ICP-MS製品カタログサーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社お問い合わせ電話でお問い合わせ以下の電話番号からお問い合わせください03-6832-9360トリプル四重極ICP-MSの概念を変える使いやすさ困難なサンプル、アプリーケーションでも超高感度分析を簡単な操作で。シンプルな操作でトリプル四重極(TQ)ICP-MSによる精密で高感度な分析を行うことができます。オペレーターの経験やテクニックに依存することなく、ラボのアプリケーションを拡大し、生産性も引き上げることができます。◆詳細は、カタログをダウンロードしてご覧ください。ICP-MS困難なサンプル、アプリーケーションでも超高感度分析を簡単な操作でシンプルな操作でトリプル四重極(TQ)ICP-MSによる精密で高感度な分析を行うことができます。オペレーターの経験やテクニックに依存することなく、ラボのアプリケーションを拡大し、生産性も引き上げることができます。Finder機能が複雑なマトリックス(干渉物質)を含むサンプルの分析メソッドをサポートします。困難で時間のかかる分析メソッド開発から解放されます。ScientificTMQtegraTMISDSソフトウェアプラットフォームを搭載。導入後スムーズな運用が可能です。Qシリーズの設計思想を受け継いだデザイン。クラス最小の設置面積、安全で簡単な操作性とメンテナンス性。これからの極微量元素分析の主流になります。幅広いアプリケーション対応能力でラボの分析限界を押し上げ、変化を続ける分析の要求に応えます。強力な干渉イオン除去能力で複雑なマトリックスのサンプルも正確かつ迅速に分析します。確かな精度と再現性でサンプルの再分析を大幅に減らします。シングル四重極ICP-MSとしても使えるフレキシビリティを備えています。ICP-MSは世界最小クラスのベンチトップICP-MSで、クリーンルーム内など、スペースが限られるラボにも設置可能な理想的な選択肢になっています。TQはすべての構成部分に外部から簡単にアクセスできるようにケーブルやダクトを簡素化しています。このデザインによって、設置条件の多様化だけでなく、排熱効率の改善による信号や質量精度の安定性向上、設置や運用のコスト削減を実現します。本体側面下部に配置しているので、座ったまま迅速かつ簡単にアクセスできます。低流量同軸型ネブライザーとペルチェ冷却サイクロンチャンバーは高効率かつコンパクトな設計で、短期・長期の信号安定性に優れています。有機溶媒分析用の酸素など、添加ガスを専用ポートからプラズマに簡単に導入できます。ガス希釈測定にも対応しており、高塩濃度や酸化物の影響を受けやすいサンプルの測定も安心です。工具を使うことなく、簡単に、安全に分解、組み立てが可能です。アプリケーションに応じたインジェクター、ネブライザーのオプションも選択できます。mL/分の導入量で分析可能です。トーチシールドを使わずに、エネルギーが低く収束したイオンを形成します。Wまで制御でき、Arのイオン化を抑制するコールドプラズマにも対応します。水冷によりコーン全体が最適化された温度に保たれ、試料マトリックスが堆積しにくく、定期メンテナンスの頻度を低減させます。メンテナンス時のコーンへのアクセスや取り外しは椅子に座った状態で、非常に簡単に行えます。真空を落とす必要はありません。スキマーコーンは、独自のインサートがマウントされており、メモリ効果を抑制します。高マトリックス用、高感度分析用など、サンプルに合わせた最適なインターフェイスを選択することができます。装置と離れたデスクトップからでも、プラズマの診断や最適化が行えます。プラズマの異常点灯を感知した場合に自動的に消灯する安全性に配慮した機能を備えています。KEDモードQ1を透過したターゲット元素と同質量の多原子イオンを排除。Shiftモードターゲット元素をQ2でリアクションさせてターゲット質量をシフト。Deflection:陽イオン90°偏向)レンズに入射されます。RAPIDレンズは固定電圧で動作するシンプルなイオンレンズで、他のICP-MS装置の複雑なイオン光学系と比較して、より安定してイオンを制御します。RAPIDレンズは、90°の角度で効率的にイオンを偏向させてQ1に導入します。イオンは偏向の際にあらゆる方向で集束し、他の追随を許さない高いS/N比が得られます。プラズマからの中性粒子はこのレンズの影響を受けずQ1に到達しないため、安定した四重極性能が発揮され、質量分離部のメンテナンスが不要となります。KED干渉低減機能とFlatapole低マスカットオフ機能を搭載。Flatapoleは、従来のコリジョンセルで使用されるマルチポールシステムとは異なります。セル容積が小さく、ガスの充てんや切り換えの時間が短縮でき、分析のスループットが向上します。低マスカットオフ機能は不要なイオン種の質量分析部への導入を遮断します。これにより、未知の複雑な試料マトリックスにおいても信頼性の高いCRC性能が得られます。