テーパゲージテーパゲージテーパ状になった穴や軸のテーパ比を確認するのが、テーパゲージです。テーパゲージはテーパ製品のテーパとテーパの基本径(大端径又は小端径)の検査に用いられます。一般にテーパプラグゲージとテーパリングゲージからなり、はめ合った一組のゲージ形状となりますが、切欠きを設け製品の基準とすべき端面が止る位置を限界式にわかるようにしたものも製作いたします。ホルダー部分に使われるテーパにはいろいろな種類があります。以下のテーパ加工製品などが対象となります。モールステーパジャコブステーパナショナルテーパブラウンシャープテーパ7/24テーパ※これらはサイズ表記もそれぞれ違うので注意して選定してください。検査しようとするテーパ比に対し、精密に作ったテーパゲージをあてがい、きちんとゲージと接すればテーパ比は合格です。具体的な判定方法は以下の通りです。ゲージのテーパ部にブルーペーストなどをうすく塗り、ゲージと製品をしっかりとはめあわせます。ゲージ又は製品を約1/8回転させ、元に戻します。ゲージと製品を離し、ブルーペーストがどの程度こすれて伸びたかを確認します。伸びている箇所は製品とゲージが接していたところであるということができます。伸びていた箇所が多いほど、テーパ比を満足していることになります。この検査方法を「当たり検査」と呼びます。こすれて伸びた状態を保存するために、ブルーペーストを紙に写し取ることもあります。当たり検査の他に、テーパ状になっている製品の大端径や小端径の合否を、テーパゲージに切欠きを設け、その切欠きの間で止まったら合格であるという検査もあります。特殊受注生産品なので、特に品番設定は行っておりません。Kobou-shibaken.com。