会員登録すると専用コンテンツ・機能をご利用いただけます。ダイオード/抵抗温度センサーに対応した温度モニターです。低温1.4Kから800Kの温度を測定できます。シリアル通信(RS-232C)、アラーム/リレー、アナログ電圧/電流出力があり、冷凍機や冷媒貯蔵タンク、クライオポンプのモニタ、物性研究用途など、計測システムや自動モニタ用途にも最適です。熱電対では精度不足な用途にも適しています。リレー/アラームセンサー入力の能力211型温度モニターはダイオード温度計と抵抗温度計に対応しています。センサーの選択はフロントパネルの操作で行います。高精度な測定のために、4線差動測定と24ビットAD変換器を使っています。数種類の熱電対の標準温度カーブが登録されています。331型は内部の不揮発メモリーに校正カーブを20件登録できます。1件のカーブのデータは最大200ポイントで、PCとの通信やフロントパネルの操作を通じて入力できます。レイクショアのSoftCal1アルゴリズムを使えば、シリコンダイオード温度計と白金抵抗温度計の校正カーブを生成し、ユーザーが作成した校正カーブとしてカーブメモリーに登録できます。温度応答カーブは使用するセンサーに応じて測定した電圧や抵抗を温度に変換するために使われます。シリコンダイオード温度計と白金抵抗温度計の温度カーブは標準の温度カーブとしてあらかじめファームウェアに登録されています。PCから温度カーブを211型の不揮発メモリーに登録することもできます。レイクショアのSoftCal校正は従来の個別の校正より安価に、かつ標準温度カーブより高い精度を必要とする用途に最適です。対応するセンサーは白金抵抗とシリコンダイオード温度計です。この校正方法は標準カーブが持っている予測が可能であるという性質を利用して、いくつかの既知の温度基準点でセンサーの確度を改善するものです。インターフェース単体のモニターとしても使えますが、RS-232Cシリアル通信インターフェースやリレーなどの他のインターフェースを利用してシステムに組み込んで使うこともできます。設定と機器の機能はシリアルインターフェースからでもフロントパネルからでも操作できます。温度データはコンピュータインターフェースを経由した場合、毎秒7回の更新ができます。LEDディスプレーは毎秒2回更新します。Hi/Lowアラームの動作は警報に適したラッチングモードとOn/Off制御に適したノンラッチングモードを選択できます。アナログ出力は0-10Vもしくは20mA出力のどちらでも選ぶことができます。ディスプレー211型は6桁のLEDディスプレーを採用しています。表示できる単位はK、°C、?、V、Ωです。インターフェースアナログ出力センサーセレクションシリコンダイオード温度計は、室温を上回る温度から1.4Kまでの一般的な低温用途に適しています。規格化された標準温度カーブを利用できるためため、多くの用途では個別の校正確度を必要とせず、経済的でかつ交換が簡単です。放射線や磁場のある環境には適しません。セルノックス抵抗温度計は、薄膜センサーで2Kから420Kの温度範囲で使用でき、高い感度と磁場の影響を受けにくいという特徴を持っています。このセンサーは個別の校正を必要とします。白金抵抗温度計は、30Kから800Kの温度範囲で感度が一定しているという特長があります。再現性が高く、温度標準として使われています。70K以上の温度領域では標準温度カーブに従うので、多くの用途で個別の校正を必要とせず、交換も簡単です。10T(1)センサーの駆動電流が単一レンジの場合、負温度係数の抵抗センサーの最低使用温度に限界が生じる。低温側の限界は入力抵抗の範囲によるもの。本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。