寒くなるにつれ、耳掛型のチューブ内部に水滴が溜る現象がおきます。具体的に最高気温が15°C位になってきたり、最高気温と最低気温の差が大きくなって来たら要注意かと思います。チューブ矢印の部分が結露による水滴です結露が溜ってくると水の膜が出来てチューブ内を音が通らなくなってしまいます。そのため症状としては音が出ない・音が小さい・ボワンとこもった感じ...などなど結露が出来る原因は補聴器を装着していると、チューブ内部の空気は体温により温まります。それにより外気との温度差が生じ結露が発生してしまいます。体温が高い・温度差がある環境を行き来する・耳栓やイヤモールドの密閉率が高いなど...結露対策としては昔からチューブ内に木綿糸を入れる方法が一般的です。(原始的ですが...)メーカーの純正部品としては、リオネット社が防滴チューブをリリースしています。左の補聴器に付いているチューブが防滴チューブ、右は通常チューブチューブ内部にギザギザと糸が入っています。糸を入れる事で、チューブ内に溜った水分を糸が給水し、水の膜が出来ないようにします。防滴チューブが無い場合や、防滴チューブでも水が溜まってしまう場合は、チューブ内部に木綿糸を入れれば同じ効果が期待できます。この場合チューブ内に糸が落ちたりしないように、補聴器本体のチューブを差し込む部分(フック)に糸をかませて固定すると良いと思います。それとお勧めとしては、糸を二つ折りにする感じで、チューブ内に2本糸がある状態がより給水するので良いかも知れません。糸を入れた場合に良く聞く質問で「糸を入れる事で聞こえが悪くなりませんか?」と聞かれる方がいます。糸を入れたことで感度が下がったり、補聴器の周波数特性が変化することはありません。実際に当店でも検証しましたが特性変化は見られず、糸に水分を吸着させた状態でも特性変化は見られませんでした。まとめ結露については耳掛型の補聴器で起きる場合が多いので、電池を交換したのに聞こえない...そんな場合はチューブを見て下さい。結露対策は自身でもチューブ内に糸を入れたりも出来ますが、それでも結露が発生しやすい場合は、耳栓部分に小さい穴を開けたりするのも若干効果が認められます。結露は耳掛型補聴器だけでなく、耳穴型補聴器でも発生する場合も有ります!!耳穴型の場合は、レシーバーに固定しているレシーバーチューブ内で発生する事が多いです。03-5966-0331メールjouhoku.ha.ooyama@gmail.com※メールでお問合わせいただく場合の注意。Gmailの迷惑メール設定をしている場合、こちらから返信できないことが有りますのでご確認ください。10:00~15:00(日曜日は完全ご予約制)定休日:第2・4・5日曜日・祝日シグニア(シーメンス)補聴器の2週間試聴レンタルも取扱い対応しています。今年は9月22日(土)・23日(日)の二日間で東京の秋葉原でJAPAN補聴器フォーラム2018が開催されます。編集トップへ戻る閉じる。