理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2019号|422-423(424-425)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。422423お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■蛇口につなぐだけで手軽にイオン交換水が採水できます。■小型卓上タイプで省スペース。操作しやすいデジタル表示器を採用。■JISK0557A3レベルを採水できるので微量分析に最適。電磁弁を設け、採水終了後のメンブレンからの水漏れを防ぎます。長■ハンドシャワーを取り付けることにより洗浄瓶を使わずに器具洗浄ができます。■ハンドシャワーは手に持っても、本体に装置したままでも使用できます。らせん状のチューブで本体に接続しているため大変使い易くなっています。■本体は、前、上、横の3面がそれぞれ開閉する構造で、消耗品の交換やメンテナンス時等に使い易いように設計されています。■水質はランプの色で判別できます。長■ガラス部は、飛沫止め(ミストセパレーター)付。■ガラス部の材質は硬質一級ガラスを採用。重金属溶出の心配がありません。■水道栓からの直接接続タイプで、設置が簡単。原水は冷却器→蒸留用ボイラーの順に供給されるため、効率的な蒸留が行えます。15A※採水量は室温(水温)等の条件で変わる場合があります。長■操作パネルには、蒸留開始スイッチ、ヒータランプなどの作動状態を表すランプ、アラームランプを装備し、装置の状態をシンプルに表示し、一目で確認できます。■超硬質ガラス製のボイラーと冷却器、石英管ヒータを装備。20L原水圧力範囲49~490kPa外寸法W600×D600×H780mm重量約39kg電源AC100V50/60Hz14A付属品元口1個、給水ホース(接続ユニット付、内径9×外径17mm、2m)1本トレイ1個※ボイラー自動排水機構は備えておりません。混入を防ぐ飛沫同伴防止機構を装備し、水質が安定しています。13A(20A)※価格はすべて税抜き価格です。5PureWaterApparatus3純水製造装置423マイバインダーマイバインダーは空です。