570-セット1は、各種冷媒データを内蔵した4バルブ式のゲージマニホールドです。測定でき、温度補償付の気密試験にも対応します。過熱度や過冷却度を同時に演算することが可能です。セット1は、1台で様々な冷媒に対応するゲージマニホールドです。冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒圧力を測定することができます。システムの気密試験も温度補償機能により、正確に行うことができます。4ウェイバルブを採用しており、システムの試運転やメンテナンスにも幅広く対応することが可能です。冷媒データを内蔵しているので、従来のアナログマニホールドで行っていた複雑な演算や比較も手軽に行うことができます。時間まで連続記録できる内蔵メモリ:冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒圧を連続測定し、データを安全に記録します。EasyKoolソフトウェア(別売)は、わかりやすい構造とリアルタイムでのデータ表示やグラフ表示により、手軽にデータ分析ができます。システム不良やトラブルの際にも現場で確認ができ、その後の対処をスピーディに行えます。赤外線プリンタにより、データの呼出しや測定データの即時プリントができます。ソフトウェアを使用するとさらに詳細のデータを見ることができます。流通しているほとんどの冷媒データに対応:40種類の冷媒データを測定器に内蔵しており、さらに追加・変更する場合は専用のEasyKoolソフトウェアを使用して更新ができます。温度補償付の冷媒圧測定:低圧側・高圧側それぞれに温度プローブを接続し、パイプの表面に装着すると、温度補償された冷媒圧を表示することが可能です。温度プローブは最大3本接続:冷蔵室などの空気配管の表面に装着すると過熱度と過冷却度を演算することができます。加えて、気体温度測定用として温度プローブをもう1本接続することが可能です。真空センサ内蔵:真空引き用に径の大き目のポートを装備しています。高精度真空センサを採用しているので正確な真空度の測定が可能です。自動ヒートポンプモード:冷媒のチャージホースを接続し直さなくても、低圧側と高圧側の冷媒圧力の差を計算し、自動的に低圧側と高圧側の表示を切り換えることができます。その他:気密試験時には周囲温度の変化により自動温度補正をします。このセットには、クランプ温度プローブが1本同梱されています。パイプの表面に装着するだけで表面温度を確実に測定することができます。その他、電流プローブや油圧プローブなどもあります。セット1は、冷凍空調システムやヒートポンプのサービスおよびメンテナンス業務がスピーディに行える実用的なセットです。チャージホース用に4つのホース接続口と冷媒が残っていないか確認するためのサイトグラスがついています。570本体を保護します。吊り下げ用のフックもついています。セット2をお勧めします。高圧側・低圧側の温度を測定できるよう、クランプローブが2本同梱されており、持ち運びに便利なキャリングケース付です。このソフトウェアは、30日間有効のデモバージョンとして、またお試し期間中にライセンスキーの入力をして、フルバージョンとしてご利用いただくことが可能です。セット2に同梱されている用紙、またはCD版のケースに記載されています。お使いのPCにインストールされていない場合は、先にMicrosoftのウェブサイトよりダウンロードして、こちらをインストールしてください。アップデートする前に、データをバックアップされることをおすすめします。冷媒はアンモニアを含んでいるためステンレス仕様のデジタルマニホールドをご利用ください。(CO2)冷媒は高圧となりますので、ご使用のデジタルマニホールドの耐圧をご確認ください。ソフトウェアにより自動的に解凍されます。より、いくつかの冷媒データはデジタルマニホールド上で非表示になっているものがあります。デジタルマニホールドに適用されています。プライバシーポリシーTOP。