理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|64-65(66-67)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。6465お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。アネロパックで、CO2濃度を7~15%に抑えました。■O2吸収スピード、CO2発生スピードは従来どおりです。長■PTパウチ法とも呼ばれる、簡易な嫌気性菌の検査法で使用します。■PTパウチの同等品です。■クロストリジア菌数測定用に広く採用されています。長■水・触媒不要の手軽な嫌気培養。■アネロパックシステムとは嫌気性菌の生育し易い環境をジャー(容器)とアネロパック剤(脱酸素・炭酸ガス発生剤)を用いて、水も触媒も炭酸ガス発生剤も使用しないで、簡単に作り出すことができます。圧力の変化がほとんどないので、耐圧容器を必要としません。■パウチ袋用■平板培地の枚数が少ない場合に最適です。検体の輸送用にも有効です。■専用のパウチ袋は透明な袋なので、菌の発育状態が密閉したままでわかります。■専用のパウチ袋(特殊ナイロン袋)は穴が開かない限り、何回でも使えます。(円)14-15357A-12(指示薬付)ケンキ用剤×40個嫌気指示薬×40個密閉クリップ×1本9,80014-15367A-13ケンキ用剤×50個9,500■角型ジャー用■パックが容器内の酸素を吸収すると同時に、15%以上の炭酸ガスが発生し、嫌気環境を作ります(2時間以内にジャー内の酸素は0.1%以下になります)。■嫌気指示薬の変色(酸素濃度0.1%以下でピンク色に変わる)には、嫌気環境になってから、さらに時間がかかります(約2時間)。■高温菌用のアネロパックは50°Cの時に、2時間以内で500mlの酸素をすべて吸収します(37°Cでは3~4時間程度)。※高温菌培養には専用パウチ袋と高温菌用クリップをご使用下さい。有無を色変化で示します(0.5%以上は青、0.1%以下はピンク)。■一目で酸素の有無が分かります。長■細胞の低酸素障害実験を手軽にかつ大量に行えます。大がかりな装置は必要ありません。■O2濃度1%以下、CO2濃度5%前後という低酸素状態を1時間以内に創ります。素状態を十分に反映し、培養実験用として優れています。商品コード区分型式入数価格(円)14-15817A-0720個8,000※標準型ジャーA-110(別売)に1個使用して下さい。長■アルミ袋を破って、中の白い袋を容器に入れるだけ。水も触媒も必要ありません。■カンピロバクター、ヘリコバクターのいずれにも使えます。少量から大量までの培養が可能です。■低価格に加え、触媒を使わないのでさらに経済的。■吸収したO2よりもやや少なめのCO2が発生します。容器内はやや減圧されますのでフタは少し開けにくくなります。(円)14-15637A-25微好気用剤×20個3,800※平板培地2枚用です。1枚の時は空のシャーレを1枚入れて下さい。※剤が容器内の酸素濃度を10%前後、炭酸ガス濃度を10%前後にします(2時間前後要します)。(円)14-15527A-27微好気用剤×20個3,800※剤が容器内の酸素濃度を10%前後、炭酸ガス濃度を10%前後にします(2時間前後要します)。2.5Lジャーにシャーレを10枚入れた時O2吸収スピードがアップCO2濃度は10%未満ガス濃度※価格はすべて税抜き価格です。CORNING・FALCON組織培養製品NUNC・SUMILON組織培養製品マイバインダーマイバインダーは空です。