»よくある質問(浸透探傷)ホームログインよくある質問(浸透探傷)IKSチェックとは何ですか?IKSチェックの特徴は何ですか?低ハロゲン低硫黄タイプのIKSチェックはどんな時に使いますか?使用法を簡単に教えて欲しい。IKSチェックの使用温度範囲は?どのくらいの量で販売されていますか?関連する規格を教えて欲しい。低ハロゲン低硫黄タイプのIKSチェックの製品規格を教えて欲しい。本ページの内容は、(株)IHI検査計測の許可を得て掲載しています。IKSチェックとは何ですか?(株)IHI検査計測製の染色浸透探傷剤です。安全衛生の向上と石油臭の駆逐というユーザーの要望に応え、安心して使用できるよう開発された、染色浸透探傷剤です。IKSチェックの特徴は何ですか?IKSチェックは狭い室内や圧力容器などの中で作業を行う場合にも溶剤による中毒の心配なく検査を行うために開発された画期的な製品です。よる有機溶剤に該当しない製品です。低ハロゲン低硫黄タイプのIKSチェックはどんな時に使いますか?このタイプは、読んで字のごとくハロゲン系の元素(弗素・塩素・臭素)と硫黄分が非常に少ない製品で、主に原子力関係の産業で使用されており、以前原子力用と呼ばれていました。これはステンレスの応力腐食割れを防ぐために上記元素の残留を制限しています。用いて、表面の油脂、汚れ等を除去し、欠陥部を開口させた後、十分に乾燥させる。浸透時間は通常5〜60分とする。低温の場合は長めにする。洗浄液を含ませたウエスで表面の浸透液を除去する。水洗型の場合は、シャワー水にて洗浄する。現像剤は十分撹拌した後、薄く均一に塗布する。現像時間は通常10〜30分とする。欠陥指示模様を観察する。試験部の前処理として溶剤もしくはエースの洗浄液で洗浄し十分に乾燥させます。浸透液をスプレー又は刷毛などで試験部に塗布し、5分〜60分間浸透させます。試験部の浸透液を乾いたウエスなどで拭き取り、さらに洗浄液を少し染み込ませたウエスで仕上げとして拭き取ります。現像液を試験部にスプレー缶を良く振ってから斑にならないように吹き付けます。現像剤が乾き始める頃から十分に明るいところで観察します。現像後あまり時間が経ちすぎると指示模様が滲んで判別しにくくなりますので早めに判別してください。現像剤の粉を乾いたウエスまたはブラシで除去し、浸透液の赤色が残っている場合にはエースの洗浄液で洗浄してください。IKSチェックの使用温度範囲は?IKSチェックは0〜70°Cの範囲で使用可能であることが実験により実証されており、検査精度も常温と同等の感度が得られます。どのくらいの量で販売されていますか?450型エアゾール缶(12本単位)・4リットル缶・18リットル缶があります。ガス取締法には、エアゾール450型のみが該当します。NDTmart.jp。