理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2019号|640-641(642-643)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。640641お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。VACUUMDRYINGOVEN■定値・オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップまでのプログラム運転が可能。■扉パッキンにはシリコンゴムを採用し、高い気密性を保持。■強化ガラス+ポリカーボネートの観察窓。■ガス置換用のバルブを装備し、槽内の雰囲気を不活性ガスに置換することができます。(自動過昇防止機能)を装備。1分~99時間59分プログラム運転1パターン16ステップ内槽/外装材質ステンレス/ボンデー鋼板・メラミン樹脂焼付塗装ホース口外径φ9mm有効内寸法(mm)W200×D250×H200W300×D300×H300外寸法(mm)W410×D445×H550W510×D493×H650重量(kg)約30約55棚板アルミパンチングメタル棚板2枚アルミパンチングメタル棚板3枚棚板耐荷重約15kg/枚電源AC100V50/60Hz6AAC100V50/60Hz11A■オプション商品コード区分型式品名価格(円)46-17637SV-00SVD10P用架台30,000サイズ:W420×D420×H600mm(+キャスター80mm)■交換部品商品コード区分品名価格(円)46-17646◦SVP10P用扉パッキン2,90046-17656◦SVP30P用扉パッキン3,000パンチングメタル棚板過昇防止器(本体右側面)SVD10PSVD10P扉開時SVD10P用架台※100°C以下でご使用の場合、設定温度から庫内温度が+15°C程度オーバーシュートします。庫内温度が安定するまで時間を要しますので予めご了承下さい。※180°C以上の高温で長時間ご使用の場合、扉パッキンの劣化が早まり、交換が必要となります。※別途、真空ポンプが必要となります。排気量50L/min程度、到達真空度133Pa(1Torr)までの真空ポンプをご用意下さい。N950.50KTE-W関連商品真空ポンプN950.50KTE-WはP.678をご覧下さい※防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガス雰囲気の中では絶対に使用しないで下さい。微量真空乾燥器(ポンプ内蔵)ガラスベルジャー・バキュームオーブンVACUUMOVEN■小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。■ガラスベルジャーですので内部観察ができます。■内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。穴径φ26.5×23mm×9ホール※減圧−0.1MPaまで減圧可(内蔵吸引ポンプは−0.05MPaまで)外寸法・重量W287×D222×H154mm・6.6kg電源AC100V50/60Hz3A※アルミブロックは別仕様のサイズでもお受けします。VACUUMOVEN■オーバーシュートを抑えたPID制御。速やかに設定温度に到達し、安定します。ポンプは付属しておりません。排気量30L/min以上のものを別途ご用意下さい。HD-15RGHD-15DG真空検体乾燥器VACUUMOVEN■試料にエアーが直接当たらない構造でリーク時、粉体試料の飛散などを防げます。■リーク時に結露水が試料に垂れることがなく、コンタミを防止。■取外し可能なガラス容器で減圧中の試料確認や容器の洗浄が可能。)内はガラス容器含む。※真空ポンプは付属しておりません。排気量20L/min以上のものを別途ご用意下さい。内部はフッ素樹脂コーティング加工を施していますので耐熱、耐薬品性に優れています。■温度設定は、温度調節器のアップ・ダウンキーによるデジタル設定で行い、器内挿入の温度センサは、よりサンプルに近い位置に設定、PID制御で高精度に制御。■ガラス製蓋と本体の接合部には、シリコンゴムパッキンを装着し、気密性を高めています。φ168mm重量10kg(RA-155Cは12kg)14kg(RA-205Cは17kg)電源AC100V3A※1.RA-155CはH470mm。※2.RA-205CはH520mm。※ガラスデシケータータイプも製作しております。RA-155RA-155C※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。