kazurock0926なんのフットスイッチからはわからないのですが、(たぶん眼科とか婦人科とかの椅子の昇降機?)使えるは使えるとけどフットスイッチケーブルが断裂しかけという事で修理依頼がきました。なんとメーカーに修理を頼むと5万円ほど請求がきたらしいのです。昇降機自体使えるので・・・うちに持ち込まれました。みた感じ見えている電線は使っていない電線で、使用している電線は4本程度で、他は機能していないと言う事がわかりました。フットスイッチの使用に伴う引っ張り外力により、ケーブルが徐々に抜けていき現在の状態になっていると推測、このままだと本線がダメージをうけるので、留め具を外してしっかり固定する事にしました。一応断線がないかもチェックです。だいたいこういうコネクタはISO規格で統一されており、メーカー独自のものは少なく取り外しも容易です。このコネクタの場合3箇所のネジで分解できます。スポンサードリンク分解すると思った通りただ電線が引っ張られて少し抜けているだけでした。一応オイ半田して電線本線が断裂ないしょうに補強。ケーブルを保護している熱収縮チューブを新しいものにしてしっかり固定し直しました。コネクタを元の通りもどして、しっかりとネジで固定!!これで数年は絶対に抜けないようなトルクで締め上げました。修理完了!!5分で5万円の仕事をしました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。自作UPS化Arduinoでステッピングモーターを回す。~赤外線解析編~HiLetgoの激安ESP8266を使うブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。WordPress.。