nmの値に対する比率で表したものである。lxより小さくなければならない。lx以下でなければならない。測定は,試験環境の下で,ブラックライトを点灯し,安定してから行う。試験環境を暗くする着色した遮光保護具などは使用してはならない。μW/cm2)を超えるものをいう。]を長時間照射することは避けることが望ましい。試験員の視界内には,グレア,他の可視光線又はA領域紫外線が入り込まないようにしなければならない。条件を満足しなければならない。照度計の特性は,国家標準又は国際標準にトレーサブルな装置及びシステムを用いて製造業者の推奨する頻度で校正しなければならない。この期間は,12か月間を超えてはならない。nm付近を中心とする狭帯域のA領域紫外線による。計器を整備したり又は修理した場合には,校正を行わなければならない。取外し可能なセンサ及び読取り装置を使用した場合,検証は,システム全体(読取り装置及びセンサ)で行わなければならない。校正結果は,文書化しなければならない。