この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。その他マルチファンクションDAQ(MIO)問題DAQデバイスを使用するにあたり、アナログ出力の周波数分解能を知りたいです。生成できるアナログ周波数(Fanalog)は、アップデートクロック周波数(Fupdate)と1周期あたりのサンプル数(Scycle)によって決まります。MHzクロックは、整数でのみ除算できます。kHzで綺麗な正弦波を生成する必要がある場合、1周期ごとに約50サンプルが必要になります。kHzよって、除数は以下のとおりです。kHzのアップデートクロックレートを取得するために、オンボードクロックを200で除算する必要があることを示しています。次に生成可能なアップデートクロックは、199または201の除数とした場合となります。201を選択した場合、次の結果が生成されます。1つの制限要因は、使用中のDAQデバイスのコード幅です。ほとんどのユーザはその数のサンプルがサイクルを表すことを望まないため、ほとんどの場合問題にはなりません。Aliasingその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。