メソッド作成1測定対象元素を選択2測定する同位体を選択3内標準元素を選択4Q1を通過させる質量数を選択56測定モードを選択(コリジョン、リアクション)7Q3で設定する質量数を選択8設定内容が正しいかどうかを確認9サンプル名を入力して、実験ファイルをスタート各Qの透過質量、CRCガス、分析モードはリアクションファインダーが自動設定CRCガスを選択(None、He、H2、O2、NH3)サンプル名を入力して、LabBookをスタートリアクションファインダートリプル四重極ICP-MSの複雑なメソッド開発をシンプルにします。KitはIQ/OQドキュメント、検査証、マニュアル、標準試薬がパッケージされており、専門のトレーニングを修了したサービスマンがIQ/OQ試験作業と書類作成をサポートします。9:さまざまなアクセサリをドラッグ&ドロップでシステム構成オートサンプラーやレーザーアブレーションなど、他社製アクセサリにも幅広く対応します。TQ装置側面の専用I/O(インプット/アウトプット)ポートは、接続機器との双方向の通信・制御が可能です。各種の信号をソフトウェアで制御して、接続された周辺機器を包括的にサポートします。固体の多元素分析の強力なツールとなります。ICP-MSは他の方法よりも費用対効果が高いです。深さ方向分析、元素マッピングなどへの応用も可能です。RQハードウェアとQtegraソフトウェアプラットフォームでサポート可能です。高マトリックス試料直接導入(ガス希釈導入)ガス希釈導入法(エアロゾル希釈法)はチャンバーとトーチの間に希釈ガスとしてアルゴンを導入する方法で、海水などの高マトリックス試料を希釈無しで直接導入できます。プラズマをより堅牢な状態にできるため、酸化物や水酸化物の干渉の抑制や長時間のデータ安定性にも効果があります。アルゴンガス加湿器を用いればネブライザーの先端に塩が析出するのを防ぐことができます。TQに接続して環境大気を直接分析することができます。GEDが大気ガスをICPイオン源に導入可能なアルゴンに置換することにより、ICPへ大気を直接導入する際の技術上の問題が解消します。GEDを用いた大気の直接サンプリングと、高感度ICP-MSによるオンライン多元素分析で、大気汚染に関する情報が即座に、連続的に得られます。添加ガス導入キットが必要です。(IC・LC・GC-ICP-MS)ICP-MSは、通常さまざまな試料のトータル元素濃度の測定を迅速、かつ正確に行います。ICP-MSをクロマトグラフと組み合わせて高感度の元素検出器として使用することにより、対象元素の化学形態情報を得ることができます。食品、環境および医薬品などの分析で、試料のスクリーニングにはトータル元素濃度の情報を使用し、その結果から濃度の高い試料を選択して化学種形態(スペシエーション)分析を実施することもできます。これには専用の接続キットを用意しています。100インターフェイスが必要です。TQの高速分析機能を用いてナノ粒子の数と分布を解析することができます。専用のプラグインソフトウェアnpQuantを用いて、測定パラメーターを最適化することにより1分間で数百∼数千個の粒子を測定することができます。データ取得の完了後はnpQuantがすべてのデータ処理を実施し、サンプルの粒子径分布と粒子数濃度を計算します。NanoDefineは、ナノマテリアルの分析、評価方法を開発する国際団体でEUの助成により運営されています。サーモフィッシャーサイエンティフィックはICP-MSメーカーとして唯一NanoDefineに参加し、ナノ粒子分析の最先端技術を提供しています。TQとQtegraソフトウェアはCETAC社、ESI社製の多彩なオートサンプラーに対応しており、試料やバイアル数に合わせた選択が可能です。汚染を防ぐオートサンプラーカバーも用意しています。設置、使用に関する注意・本製品は電波法で定められた高周波利用設備です。設置に関する申請手続きについてご不明な点は当社または販売代理店にご相談ください。保守契約のご案内保証期間の終了後も安心して機器をお使いいただくためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。お客様のニーズとご予算に合わせて、各種保守契約プランをご用意しております。●*1アカデミアサポートプランは学校/大学法人のお客様のみご契約可能です。*2場合によっては、装置を当社にお送りいただくことがございます。*3消耗品は含みません。PC/プリンターは当社より装置本体の付属品として供給したもののみ対象となります。各サポートプランの価格はお問い合わせください。無断複写・転写を禁じます。ELE065_A1706OBここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。×カタログ選択ができませんでしたお使いの環境ではカタログをダウンロードすることが出来ません。お手数おかけいたしますがブラウザを最新版にアップデートしてからお試し下さい。Catalogでは以下のブラウザに対応しております。確認する」へお進みください。*の項目は入力必須です。電話番号*ハイフン付き電話番号をご入力ください。部署名*部署名がない場合は、「なし」または役職等をご記入ください。入力内容を確認する*ダウンロードされたお客様の情報は、弊社プライバシーポリシーに則りカタログ掲載企業へ提供されます以下の内容でよろしければ「ダウンロード」へお進みください。