一応分解してどのような事が起こって機能不全を起こしているか確認してみます。外装が”パッックリ”あいちゃってます。原因は外装全面パネルを止めているネジが基部で折れているようです。このモジュールは本体に取り付けたり外したりできるので、その際にパネル全面だけに外力が加わりネジ部が割れたのでしょう。後面のパネルに2箇所ネジ止めされているだけです。このネジが特殊ネジと言う事が判明。そんな事もあろうかと、ホームセンターで様々なネジに対応できるように買っておいた特殊ネジセットが役にたちます。スポンサードリンク無事にパネルを外し、内部を確認。前面のパネルはタッピングネジ3箇所で止めているようですが、全てネジの基部で折れて外れていました。そのせいでパネルは浮き電極などのケーブルが前面パネルが動くたびに外力が加わり、損傷したと言う事がわかりました。血圧計のセンサー部のフィルムケーブルが完全に断絶されているのを発見これはもうどうしようもありませんね。このユニットだけでいまだ10万円するので、修理してまた稼働してもらいます。新しい麻酔モニタがくるまで頑張ってもらいます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。自作UPS化Arduinoでステッピングモーターを回す。~赤外線解析編~HiLetgoの激安ESP8266を使うブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。WordPress.。