EYELA総合カタログ|75-76(76-77)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。75-76(76-77)概要2.恒温器7576お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。インキュベーター75http://www.eyela.co.jp●表示の価格には消費税は含まれておりません。50/60Hz価格2¥1,090,000¥1,490,000¥1,945,000¥2,125,000※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※霜取り中は庫内温度が上昇します。モード1の場合、使用条件によっては温度調節精度が悪くなる場合があります。条件(設定温度など)により異なります。※最低温度(消灯時0°C、全点灯時10°C、照度・照射ユニット装着時15°C)条件は、室温30°C以下で湿度OFFの時となります。※加湿制御あり、設定温度10~15°Cで長期運転(1日~1週間以上)する場合、周囲環境の変化により蒸発器に着霜して、庫内温度が上昇する場合があります。1日1回はデフロスト(除霜)を設定してください。※発振子寿命は加湿器が常時ONした場合の寿命です。実際には、P.I.D制御により設定湿度に応じて加湿器がONしますので、この数値はさらに伸びます。※照度は庫内中央上向きの値です。※電源電圧の保証値は、AC100V±5%以内です。電源プラグは付属していません。別途お見積りいたします。合せて制御モードの選択ができます。ヒータP.I.D制御+冷凍機連続運転により高精度な温・湿度調整が可能なモード1、冷凍機制御による省エネ運転のモード2をご使用ください。プログラムの進行度合いをグラフィック表示で確認できます。■エアカーテン機構を採用、内扉を開放した時の温・湿度変化を抑えます。■植物の葉の裏側にある気孔に直接ミストや風が当たらないように、対流は庫内上部から下部への下降気流方式を採用しました。■風量調節機能を装備しています。RS-232C接続端子を標準装備しています。RS-232C通信ケーブルと各パラメータのトレンドデータを加工できるソフトが付属しています。インキュベーター76製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター関連情報はこちらをご参照ください。データについてはP.520をご参照ください。積算時間を一括表示します。プログラムの進行がグラフィック表示で確認できます。各稼動積算時間を表示するので清掃・交換時期が一目で確認できます。過昇防止器は30~70°C、過冷却防止器は-10~20°Cの範囲で設定できます。標準ドアは取っ手が右に付いている左開きタイプです。右開きタイプは特注になります。(μmol/m2/s)を測定してディスプレイに表示し記録も行なえます。格¥113,50051※キャリブレーションが別途必要です。※照度センサと同時には使用できません。差替えてご使用ください。2010A型は特注対応になります。棚板網目状の棚板です。棚受けも付属してます。40W×5本(A・H型用)光の波長特性が太陽光に近く、色調も自然色に見えます。植物・動物の育成にも好影響の中・近紫外線がバランスよくでています。格¥44,20051※一般蛍光灯と比べ明るさは若干低下します。​高照度ユニット(A・H型用)本体上部に取付け最高照度を約55000Lxにアップできます。格¥239,0005150Hz用製品コードNo.20806060Hz用製品コードNo.208061※上面照射ユニットとの併用はできません。※別電源AC100V5Aが必要です。照度センサ(T・HT型は標準装備)照度を測定してディスプレイに表示し、記録も行なえます。格¥113,50051※キャリブレーションが別途必要です。※光量子センサと同時には使用できません。差替えてご使用ください。2010A型は特注対応になります。バット型棚板角型バットの形をした、網目状の棚板です。プラスチック製のバットによる温度・湿度・照度ムラを抑えられます。格¥17,00051マイバインダーマイバインダーは空です。