理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|468-469(470-471)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。汎用機器バイオ関連機器468469お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。※低温域での温度分布が高精度なFMU-263I-BC、FMU-404I-BCもございます。※オプションで扉逆開き仕様、照明タイマー仕様、フラット棚網仕様も製作できます。長■操作パネルは温度・時間を別々にデジタル表示。■吸い込みファン採用で培地が乾燥しにくくなっております。■誤操作防止のためキーロックの機能付。■抜群の冷却性能で−15°Cまですばやく冷却。■庫内にケーブルや電線を通すため、密閉性の高い測定孔(φ40mm)が取付けられています(特許取得)。長■インバータ冷凍機搭載で省エネ運転を実現。8セグメントのプログラムなど温度勾配制御が可能なプログラム温度調節器を搭載。■庫内の対流方式を見直し、試料の乾燥を低減した設計。■安全装置として独立過昇防止器を装備。-10~60°C温度精度±0.2°C以下温度分布±1.0°C(at37°C)ヒータ500W冷凍機/冷媒空冷式275W/HFC内槽材質ステンレスケーブル孔φ35mm・1個φ35mm・2個内寸法(mm)W600×D500×H500W600×D500×H1000外寸法(mm)W700×D650×H930W700×D650×H1615重量(kg)約82約116電源AC100V50/60Hz9AAC100V50/60Hz10A付属棚板2枚(等分耐荷重15kg/枚)4枚(等分耐荷重15kg/枚)※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。長■幅広い温度を高精度制御。3ステッププログラム運転可能。■照明は24時間タイマーを内蔵し、15分毎のON-OFFコントロール可能。■余裕ある冷却能力で庫内に小型機器の使用が可能。■左側面にケーブル孔とサービスコンセントが付いています。長■ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。■ガラス内扉により、試料観察時の温度変化が最小限です。■デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。約65分内装/外装材質ステンレス/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板冷凍機/冷媒250W/R134a300W/R134aヒータ(W)550750内寸法(mm)W600×D477×H500W600×D477×H1000外寸法(mm)※2W710×D645×H913W710×D645×H1630重量(kg)約89約120電源AC100V50/60Hz10AAC100V50/60Hz12A付属品棚板3枚、棚受6本棚板5枚、棚受10本※1.23°C±5°C、65%rh±20%、無負荷時。※2.外寸法は突起部除く。長■多機能液晶コントロールパネル搭載。稼動する温度範囲を見直し、大きな省エネ効果を発揮します。型式MIR-154-PJMIR-254-PJ温度範囲−10~60°C(室温5~35°C、無負荷時)温度変動幅※1PID制御時:±0.2°C(設定50°C)圧縮機ON-OFF制御時:±1.5°C(設定5°C)温度分布※1±0.5°C(設定37°C)内装/外装材質ステンレス/塗装鋼板冷媒HFC冷媒照明※2蛍光灯15W1本内寸法(mm)W620×D368×H555W620×D368×H1088外寸法(mm)W700×D580×H1018W700×D580×H1618重量(kg)78108電源(50/60Hz)AC100V205/235WAC100V260/280W※1.室温20°C、無負荷時。※2.設定温度5~50°Cでのみ点灯。商品コード区分型式内容量(L)価格(円)41-18419MIR-154-PJ123390,00041-18429MIR-254-PJ238570,000※搬入・据付費は別途かかります。MIR-154-PJMIR-254-PJ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。