2017-18|78-79(78-79)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。78-79(78-79)概要7879お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)左ページから抽出された内容78IKAは、-30°C〜250°Cの温度範囲で、DIN12876に準拠した広範囲の高精度温度制御システムを提供しています。幅広い製品群には、投げ込み式サーキュレータ、加熱バスサーキュレータ、および冷却水循環チラーが含まれます。精密な技術とユーザーフレンドリーな設計により、あらゆる用途で温度制御が容易になります。すべてのIKA温度制御機器は、安全性、パワー、およびインテリジェンスに関して最高水準を満たしています。IKAは、バス、ブリッジ、熱媒体などの温度制御システム用の幅広いアクセサリーを提供しています。///TEMPERATURECONTROLコンパクトな冷却/加熱サーキュレータHRC2controlは、その高いエネルギー効率や-30°C〜100°Cと強力な吸引ポンプ、速度制御されたコンプレッサは、騒音と運転コストを削減します。外部温度センサーと組み合わせでHRC2controlは、外部接続のアプリケーションに最適です。右ページから抽出された内容TECHNICALDATAICCBASICICCCONTROLICBASICICCONTROL装置タイプ小型投げ込み式サーキュレーター小型投げ込み式サーキュレーター投げ込み式サーキュレーター投げ込み式サーキュレーター加熱出力(230/115V)2000/1000W2000/1000W2500/1250W2500/1250W温度範囲RT+10°C*–150°CRT+10°C*–150°CRT+10°C–250°C**RT+10°C–250°C**温度表示LEDTFTLEDTFTDIN12876準拠の温度安定精度±0.02K±0.01K±0.02K±0.01K最大流量(0bar時)18l/min18l/min31l/min31l/min最大ポンプ圧力0.3bar0.3bar0.61bar0.61bar最小呼吸気圧0.2bar0.2bar0.45bar0.45bar寸法(W×H×D)145×340×200mm145×340×200mm285×313×291mm285×313×291mm*冷却水と併用することで-20〜150°Cのワイドな温度制御を可能にします。**冷却水と併用することで-20〜250°Cのワイドな温度制御を可能にします。***CC1冷却水用コイルが標準付属79TEMPERATURECONTROL|小型投げ込み式サーキュレーターICCcontrol¥205,000Ident.No.0020002273ICcontrol¥405,000Ident.No.0003863001***ICbasic¥308,000Ident.No.0003861001ICCbasic¥175,000Ident.No.0020002272マイバインダーマイバインダーは空です。