理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|534-535(536-537)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。ホットプレート・温度コントローラー534535お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。水槽内を均一な温度分布に保ちます。■コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。■ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。■電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。1kW電源AC100V50/60Hz10A※組合せの水槽でPPボールを使用した場合。WATERBATH■高い安定性のVF交換器で0.01°C単位の温度設定が可能(T-105Beはオプションです)。ヒータ断線、温度センサ異常などを検知してヒータ、撹拌機を強制停止します。1.4kW内槽/外装材質SUS304/鋼板焼付塗装仕上げタイマーMAX99時間59分内寸法(mm)W470×D350×H300W500×D500×H350外寸法(mm)W640×D425×H370W680×D575×H420重量(kg)約26約42電源AC100V50/60Hz15A付属品ステンレス製棚板1組T-105※T-105は70°C以上でご使用の場合、オプションの山形蓋38,000円が必要です。トーマスタットWATERBATH■デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。■安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。■循環送液ポンプCP-22取付可能。(循環は密閉容器内)。■冷却器を挿入して0~95°Cの幅広い用途に使えます。※■水位チェック用フロート付で、空焚を防止します。タービン噴流ポンプ、外部循環液量50Hz:平行流量5L/min、最高揚程90cm、2L/min60Hz:平行流量4.5L/min、最高揚程95cm、1.8L/min外部循環ノズル外径φ10mm冷却管挿入口径φ15mm水槽内有効寸法W225×D200×H140mm外寸法・重量W305×D445×H345mm(排水コック付)・10kg電源AC100V50/60Hz11A※クーラーはオプションです。より約60日間水の交換不必要(水に約1~2%添加)。■クリーンMは水アカやサビを除去(水に約1~3%添加)。商品コード区分品名容量価格(円)44-00856クリーンA500ml5,00044-00866クリーンA1000ml8,00044-00876クリーンS500ml(無臭性)5,50044-00886クリーンS1000ml(無臭性)8,80044-00896クリーンM1.2kg7,000循環恒温水槽アルファシリーズCIRCULATINGWATERBATH■3キー操作でシンプルで確実・安全な操作が可能。■強力な撹拌ポンプ搭載で最大15L/minの送液能力。長■突起部が無いスマートなデザインの投込タイプ。■自己診断機能をはじめ、サーキットプロテクタ、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備。■BF401はプログラム機能付で噴流撹拌の強度は10段階に可変でき、噴流の向きも水平方向に10度まで調整可能。BF201BF401※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。