内蔵NiMH充電池により動作します。メンテナンスフリーのダイアフラムポンプによって空気を250ccのチャンバーに吸引します。流量は内蔵積算流量計により計測されます。2つ目のチャンバーはガンマ線補正に利用されます。温度や気圧補正も行います。内蔵ヒーターによりチャンバー内は常に乾燥した状態に保たれます。Cs-137線源で校正できる専用ソフトウェアを含んでいます。MODEL3100は、米軍の要求する耐久性試験をクリアした、頑丈なトリチウムモニターです。Inc(米国)お問い合わせサイトマップサイトポリシーリンク。