コメントを受け付けていません。tarorin東芝のMRIを聞いてきました。CT/MR研究会の発表者に抜擢されていた千葉寿恵(ひさえ)さん(那須本社)が案内してくれました。昨年のRSNAで発表済みだそうですが、「1.5T」のElanの販売がすこぶる良いので、説明させて下さいとのこと。下のようなラインナップになっています。(^^)その理由としては3つあり、ひとつめが、設置面積がとても小さい(16平米)ふたつめは、経済的なこと。天板を下に下ろすと、G-amp(グラディエント用の電流)がほとんどゼロになるので、50%ほど電気代を節約できるとのこと。ヘリウムはゼロボイルオフ(蒸発しない)なので再充填が不要。timeを決めやすいとか、その他頭部コイルのチルト機構、位置決めアシスト機能など優れた機能があるとのこと。Titanに「Saturn」オプションが設定された(今年の目玉)今年の目玉は、3TのTitanに、Saturnというgradientが設定され、最大傾斜磁場が45mT/m担ったとのこと(従来30mT/m)そのほか、聞いてみるとかなりいろいろな点を改善したようです。画質もかなり良かったので、へぇ〜という感じでした。パワーが上がると生じる発熱(B0のシフトを起こしてしまう)や振動(位相シフトを起こしてしまう)問題や、ボアサイズが上がると生じる振動やRF不均一(SARの上昇を来す)の問題をいろいろと対策したとのこと。60cmのガントリから70cmのガントリ(右)になるときは、開口部が大きくなるぶん、周囲にしわ寄せがきて、Gradientは薄く作らなくてはならない。modeling(紫)とかかれているような、がっちりしたGradientの材質に変えたりしているとのこと。RFの均一化ができたので、かなりフリップアングルを大きくとれる(従来は局所的な加熱を防ぐために小さく取らざるをえなかった)ことになった。このため、こんなふうに、Flop角(高速SE法で最初の90度のあとに沢山180度を打ちますが、そのことを「フリップ」ではなくて「フロップ」といいます)を120度から180度に高めることができたので、SNRが良くなったそうです。これは説得力ある画像ですね。それで、出てきている画像は確かにかなりきれいなものでした。V2.5ソフトウエアバージョンがV2.5になりいくつかのことが出来るようになりました。DWIは、確かにかなりきれいになっています。blurringが減っています。T1WIの取得や、cDWIのプリセット(撮影前に宣言しておける)など。DWIも歪みが少ない印象で◯。DWIUTECESTZAPPEDなどが挙げられていました。ZAPPEDはCESTよりもだいぶ良いらしいので、皆さんまた、講演会などでチェックしてみてください。投稿者プロフィールMRIの撮像・フィルム焼き・患者導入に従事していた経験を活かし、企・技・医の中間の立ち位置を大切にしています。モットーは研究結果を中立的に判断すること、皆で研究成果を愉しむことです。Health...コメントは利用できません。2018皆さまはじめまして。茨城県立こども病院の加藤綾華と申します。DWIBS検査を行っている技師のみなさん、D...プレスリリース登録されているプレスリリースはございません。