速さと測定範囲に磨きをかけました。○精密測定の初速1.7秒、約40%(ソキア従来機比)ものスピードアップを実現しました。○1素子プリズムを使用した場合、2mm+2ppmという高精度で4,000mまでの測距が可能です。○反射シートでも、3mm+2ppmという精度を保証しています。・実績が証明する信頼性の測角システム2002年から進化を重ねた信頼の測角システム。加えて新設計の傾斜センサーを搭載しています。○測角に最適化したコード技術と先進のデジタル技術を駆使した、アブソリュート・エンコーダーを搭載しています。○2軸自動補正機構に、新設計の傾斜センサーを搭載。補正範囲が2倍になり(ソキア従来機比)水平の出しなおし回数を減少できますので、作業効率も飛躍的に向上します。・砂塵にも豪雨にも耐える環境性能JIS保護等級IP66。業界最高の高い防塵防水性能を誇り、過酷な環境下でも安心です。○砂・泥はもちろんのこと、粉塵ですら機械内部へ一切侵入させない防塵性能と、豪雨や、飛沫の多いトンネルなどの地下現場にも耐える防水性能を備えています。初心者に使いやすく、熟練者にはより便利に。先進のインターフェースや、ワイヤレス通信も充実しています。○数値入力に便利な10キーと、使いやすいよう配列を変えられる4つのソフトキー(F1-F4)で、優れた操作性を実現します。○SD/SDHCカードや、USBメモリーなど、先進のインターフェースを搭載しています。無線機能を標準搭載し、データコレクターなど外部機器とワイヤレスで接続できます。○薄暗い場所や時間帯でも、スピーディーな整準作業を行える、レーザー求心装置をオプションで用意しています。気象条件通常時:もやがわずかで視程が約20km、適度な日差しでかげろうが弱い。測距光が反射シートの正対方向から上下左右30°以内の入射角で当たっている場合。もやがなく視程が約40km、曇っていてかげろうがない。D:測定距離、単位:mm。B7912-4:2006準拠、JSIMA102:2006適用区分A。なし、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。高温地モデル(-20〜+60°C)も受注生産でご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。20°C、30秒ごとに精密単回測定。外部電源端子はSET250Xに標準、SET350X/550X(XS)にオプション設定。SET650XSアイスピースの取り付け方法】1、アイスピースの取り付け方法(1)接眼レンズを外します。(レンズの根本から反時計回し)(2)アイスピースを接眼レンズ部分にはめ、銀色部分から時計回りに回します。2、アイスピースの外す方法(1)銀色部分を反時計回りに回し、アイスピースを外します。(2)接眼レンズを取り付けます。(3)接眼レンズをはめ、根本から時計回りに回します。他に以下のレンタル機材をご用意しております。SET-650XSお急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。0120-008-0043ステップで簡単見積り!!※在庫状況が刻々と変化しますので、早めのご確認をお勧めします。※個人の方は「個人」とご記入願います。までお気軽にお電話ください。レンタル価格は、「レンタル自動見積」を左クリックしてください。ご確認頂けます!※中古販売始めました。価格等お問合わせください。※リースはお取り扱いしておりません。お気軽にお問合せください。Reserved.このページの先頭へ.。