発表時間:2018-04-14弊社の方は充実した検査設備と専業の検査人員により精度の高い検査が出来る体制にあります。検査器具の方は定期的に校正行っております。ゲージ、ネジゲージなど普通の検査道具を揃っております。部品が全数検査を行っております。ISO9001承認を2010年に取得しこれまで以上に品質管理を強化しております。検査器具の校正について(3ヶ月~6ヶ月、一回校正)ノギスの接触面を測定し、清潔で汚れがなく、サビ、針の方はしっかりしているかどうかを検査します。動くどうかははっきり確認、表头が穏やかで平らかに推进できるどうかを確認いたします。位置を調整したり,ポインタをゼロに合わせたりする。10mm基准ブロックを取って、量はきれいで平らなものにします。3度の測定を行い、誤差±0.02mmを許す。記録し、計量中に、測定ブロックと同じ方向に値を調整する。同様の方法で、以下の基准値を用いて、50mmの误差±0.02mm;100mmの許容誤差±0.02mm;(50mm+100mm)、誤差±0.04mm、(100mm+50mm+70mm+80mm)は、誤差±0.06mm、1個当たり三度測定し、その平均値を「内校記録表」内に記録することができる。異なる量の基準値を使用して、異なる基準の複数のブロックまたはその組み合わせを用いて較正を行うことができる。過去の測定値と基準値の差は、誤差範囲内で、較正に合格することが認められる。お見積もりご依頼など喜んでお手伝い致します。