)製ディップ・メーターの一部です。)ディップ・メーターは、国産品以外に海外でもたくさん作られています。現在も製造しているのは数社ではないかと思います。中古市場で探すのが早道ですが、意外と人気があるのかそれ程安く買えないかも分かりません。使わなくなった人を見付けたら、すぐに交渉をする方が良いですね。Knightなど・・・デザインも色々あり、目を楽しませてくれます。軽く数十種類はあると思います。意外な事に、日本製で海外だけで売られていたモデルも存在する様です。ディップ・メーターは専用コイルと組み合わせて使用しますが、古い機種ではコイルが欠品しているのも多いです。付属品が全部揃っていれば文句無しですが、コイルが揃っているか確認して下さい。目盛と実際の周波数は全く合わないと思いますが、周波数カウンターで発振周波数をモニターしながら使えばそれほど困らないと思います。周波数範囲も1.5MHz程度から200MHz程度までの機種が多いのですが。400kHz程度からカバーしている機種だと455kHz-IFTの調整用に便利です。新品での購入は選択肢が少なくなっていますが、時々見物するオークションではかなりの高額で落札されている事もある様です。三田無線のデジタル表示の機種は、発売当時の定価を上回る価格になっている事もあります。多くのディップメーターの目盛はデリカの様に手書きではなく、印刷されています。新品なら誤差も少ないかも判りませんが、経年変化も加わって誤差も大きくなっていると思います。-12%くらいズレています。この点も併せて、正確なディップ点は周波数カウンターを併用するのが良いと思います。)で同調回路を形成します。分かっているコンデンサの容量と同調周波数からコイルの値を計算します。スイッチング電源回路に使用する高誘電率タイプのセラミック・コンデンサは、高い周波数ではディップ点が浅かったり使えなかったりします。1000PFなど数種類のコンデンサを用意しておくと便利です。珍しいディップ・メーターをお譲り頂ける様でしたら、ご連絡下さい。)から使える物を特に探しています。協立電機・NEC製など・・故障品・コイル無しの物でも有りましたらお願いします。秋葉原店・店頭に展示しています。10kHzから使用できるディップ・メーターです。変調機能はありません。周波数範囲:6バンドのコイル付きです。コイルは2端子ではなく、3端子になっています。長波用などの大きなフェライト・ロッドの同調周波数測定には、筐体にフェライトが近接させるとディップ点が変わります。測定時は筐体から少し離さないといけません。この配置での結合はディップ点がうまく出ません。フェライトの端面に配置すると結合がうまく取れます。目盛板は手書きで見やすく、正確さが売りです。0.6MHzをカバーしています。)もあるのですが、目盛にはFバンドが記入されていません。細長いのが特徴のコイルです。180PFになっています。現在は、デジタル表示のディップ・メーターが販売されています。現在は、259Bとして販売中です。コイルの容量や共振周波数を測定するのにディップ・メーターを使用しますが、これも同様の使い方が出来ます。最低周波数は1.8MHzです。これが500KHzからだと文句無しなのですが。次の様な測定が出来ます。内蔵の電池でもACアダプターでも使えます。Adapterを使えば、ディップ・メーターとしても使えます。このアダプターはコイルなので、自作してもディップ・メーターとして問題なく使えます。)値段の割に完成度が高いモデルです。50オーム終端器を測定しているところ100MHzにおいて、左側のメーターはVSWR=1を、右側のメーターは50オーム付近を示しています。オプションとして、販売されています。オスにボールペンなどのプラスチックやアクリル棒を差し込んでボビンの代用にします。作業は、この素材探しでは無いかと思います。手頃な物が見つかれば、適当にコイルを巻くだけです。周波数が高いところは数ターンで、HFには数十回巻けば良いと思います。下の画像は、12mmのボビンに0.5mmのホルマル線を20回巻いた物です。この場合は、数MHzでディップが浅いのが確認できました。次回作る場合は、もう少し巻き数を増やしてみます。VHF用のコイル直径11mmで3回巻きました。100MHz付近では大きくディップします。目的の周波数付近で大きくディップする様な巻き数のコイルを数本用意しておくと便利です。