ポータブル気中パーティクルカウンターは、半導体工場や医薬品製造環境でのクリーンルーム・微粒子管理に最適です。「0.1μ」の粒子を測定することができるModel3411はHeNeレーザー光源を使用した高性能パーティクルカウンターになります。係わる時間を大幅に短縮しました。用途に適したパーティクルカウンターの選び方パーティクルカウンターと粉塵計の違いについても併せてご参照下さい。見やすいタッチパネルにより、作業を効率化しミスを減らします。筐体はステンレスボディで、突起物をできるだけ廃した構造なので、微生物などの滅菌・消毒用のふき取りもすぐにできます。Part11対応(PDFオプション使用時)Ethernet,Serial,USBにより微粒子測定結果のデータダウンロードが簡単にできます。プリンタ内臓、メモリは5000回までの測定値を記憶可能。ペーパレスPDFオプションを利用することにより、測定データを処理する時間や手作業によるエラーを防止できます。特別なソフトウェアを必要としないため、SOPの変更は最小限に抑えることができます。準拠しているので、測定データの安全性を保障します!3.マニホールド式(チューブ切り替え方式)による32点までの清浄度測定が可能クリーンルーム各所の清浄度を継続的に計測する、コストパフォーマンスに優れたマニホールド式に対応。各計測ポイントへチューブを伸ばし、測定空気を大型ブロアで吸引し連続測定を行います。吸引された各計測ポイントからの空気を一箇所ずつポート選択ロータで順次切り替え、パーティクルカウンターにて計測します。1台のパーティクルカウンターで最大32点まで計測できるので、導入費やランニングコストを抑える事ができます。※グレードA及びBゾーンの環境モニタリングには、マニホールドは応答性に欠ける為適さない可能性がございます。チューブ長による粒子の損失を考慮する必要があります。