セルシネ・エイム研究所/パルラックス2仕様。脳波計「FM-515A」「FM-717」専用の脳波解析パソコンソフトの紹介です。BFT-1Win脳波測定器「FM-515A」若しくは「FM-717」と繋いで、バイオフィードバック訓練や脳波研究ができます。本ページに紹介している「パルラックス2」と同じ仕様です。以下の注釈のような違いがあります。解説で用いている「パルラックス2」は、「FM-515A」用です。「FM-717」用も基本的な仕様及びデザインは殆ど同じです。ビデオの中で「測定時間は1分から30分です。」と述べていますが、「FM-717」用は1分から60分まで測定できます。いずれも1分刻みで設定できます。脳波測定器ブレイン・プロ-ライト「FM-828」に付属している脳波解析PCソフト「パルラックス−ライト」は、「パルラックス2」と同じ仕様です。XP、VISTA、7です。AB型USBケーブルで接続でき、光アダプターを介す「パルラックス2」よりも簡単シンプルになっています。「FM-515A」及び「FM-717」はアナログフィルターで脳波を検出するため、「FM-717」の周波数特性が示すように、5つの脳波の中心周波数から離れた脳波は検出されにくいという弱点がありました。「FM-828」は原脳波をFFT解析して、0.5Hz刻みで均等に算出します。その上で、各脳波(θ波、α1波、α2波、α3波、β波)のそれぞれの中で一番強い脳波を採用して5つの脳波を出力表示します。各脳波の周波数範囲は、FM-828紹介ページの「5つの脳波(周波数帯域)を測定」コーナーに掲載しています。α2波帯域(9.0Hzから11.0Hz)の中で一番強いボルテージが9.0Hzの15μVだった場合、α2波は15μVと出力されます。よって、パソコン(「パルラックス2」と「パルラックス−ライト」)に送信されるデータも違います。メーカーの正規保証はもちろん、価格はそのままでセルシネ・エイム研究所のユーザーサポートが受けられます。32/64bit対応)価格:60,000円+税セルシネのポイント3,000点が発生します。細セルシネの「NOWHADAS」は、脳波で「心を鍛える人」も「心を調べる人」もしっかりとサポートします。個人/企業/学校/研究機関/テレビ番組など、様々な分野でご利用いただいています。脳波解析例と解説パルラックス2のPC画面メイン画面−通常(立体棒グラフ)棒グラフ・・・各脳波(θ波、α1波、α2波、α3波、β波)の強さを1秒毎に表示。グラフの足元に、1秒毎に表示。終了時点では平均を表示。それぞれの数値を1秒毎に表示。終了時点では平均値を表示。メイン画面−棒グラフ各脳波の強さを真正面から1秒毎に表示。メイン画面−立体折れ線グラフ各脳波の強さを立体折れ線グラフで表示。メイン画面−真横折れ線グラフ各脳波の強さを真横から見た折れ線グラフで表示。左が最新の脳波で、最も右側が過去20秒。メイン画面−スレッショルド板表示スレッショルドを「枠」から「板」に変更した画面。スレッショルド時間(スレッショルドを超えた時間)を表示。アーチファクト(ノイズ)の優勢率(設定感度に達した時間)も表示。それぞれ任意の基本データと比較データを同時に再生することが可能。データを10項目(集団)までのグループにまとめて各項目の平均値をグラフ表示することが可能。各項目のデータファイル数は、半無制限に追加することが可能。1〜60分まで1分刻みで設定可能。スレッショルド・・・5.0〜49.5μVまで0.5μV刻み及び“無効”の設定が可能。スレッショルド対象脳波・・・フィードバック音を鳴らしたい脳波を選択。設定したスレッショルド以上の強さで出たときに発鳴。アーチファクトのフィードバック音を鳴らすことも可能。ベータ波、アルファ波、シータ波などの特徴は、「脳波の種類」をご覧ください。測定した脳波データはテキスト形式で保存されています。この数値データをエクセル等で開くことで、お客様独自の研究ができます。テキストデータの見方はこちらに掲載しています。優勢脳波がフィードバック音で分かります。各脳波に固有の音(鳥の鳴き声、雫など)が設定されています。測定/再生時に単位時間あたりの優勢である脳波の音を鳴らします。その音を聞くためにはサウンドボードが必要になります。サウンドボードがなくても、その他の動作は正常に動作します。脳波測定器とパソコンは、付属のRS-232Cケーブルで接続します。画面が多少粗くなります。量販店で販売されているWindows版完成PCであれば、問題なく作動します。商品の主な内容2006.8.18CDからCD-Rに変更されました。RS-232Cケーブルこれらのアダプター、ケーブル類は、復刻版には付属していません。お手元にある物を流用して下さい。これらの品の購入をご希望の場合はご相談下さい。脳波解析PCソフト「パルラックス2」をパソコンにインストールします。