EYELA総合カタログ|211-212(212-213)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。211-212(212-213)概要7.濃縮装置211212お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。●表示の価格には消費税は含まれておりません。オートジャッキの1210BV型シリーズ■N-1210B型はキースイッチ操作で容易に本体の上下ができるオートジャッキ式エバポレーターです。■万一の停電発生時には自動でジャッキアップするので、大切な試料がバスに浸ったままになる心配がありません。■上下キースイッチは本体ベースの手前側にありますので、エバポレーターをドラフト内に設置しても少ない開口部で操作でき、溶媒による曝露を最小限に抑えることが可能です。■新開発のテフロン®製真空シールを採用することにより耐薬品性・耐久性が向上しました。■トラップ球を接続した場合でも、手動スライド機構により駆動部の高さ調整ができるので、フラスコの容量やトラップ球の大きさに関係なく一定の操作性が得られます。■冷却器、受フラスコにガラス保護コーティング(アイラコート)を採用したBVF型もあります。ガラス保護コーティングは耐薬品性、透明性に優れています。■真空コントローラーNVC-3000型と組合せて使用することで、試料に合せた真空制御による濃縮が行なえます。ポンプ)とも連動することが可能です。2A、200VA・AC100~230V50/60Hz12.5A、1.25kVA・AC100~115V50/60Hz12A、1.2kVA・AC100V50/60Hz価格2¥270,400/¥285,900¥326,400/¥341,900¥331,400/¥346,900※性能は室温20°C、定格電源電圧時での値です。※バス温度調節精度はフラスコ撹拌時での値です。バス温度、冷却器の温度、試料フラスコなどの条件によって異なります。※N-1210BVF型シリーズはアイラコート仕様です。ロータリージョイント、試料フラスコ(ナス型)にはコーティングが施されていません。OSB-2200型■操作部SB-1300型N-1210B型Highperformanceevaporator.高性能を追求したエバポレーター202515105蒸発速度(mL/min、H2O)240rpm180rpm120rpm75rpm30rpm⊿t(°C)0510152025303540回転速度⊿t:バス温度と試料(水)の沸点との差条件:冷却水温度0°C設定室温20~21°CJIS試料フラスコ1L(仕込量500mL)試料の飛び始めからなくなるまでの時間で蒸発量を算定データ■蒸発能力曲線N-1210B型NEW2018年1月N-1210BV-WS型が新製品で追加されています。詳細はこちらをご確認ください。(チラー)冷却トラップ装置212製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター関連情報はこちらをご参照ください。P.221オプションの真空コントローラーとの接続により、コントローラーに制御中の圧力表示だけでなく、冷却水温度、バス温度、エバポレーターの回転数、ベーパー温度(センサはオプション)を一括で表示できます。エバポレーターもしくは、真空コントローラーの運転開始停止を受けてシステム全体が自動で運転開始/停止を行ないます。(詳細はP.203参照)※ウォーター・オイルバスは運転停止時のみ連動します。N-1210BV-W+NVC-3000■真空コントローラーNVC-3000型との連動オプションのワンタッチコネクタとワンタッチ保冷ホースセットを使用することで冷却器と保冷ホースの着脱が簡単に行なえます。保冷ホースを簡単着脱関連製品とエバポレーターを接続するために必要なホース類を束ねるホースホルダーです。実験台の作業スペースを有効利用できます。ホースホルダー冷却器を傾けて使用する際に起こりやすい液溜りが少なくなるよう、受フラスコ側に液溜り防止構造を施しました。自動で行なえるオートモード、溶媒名を選択すれば適正真空度でコントロールするプログラムモードを備えています。常に適切な真空条件が得られ、高い溶媒回収率が得られます。※詳細はP.237の「真空コントローラー」をご参照ください。運転パターン接続コード(バス用)オプションのバス用接続コードを使用することでエバポレーター側からバスへの電源供給が可能です。格¥4,60051廃液トラップ(ウルフ瓶)エバポレーターに廃液トラップを固定できます。配管内の凝縮液を捕集できます。格¥18,50051ワンタッチコネクタ(2個入)ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。格¥6,70051NVC通信ケーブル真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器用ケーブルです。エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。格¥9,30051オプションマイバインダーマイバインダーは空です。