(2/4)ステージ昇降タイプの大型顕微鏡を友人からいただいた。程度が良さそうなので、使ってみましたが、ステージが固定せず、独りでに降下してしまいます。これでは検鏡ができません。エレベーター装置の調整が必要なようです。何方か、BIOPHOTのエレベーターの調整法を教えていただけませんか。(72/99)簡単です。雑巾を絞るように、左右とも時計回りに回すとステージが固定されます。それでも改善されない場合は、右側のスクリューの付け根に固定用のリング(見掛け上右のパーツと一体化しているのでわかりずらい)がついている場合があります。そのパーツとと左側のスクリューを雑巾を絞るように閉めるとステージが固定されます。(OK-チップをおくる)結果を報告するこのQ&Aにはまだコメントがありません。あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)幼稚園児(年中)と小学生(1年)の子供が顕微鏡を欲しいと言い出しました。デジタルカメラ・フィルムカメラ今度フィリピンに行くのですが、デジカメの充電器のことで質問があります。デジタルカメラ・フィルムカメラオリンパスの顕微鏡にFinePixS1Proを付けたいと考えています。デジタルカメラ・フィルムカメラNikonのカメラのイメージセンサーについて質問です。デジタルカメラ・フィルムカメラニコンのレンズでAI,AF,MFと表示がありますが、D70に使用出来るタイプはどれにあたり...ニコン、キャノンが売れている理由を教えてください。出来上がり、後で見に来たたくさんの人の悩みの解決に役立てられています。