「光変換アダプター」「光ケーブル」「RS-232Cケーブル」を直列に繋いで、パソコンと「FM-515A」若しくは「FM-717」を接続して完了です。「FM-828」用の「パルラックス−ライト」では、AB型USBケーブル1本でシンプルにパソコンと接続できます。「パルラックス2」及び「パルラックス−ライト」のソフトウェアは、製品のCD-Rの他、本ソフトウエアをUSBメモリーにもコピーして納品します(セルシネの特典)。よって、パソコンにCDドライブが無くても手軽にインストールできます。価格:60,000円+税セルシネのポイント3,000点が発生します。(ポイント制度の詳細)「パルラックス−ライト」は、「FM-828」の付属品です。セルシネからのプレゼント!(必ずお付けします。)●パルラックス2のソフトウェアはCDで提供されますが、弊社にてUSBメモリーにもコピーして納品します。よって、PCにCDドライブが無くても、あるいはCDドライブを外付けしなくてもすぐにインストールできます。セルシネのサービス!(ご希望者にお付けします。)●「FM-515A」若しくは「FM-717」に接続する場合、PCにRS-232C端子が無い場合はRS-232C−USB変換アダプタ(市販品)が必要です。ご購入時にご依頼頂ければ、弊社で揃えたうえで納品致します。代金は、パルラックス2のご購入で発生するセルシネポイント(3000pt)からの充当となります。ご希望の場合は「お申し込みフォーム」の自由メッセージ欄に「RS-232C−USB変換アダプタ希望」とご記入ください。「FM-828」(パルラックス−ライト)では必要ありません。個人/企業/学校/研究機関/テレビ番組など、様々な分野でご利用いただいています。メーカーの正規保証はもちろん、価格はそのままでセルシネ・エイム研究所のユーザーサポートが受けられます。FAQ」、「FM-717」、「FM-828」もご参照ください。Windows)を購入した者です。Windows7(64bit)上で、XPモードを起動して利用していたのですが、社内セキュリティ上の問題でXPモードを削除しなければならなくなりました。おっしゃるとおり、パルラックス2の復刻版をご用意頂ければ、お客様がお持ちの環境下で動作します。一つだけ次に記載します懸念があります。お使いのPCにRS232C端子が無いために「RS232C−USB変換アダプター」をお使いになっている場合は、Windows7に変更するとアダプター(ケーブル)をPCが認識しない場合があります。このような場合は、変換アダプターメーカーが提供するドライバーを入手されるか、新たにWindows7に対応した変換アダプターを用意される必要があります。変換アダプターは市販品で3,000円程度ですが、現在ネット上では数百円から販売されているようです。復刻版「パルラックス2」には、光変換アダプター及び光アダプター、RS232Cケーブルが付属していませんので、現在ご利用になっているケーブル類を流用して頂くことになります。これらのケーブル類が無い場合はご相談下さい。パルラックス2が対応している脳波測定器を教えてください。オプション版の対応機種は「FM-515」、「FM-515A」、「FM-717」です。「FM-515」には、パルラックス2に付属しているRS-232Cケーブルを直接接続することは出来ません。よって、端子を変換する必要があります。変換するサービスを弊社では行っておりませんが、お客様が変換処理される場合に結線図を提供することは可能です。「FM-515」「FM-515A」「FM-717」は販売を終了しています。「FM-828」用のパルラックス・ライトは、「FM-828」に付属しています。パルラックス2に付属している接続ケーブルは3メートルです。量販店では15メートルまでのケーブルが販売されているようです。クロス結線」タイプをお選びください。複数のケーブルを直列に繋いで延長する場合は、クロスではなく、ストレートタイプを繋いでください。特注すれば1本で150メートルぐらいまでのRS-232Cケーブルもあるようです。被験者と脳波測定器を遠くに離したい場合は延長コード(5m)を接続する方法もあります。延長コードを利用した研究現場のビデオを紹介しています。私のPC(パソコン)にはRS232C端子がついていません。家電量販店などで販売されています。USB−RS232C(シリアル)変換アダプターのコーナーでお選びください。弊社ユーザー様には、セルシネポイントを適用してお届けするサービスを行っています。ご希望の場合は、「お申し込みフォーム」の自由メッセージ欄に「RS-232C−USB変換アダプタ希望」とご記入ください。「プロダクツ」に戻る。FM-717」に戻る。「FM-717」に戻る。お問い合わせカウンターセルシネ・エイム研究所のホームページはこちらです。