消耗品としてお考えください。極端な高温や低温では著しく変動します。5°C~45°Cとなります。指定範囲外での測定精度については保証できません」と記載しております。湿度の測定値に開きが生じることもあります。温度センサーは精度が変わり難いのですが、湿度センサーは劣化により精度から外れやすいです。センサー交換(有料)を承ります。(製品単価が大幅に安くなっている為、新品への買換えを選択されるお客様もおられます。使用する環境、結露が多い環境、データロガーに直射日光が当たる環境等は難しいです。Q「KT-155F/EX」の電池を交換したのですがBATマークが消えません。電池交換後約60分間点灯します。電池交換後に「測定条件設定」をしますと△BATマークが消えます。マイナス環境からロガーを取り出すと本体のボディが結露状態となります。電池交換をしますと故障の原因となりますので常温で放置し、完全に乾いてから電池交換をして下さい。Qデータロガーをマイナス環境に入れたのですが液晶が表示されません。LCD液晶の特徴として約-20°Cから徐々に液晶は表示されません。液晶は消えてもデータは確実に記録されておりますのでご安心下さい。Q製品保証は1年ですが、測定機器としての寿命は何年ですか?約5年となります(KT-155F/EXは約3年)。測定環境により劣化度合いが異なりますのでご了承ください。Qロガーの両端にある隙間は何のためにあるのですか?市販のPPバンドが入る寸法になっております。両端にPPバンドを通し、データロガーをしっかり固定できます。Q直接購入できますか?以下条件にて問題なければ弊社ホームページより直接購入も可能です。お支払方法:事前銀行振込もしくは、代引き(クレジット払い不可)Qデータロガーのみ購入すれば使用できますか?お買い求めいただく機種により、別売のリーダーが必要となる場合がございます。製品情報にありますロガー本体仕様の「リーダー」欄をご確認ください。Qリーダーが必要な場合、何台必要ですか?リーダーは1台ご用意いただければロガーは何台でも読込みできます。Q使用するパソコンは何でも大丈夫ですか?OSはWindows7以降の環境が必要です。(MACには対応しておりません)Q交換する電池はどこで購入できますか?電池はインターネット、家電量販店等で購入できる一般市販品です。推奨「Panasonic」社製もしくは「SONY」社製もしくは「Murata」社製(旧SONY社製)※KT-155F/EXは専用電池(ER2450TWL)となりますので、弊社までお問合せ下さい。Q購入時に校正の必要はありますか?データを保証する書類は付属していますか?弊社の製品は、すべて校正データの判定が合格になる測定精度で出荷されていますが、その評価手順自体は校正の手順とは異なり書類も添付されません。従って、もしご購入時に校正証明書が必要な場合は、別途、校正手順が必要となります。(なお校正には、第三者機関で実施する標準校正とメーカー校正があります)ご購入時に校正証明書の必要有無については、お客様でのご判断となります。詳細は、弊社「校正サービス」をご参照願います。ソフトウェアについてQ記録されたデータはどのような形式ですか?データの改ざん防止用のテキスト形式(logファイル)と、自由に編集できるCSVの2形式で出力可能です。Qソフトウェアはどのように入手できますか?弊社ホームページより「ダウンロード(無償)」できます。※インターネット接続環境にてご使用下さい。USB」の英語版ソフトは供給可能です。ご利用の際は「ダウンロード」よりお申込み下さい。Qリーダーもしくはロガーをパソコンに接続しても、接続エラーになります。ドライバーが正しくインストールされていない可能性がありますので再度インストールを行ってください。Japan/FeliCa専用サイト>よりドライバーソフトウェアのダウンロードが必要です。LOGGER収集・管理システム」が誤ってインストールされている可能性があります。再度インストールを行ってください。FeliCa版のソフトをインストールして下さい。Qロガーをリーダーに乗せても動作しません。ロガー本体の液晶表示は点灯していますか。点灯していない場合は電池電圧の低下と思われますので電池交換をお願いします。電池交換を行っても動作しない場合は、弊社までお問い合わせください。注:電池交換の際は、3分以上の間隔をあけて(放電させて)から電池を再度入れてください。Qデータを収集したのですがデータが記録されていません。測定開始日時の設定が間違っていませんか。設定されている日時を確認してください。測定条件設定後に電池を外していませんか。電池を外されますと開始日時が来ても記録は開始されません。Q収集したデータが途中までしかありません。ワンタイムモードで測定していませんか。測定項目のうち1種類でもデータ数が規定の件数に達すると記録が停止します。※ロールオーバーにて測定されますと、データ数が既定の件数に達すると初めの1件目を上書きし記録を続けます。電源が供給されなった場合に測定は停止します。※この場合停止するまでの記録されたデータは保存されています。Q測定中のデータを取り込むことは可能ですか?測定中のデータの取込及びパソコン等への保存は可能です。注:測定条件設定を更新しない限りデータの記録は継続されます。Q測定条件の変更は、測定中に可能ですか?そこまでのデータを残したまま測定中に変更を行うことはできません。注:測定条件設定の変更を行うとそれまでに記録したデータは消去(クリア)されます。※メモ機能のみ測定中に変更することは可能です。Q警告表示の基準となる上限/下限温度は何度単位で設定できますか?0.1°C単位となります。Qデータロガー管理ソフトは1台のパソコンのみのライセンスですか?ライセンスフリーなので複数台のパソコンにインストール可能です。Q測定データを取り出した場合、そのまま継続して測定可能ですか?次の設定を行わないかぎり測定し続けます。Q測定データを保存していない状態で測定条件を設定してしまいました。新しい測定条件を設定するとロガーの中に記録されたデータは全て消去されてしまいます。測定データを保存してから測定条件を設定してください。Q測定データを録り続けるにはどうしたらいいですか?「ロールオーバー」にチェックする事で電池のある限り記録を録り続けます。チェックを外しますと、「ワンタイムモード」となりますのでデータ数がいっぱいになった時点で液晶に「END」と表示され、記録は止まります。Q測定データに応じた測定可能日数を教えてください。携帯端末(スマートフォン・タブレット)についてQスマートフォンはどこのメーカーでも使用できますか?対応端末は以下の通りとなります。機能の満たしている端末であればご使用可能です。Play」からダウンロード可能です。LOGGER」と入力してください。アプリの詳細はこちらのページになります。Qスマートフォンのアプリで収集したデータをパソコンで使用できますか?専用アプリで収集したデータはG-mailを利用してパソコンへ送信できます。LOGGER収集・管理システム」で読込を行うことで確認することが可能です。Qアプリで測定したデータをパソコンへ送信する事は可能ですか?「データ送信先設定」で「メール」を設定すれば可能です。その他Q校正証明書は発行してもらえますか?有料にて発行いたします。料金等はホームページにあります「校正サービス」をご確認ください。Q修理はどこへ問い合わせればよいですか?「弊社」または「購入先」にお問い合わせください。Q修理費用はどれくらいかかりますか?機種及び修理内容、修理後の校正証明有無などにより費用及び日程が異なります。現品を受領後お見積書を発行致しますのでご確認ください。修理依頼の際は、症状をわかる範囲にてご記載くださいますようお願い致します。Qセンサー寿命はどれくらいですか?ご使用環境およびご使用条件にもよりますが、1年を目安に校正等を行いご確認ください。注:特に湿度センサーはご使用環境により劣化状況が変わります。Works,Ltd.。