ベーン式風速プローブの無線ハンドルを利用して、その他のプローブヘッドや延長ロッドを取り付けることができます。専用ケースに入った実用的なセットです。いずれもインテリジェントプローブを採用しており、プローブヘッドだけで校正をすることができます。このセットは、換気空調システムの調整やメンテナンスに必要な、ダクトや排気口での風速・風量計測に適しています。カビ発生リスク検知、CO2等の長期的な計測も可能。無線プローブ(Bluetooth®)により、ケーブル長にとらわれない測定を実現。必要に応じて利用可能な漏斗セットと体積流量調整器を使用します。照度プローブはオフィスや製造現場などの作業環境の照度測定に最適なプローブです。¥51,700詳細IAQプローブ(温湿度センサ付CO2プローブ、Bluetooth®対応)オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。¥80,300詳細IAQプローブ(温湿度・CO2センサ付)はオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。¥74,800詳細IAQプローブヘッド(温湿度センサ付CO2プローブヘッド)。ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドルに取り付けて使用。¥66,000詳細Bluetooth®対応COプローブはボイラー室などの作業環境で一酸化炭素を検出する用途で使用されます。―測定レンジは0~500ppm。¥60,500詳細COプローブはボイラー室などの作業環境で一酸化炭素を検出する用途で使用されます。ー測定レンジは0~500ppm。¥55,000詳細COプローブヘッドを有線or無線ハンドルと接続し、CO測定が行なえます。測定範囲0~500ppm。液体や半固体の温度測定に適した防水型浸漬/芯温プローブ(NTCサーミスタ)。高速応答で気体温度を測定する温度プローブ(NTCサーミスタ温度センサ)。直径6~35mmのパイプの表面温度測定用クランププローブ(NTCサーミスタ温度センサ)。湿度プローブ温湿度デジタルプローブ(無線ハンドル付)。室内や換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプの測定用。温湿度デジタルプローブ(有線ハンドル付)。室内や換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプでの測定用。¥24,200詳細ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドル取付け用の温湿度プローブヘッド。デジタルプローブ(無線ハンドル付)。クリーンルームや研究施設、製薬および食品分野の重要なプロセス管理、また、室内や換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプの測定用。デジタルプローブ(有線ハンドル付)。クリーンルームや研究施設、製薬および食品分野の重要なプロセス管理、また、室内や換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプの測定用。¥69,300詳細ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドル取付け用の高精度温湿度プローブヘッド。¥60,500詳細180°C高温用温湿度プローブは最高180°Cまでの気体での温湿度を測定できるプローブです。工業用排ガスダクト、粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)、高温恒湿槽での温湿度測定に最適です。デジタルプローブ、温湿度センサ付、Bluetooth®搭載。¥126,500詳細マルチプローブ(温湿度センサ付熱線式風速デジタルプローブ)、固定ケーブル付。mm、デジタル)、配線済み。温度センサ付φ16mmベーン式風速プローブヘッド。ユニバーサルハンドル付きのプローブ用テレスコープ取付け用。mmベーン式風速デジタルプローブ、コードタイプ、コードタイプ。mmベーン式風速デジタルプローブ、コードタイプ、温度センサ付。heads温度センサ付φ16mmベーン式風速プローブヘッド。ユニバーサルハンドル付きのプローブ用テレスコープ取付け用。¥79,200詳細ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドル取付け用の温湿度プローブヘッド。¥15,400詳細ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドル取付け用の高精度温湿度プローブヘッド。¥60,500詳細IAQプローブヘッド(温湿度センサ付CO2プローブヘッド)。ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドルに取り付けて使用。¥66,000詳細COプローブヘッドを有線or無線ハンドルと接続し、CO測定が行なえます。測定範囲0~500ppm。¥46,200詳細アクセサリ快適度測定用スタンドは、測定基準に基づいた測定位置(高さ)での快適度測定を容易にするアクセサリです。1590お問い合わせください詳細プローブヘッド各種と無線ハンドルを接続して測定値を本体に転送できるようにします。¥16,500詳細プローブヘッド各種と有線ハンドルを接続して測定値を本体に転送できるようにします。(dP)本体と、複数のプローブが収容できるようになっています。換気ダクトや吹出し口など、作業しにくい場所の測定も簡単に行えるよう、テストーでは測定範囲の違う各種風速プローブを取り揃えています。(セットに含まれてないプローブは別途ご注文ください。)大型ダクトの測定には、無線ハンドル付きの熱線式またはベーン式(φ16mm)の風速プローブを伸縮ロッドに取付け、さらに延長ロッドを併用すると最長2メートルに達します。天井など高い位置にある吸排気口には、ベーン式風速プローブ(φ100mm)を90°直角アダプタ付きの伸縮ロッドにつなぐと、はしごを使わず簡単に測定できます。延長ロッド(別売)を併用するとさらに距離を延ばせます。風速プローブはBluetooth機能付きで、ケーブルの絡まりを気にせず効率的に測定を行えます。測定値は最大20mの距離から転送可能です。時間平均演算などのための測定開始・停止の操作も、プローブのボタンを押して実行できます。dP本体背面のマグネットを使い、ダクトなどの金属表面に簡単に取り付けることができます。流量測定メニューでは、ダクト断面図と形状を入力するとすぐに流量の演算値がすぐに表示されます。長時間測定(ロギング)モードを使えば、測定間隔と測定サイクルを設定するだけで簡単に室内の温湿度やCO2の長時間のモニタリングを実行できます。作業場での乱流やドラフトリスクを測定:快適度を妨げる室内の乱流やドラフトは、室内空調に対する不満となる最も一般的な原因です。55に準拠した方法で、ドラフトリスクや乱流レベルを演算します。室内の高所の気流の測定には、オプションの三脚のご利用をおすすめします。ガイドラインに従った高い場所の測定が容易になります。研究施設、クリーンルームでの次の用途で用いられます。微風速プローブは高精度でドラフトチャンバーの風速測定用に最適です。高感度ベーン式プローブ(φ100mm)は最低の測定範囲0.1m/sを持ち、クリーンルーム内の層流測定に理想的です。9772)は精度±1.0%rh+測定値の0.7%と高精度で、クリーンルームにおける温湿度測定に最適です。取扱説明書のファームウェアアップデートの欄をご参照ください。プライバシーポリシーTOP。