よって提供されるプロダクトおよびサービスを好みます。それらは考察に実際に私達の興味を運びます。England私の最も古い娘は実際にライム病があります。彼女はLymeのために車椅子のほぼ1年を過ごしました。彼女は今非常によくしています。私はサンプルの2つを使用しました。私のLymeをテストする1つLymeがない私の娘をテストするために娘をおよび1つは診断しました。あなたのテストはよく働きました。Lymeの私の娘は陽性をおよびテストされなかった陰性人をテストしました。最初にで私に満足する応答を常に与えます。mLでヒト尿中のα-ピロリジノバレロフェノン(α-PVP)を検出するための高速クロマトグラフィーイムノアッセイです。このアッセイは、定性的で予備的な分析テスト結果のみを提供します。確認された分析結果を得るには、より具体的な代替の化学的方法を使用する必要があります。MS)が好ましい確認方法です。予備的な陽性結果が使用される場合、乱用テスト結果の薬物には臨床的考慮と専門的判断が適用されるべきです。説明:α-ピロリジノバレロフェノン(α-PVP、A-PVP、α-PVP、およびFlakkaとも呼ばれる)は、カチノンおよびピロリジンの化学物質クラスの合成刺激物質です。1投与すると、顕著な幸福感のある「突進」成分を伴う、中寿命のカチノン様刺激および脱抑制作用を生じます。α-PVPは、MDPVなどの他のピロリジン化合物や、東アフリカのハット低木に見られる他のカチノン化合物と化学的に類似しています。一般に、結晶性粉末または結晶化した破片の形で提供され、ユーザーはこれを摂取して、吸入または気化されたときのメタンフェタミンおよびコカインに匹敵する強力であるが短命の陶酔刺激効果を生み出すことができます。2α-PVPラピッドテストカセット(尿)は、機器を使用せずに実行できる迅速な尿スクリーニングテストです。このテストでは、モノクローナル抗体を使用して、尿中のα-ピロリジノバレロフェノン濃度の上昇を選択的に検出します。mLを超えると陽性結果をもたらします。使い方?テストの前に、テスト、尿検体、および/またはコントロールが室温(15-30°C)に達するようにします。1.ポーチを開く前に、ポーチを室温にします。密封されたポーチからテストカセットを取り出し、1時間以内に使用します。2.テストカセットを清潔で水平な面に置きます。スポイトを垂直に持ち、尿3滴(約120μL)をテストカセットの試料ウェル(S)に移し、タイマーを開始します。試料ウェルに気泡が入らないようにしてください(S)。下の図を参照してください。3.色付きの線が表示されるまで待ちます。5分で結果を読み取ります。10分後に結果を解釈しないでください。【パネルの使用方法】テストの前に、テスト、尿検体、および/またはコントロールが室温(15-30oC)に達するのを待ちます。1.ポーチを開く前に、ポーチを室温にします。シールされたポーチからテストパネルを取り外し、1時間以内に使用します。2.キャップを取り外します。3.矢印を尿検体に向けて、テストパネルを尿検体に垂直に少なくとも10〜15秒間浸します。少なくとも波線のレベルまでストリップを浸しますが、テストパネルの矢印の上には触れないでください。4.キャップを元に戻し、非吸収性の平らな面にテストパネルを置きます。5.タイマーを開始し、色付きの線が表示されるまで待ちます。6.結果は5分で読み取られます。10分後に結果を解釈しないでください。【ディスティックスティックの使用方法】テストの前に、テスト、尿検体、および/またはコントロールが室温(15-30oC)に達するのを待ちます。1.ポーチを開く前に、ポーチを室温にします。シールされたポーチからテストディップスティックを取り外し、1時間以内に使用します。2.尿検体の方向を指す矢印を使用して、試験ディップスティックを尿検体に少なくとも10〜15秒間垂直に浸します。ストリップを浸漬するときに、テストディップスティックの最大線(MAX)を渡さないでください。下の図を参照してください。3.テストディップスティックを非吸収性の平らな面に置き、タイマーを開始して、色付きの線が表示されるのを待ちます。5分で結果を読み取ります。10分後に結果を解釈しないでください。2つの異なる色の線が表示されます。1本の色付きの線がコントロールライン領域(C)にあり、別の色付きの線がテストライン領域(T)にある必要があります。mL)を下回っていることを示しています。*注:テストライン領域(T)の色の濃淡は異なりますが、淡い色のラインがある場合でも負と見なされる必要があります。正:コントロール領域に1本の色付きの線が表示されます(C)。テスト行領域(T)に行が表示されません。mL)を超えていることを示しています。無効:制御線(C)が表示されません。不十分な検体量または不適切な手順技術が、制御ラインの故障の最も可能性の高い理由です。手順を確認し、新しいテストを使用してテストを繰り返します。問題が解決しない場合は、すぐにロットの使用を中止し、地元の販売店に連絡してください。製品名、色、サイズ、MOQ、FOB、等のような照会の細部を、入れて下さい。