環境にやさしいエネルギーを提案します。標準カタログには掲載しておりませんが、納入実績として下表に特殊な製品を紹介致します。2次側に接続される負荷は電子化が進み低負担となってきました。Transformer)です。精密計測器として使用されます。接続替えすることなく2次(低圧)側でタップ切替が可能です。当社の計器用変圧器の、標準品の定格負担は15VAであります。へ詳しくはこちらその他計器用変成器(製作実績品)カタログpdfファイルはこちらにあります。13.8kV(公称電圧13.2kV)以上は油入り絶縁にて製作いたします。最高電圧23kV(公称電圧22kV)に対応した、油入りの計器用変圧器です。1次Y-2次Y(中性点付き)結線の三相計器用変圧器です。実績データ当社設計の製作実績品の周波数特性や小電流、電圧時のデータを公開します。下記実績データとなりますが、各種仕様によっても異なりますので、参考データとしていただきたくお願いいたします。(CT)の定格電流について丸窓貫通形の定格電流は定格アンペアターン(A)で表示されます。コアの内径を貫通する最大の電流をアンペアターンと表示します。・1ターン貫通では一次側に100Aの電流が流れると二次側に5Aが流れます。・2ターン貫通では一次側に50Aの電流が流れると二次側に5Aが流れます。※ターン数(巻数)によって精度は変わりません。10変流器使用時の注意点について変流器の原理は変圧器と同様で1次側と2次側のコイルの巻数比で2次電流の値が決まります。変流器は1次電流が一定の場合、2次電流も負荷の大きさに関わらず一定となります。2次側負荷を大きくしていくと2次電流を流そうとして電圧はどんどん高くなっていきます。2次側を開放した状態は負荷∞となることから2次側には高電圧が発生し、コイルの絶縁が保てなくなりショートし焼損する可能性があります。変流器(CT)使用中に二次側を開放することは絶対に避けてください。電力需給用などに区分されます。計器用変成器が使用される主な目的は、大電流や高圧回路の電気量(電圧、電流、電力)の測定範囲を拡大し計測に適した電流や電圧に変換することと、計測器などを高圧回路から絶縁することです。計器用変成器のポイント計器用変成器にとって、もっとも重要な性能は確度と絶縁特性であります。経験から蓄積された生産技術により製作されており、ますます精密化する計測業務に精度と安全をお届けしております。お気軽に御相談下さい。