Tritonを2015年2月に発売します。plus」が満を持して登場します。用いており、次の特徴を備えています。波長1μm帯光源の高い組織侵達性により、眼底深部の観察や中間透光体に混濁がある場合での観察を容易にします。高品位な波長掃引光源を用いることで断層画像の深さ方向の劣化を低減し、硝子体から網膜・脈絡膜深部まで一枚の断層画像を均質な画質で映し出します。秒の高速な撮影スピードにより、眼球運動の影響を受けにくい高精細なOCT画像の取得を可能にします。撮影光は完全に不可視光であるため、患者さんが撮影光を目で追うことによる撮影中の位置ずれが発生しにくくなります。Tritonの持つもう一つの大きな特徴は、次のように種々の眼底写真撮影機能を備えていることです。撮影できる利便性を兼ね備えています。Tritonは研究領域のみにとどまらず、臨床の現場においてその能力を最大限に発揮すると期待しています。撮影光源の一種です【OCT測定方式の歴史】OCT(光干渉断層像)が眼科応用された当初はタイムドメインと呼ばれる干渉信号の取得方式が用いられていました。秒*3と、実用性の面からは厳しい点がありました。OCT-1000)の販売を開始しました*4。初期のタイムドメイン方式と比較するとスキャン速度は飛躍的に向上し、短い測定時間内での高解像度撮影が可能になりました。Atlantisと同様に光源にSweptSourceを採用し、世界最速の座を引き継いでいます。秒でOCT断層像を撮影できます。Source光源は、スペクトラルドメインOCTの光源波長(中心波長840nm)と比較して組織侵達性に優れ、同時にOCT画像の上方(硝子体側)、および下方(強膜側)の感度の劣化が少ない特徴を有しています。領域を高精細に撮影することが可能です*6。中心波長1μmを使用することにより白内障など水晶体混濁による散乱の影響を軽減できるため、中間透光体に混濁のある眼の状態であっても眼底断層像を高感度で撮影できます。スキャン中心波長1μmの波長を持つ光源によるもうひとつのメリットは、撮影する光が眼に見えないこと、すなわち不可視の状態で撮影が可能になることです。そのため患者さんがスキャンラインを眼で追うことなく撮影を行うことができます。自発蛍光眼底写真の撮影を1台で行うことができ*7、臨床における利便性を高めています。(眼底ガイド撮影)従来のワークフローに加え、撮影した眼底画像上でOCT撮影を行う部位を指定することが可能です。Triton一台で実現します。フォローアップ撮影により同じ部位の経過観察を行うことができます。システムソフトウェアのアルゴリズムの改善により、眼底画像からOCT撮影の位置を指定する場合や、経過観察において前回と同じ部位のOCT画像の撮影を行う場合の位置再現性を向上*8しました。撮影した結果を定量的に評価出来ることがOCTを用いた診察における大きな長所です。Tritonにも正常眼データベースを搭載しています。撮影した結果と、当社において蓄積した正常眼データベースを比較することにより、疾患の早期発見を促すよう医師の診断をサポートします。Tritonシリーズでは専用アタッチメント(別売付属品)を使用することで前眼部の観察・撮影が可能です。