価格:20,000円+税FMシリーズ専用プレミアム「脳波センサー」これらの脳波測定器で使えます。FM-929これらのモデルでも使えます。「アルファータFM-515A」はよく似ていますが、どこが違うのでしょうか?に掲載しています。メーカーの正規保証はもちろん、価格はそのままでセルシネ・エイム研究所のユーザーサポートが受けられます。脳波センサーの脆弱性とお取り扱いに関するお願い。個人/企業/学校/研究機関/テレビ番組など、様々な分野でご利用いただいています。額部(10-20法のFp1若しくはFp2)測定専用です。国際的に定められている脳波測定部位の「10-20法」はこちらに掲載しています。クリップ電極で右耳朶を挟むと左側(Fp1)の脳波を、左耳朶を挟むように装着すると右側(Fp2)を取得します。額部に当たる電極が2つありますが、脳波は一方の電極からのみ取得します。一方の電極は、安定した測定を得るためのものです。脳波測定器FMシリーズは、単極誘導法(耳朶と額部の電位差)による導出を採用しています。部活やサークルでメンタルトレーニングする際に、トレーニング者一人ひとりに用意することが出来ます。弊社特製のプレミアム脳波センサーにグレードアップしてお届けします。センサーを頭部にしっかりと密着させて(きつく締める必要はありません。センサー接触面と肌をウェットティッシュで拭いてください)接触抵抗を下げ、測定効率と精度を高めるセルシネ特製のストラップ&フックをお付けしています。頭部の小さな被験者などにも適切に固定できます。以下のインラインフレームに掲載しているブログ『新型“脳波センサー”を使いこなす2つの方法。現在は、フックもセルシネが接着してお届けしています。万が一フックを取り外したくなったときには接着面をこねるようにして剥がすことができ、キズや汚れも残りません。弊社特製の万能脳波センサー「エンフレック」をご利用ください。本センサーは断線や短絡の不具合が生じやすいことをメーカーに申し入れました。(2017.2.26)更に、その原因は以下に示す3カ所が脆弱であることではないかとメーカーに申し入れました。(2017.2.28)2と3については樹脂加工を施すことで補強する旨の回答をメーカーから受けました。(2017.3.16)しかし、1については改善の対応が未だにとられていません。1の部分は、本来ならプラグ部円筒とコードが密着していなければなりません。マイナーチェンジ後の本センサーのプラグ部円筒とコードの隙間は空いたままのため、負荷が直接内部の接続部に掛かります。引き続き改善を要求して参りますが、お客様におかれましては、特に1の部分を丁寧にお取り扱い頂きますようお願い致します。“気”の巡りを治めて、自他の統制と癒しを促す技術「SeSMaT」No.301です。メーカーの正規保証はもちろん、価格はそのままでセルシネ・エイム研究所のユーザーサポートが受けられます。細セルシネの「NOWHADAS」は、脳波で「心を鍛える人」も「心を調べる人」もしっかりとサポートします。「プロダクツ」に戻る。お問い合わせカウンターセルシネ・エイム研究所のホームページはこちらです。CHIHIROSELSYNE。