世界で数多くの実績ありTakaraコードがWHで始まる製品は総販売元がワケンビーテック株式会社となります。Systemは、1つのチップで5,184反応のリアルタイムPCRを実現し、ハイスループットの遺伝子発現解析や一塩基多型(SNP)ジェノタイピング解析を実施するのに最適なシステムです。MSNDは、数十ナノリットルレベルの精密な液量を自動分注するシステムです。nl/wellに微量化することで、試薬や貴重なサンプルを大幅に節約することができます。SmartChipサイクラーは2時間でリアルタイムPCRを行います。Green検出系あるいはプローブ検出系による遺伝子発現解析にも使用できます。本システムはリアルタイムPCRの幅広い利用の可能性を提供します。テクノロジー5,184個(72×72)の微小ウェルを持つSmartChip上に、数十ナノリットルレベルの精密なディスペンシング(ナノ分注)を行います。5,184ウェルの各ウェルにおいてリアルタイムPCR反応を行うため、一度に多数の遺伝子(SNP)、サンプルを解析することが可能です。微量で反応を行うことで、試薬や試料の使用量が抑えられコスト削減にも貢献します。(MSND)チャンバー内の湿度を一定に保つように管理された閉鎖環境内で8チャンネルのノズルによって反応液を分注します。SmartChip上を移動することで、40分で5,184ウェルに反応液を分注することができます(分注時間は分注パターンに依存します)。CyclerでリアルタイムPCRを行うことで、多サンプル遺伝子発現やSNPジェノタイピング解析を行うことができます。12遺伝子(SNP)×384サンプルから384遺伝子(SNP)×12サンプルの14通りの分注パターンがインストールされています。1種類のチップで用途に合わせて最適な分注パターンを選択できます。信頼性の高いSNPジェノタイピング解析結果FAMおよびVIC色素を使用したプローブ検出系(5’-ヌクレアーゼ法)により複数サンプルをSNPジェノタイピング解析した結果、平均コールレート98%以上、平均一致率99.8%以上の値が得られました。wellでDNAを5,184ウェル全てにロードしてリアルタイムPCRを行った結果、Ct値の範囲は19.36~19.96の間に収まり、標準偏差は0.1以下でした。640042)**逆転写試薬、リアルタイムPCR試薬は別に用意する必要があります。リアルタイムPCR装置制御・解析ソフトウェア。NPTメス口を持つ(エアーおよび圧力調整器の対応についてはタカラバイオにお問い合わせください)この製品を見た人は、こんな製品も見ています。弊社の取扱い製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。して使用しないでください。ための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。タカラバイオ製品に関連するライセンス・パテントについては、ライセンスマークをクリックして内容をご確認ください。他メーカーの製品に関するライセンス・パテントについては、各メーカーのウェブサイトまたはメーカー発行のカタログ等でご確認ください。ウェブサイトに掲載している会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。