理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2019号|322-323(324-325)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。322323お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。■COの測定精度は±1ppm(0〜10ppm)と高い信頼性。■省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。IAQMONITOR■室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時計測。うち3項目をモニターに同時表示。■計測データをPCへ直接転送できるRS-232C搭載。■ガス校正には別売の校正キットが必要です。可変インターバルで67600データをロギング可能。エンタルピーを演算・表示できます。CO・CO2・THERMO-HYGROMONITOR■小型・軽量で持ち運びに便利。1台で温湿度を含めた4成分の測定が可能。■静音仕様で騒音の問題無く使用可能。有機ELにより暗所でも画面がはっきり見える。ヘルスケアー製品マークの詳細はP.273をご覧下さい322右ページから抽出された内容CO2・温湿度ワイヤレスデータロガーCO2・THERMO-HYGRORECORDER■CO2濃度・温度・湿度の3項目を同時測定、記録できるデータロガー。■無線通信で子機RTR-576(-S)のデータを親機(RTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-A)で収集可能。■無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。■RTR-576-Sは高精度温湿度センサSHA-3151を付属。湿度:90%rh以下(結露しないこと)外寸法・質量W66×D46×H96mm(突起部・センサ除く)・約125g(電池、センサ除く)電源ACアダプタ(AD-06A1)、単3アルカリ乾電池4個付属品温湿度センサ、ACアダプタ(AD-06A1)、乾電池、USBケーブル(US-15C)対応親機RTR-500C、RTR-500NW/AW、RTR-500DC、RTR-500MBS-A※交換センサは下記、TR-76Uiの項目をご覧下さい。CO2・THERMO-HYGRORECORDER■CO2濃度・温度・湿度の3項目を同時測定、記録できるデータロガー。測定場所の大気圧の設定ができ、気圧で生じる誤差を補正しCO2濃度の安定したデータを測定します。■記録データはUSB接続でPCへ吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ・データ表示可能。■別売のデータコレクタTR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータ確認が行えます。センサSHA-3151を付属。湿度:90%rh以下(結露しないこと)インターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)※1/赤外線通信※2外寸法・重量W66×D46×H96mm(突起部・センサ除く)・約120g(電池、センサ除く)電源ACアダプタ(AD-06A1)、単3アルカリ乾電池4個付属品温湿度センサ、ACアダプタ(AD-06A1)、乾電池、USBケーブル(US-15C)、ソフトウェア※1.別途公開の通信プロトコルを使用し、ソフトウェアを作成頂ければシリアル通信が可能です。その場合、別売のシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。※2.赤外線通信には、別途データコレクタTR-57DCiが必要です。湿度:0〜99%rh17,000■オプション商品コード区分品名型式価格(円)63-15706◦データコレクタTR-57DCi29,800TR-76UiTR-76Ui-S※価格はすべて税抜き価格です。プラスチック検査器具局方ヘルスケアー製品323マイバインダーマイバインダーは空です。