測定にはイオンバックグラウンドが安定していて、pH>pNa+4であることが条件です。これらの測定条件は、イオン強化剤をバッファーとして添加することにより満たされます。アンモニアの比色測定は、バーソレット法(Bertholet)によりニトロプルサイド(nitroprusside)を使用して行います。試薬Aの添加後案も二は定量的にモノクロロアミンと反応します。形成されたモノクロロアミンは試薬Bと反応してキノンモノイミンとなります。このキノンモノイミンは最終的にチモールモルクルーと反応して、インドフェノール系の化合物となり、アルカリ下で青色に変色し、650nmの波長にて測定できます。硝酸塩は塩基性条件下でヒドラジンと触媒にて亜硝酸塩に還元されます。亜硝酸塩はスルファニルアミドとN-(1-ナフチル)-エチレンジアンモニウムジクロライドと酸性条件下で紫色の錯体を形成します。水中のアンモニアの光度滴定では、アンモニアとテトラヨード水銀(II)酸カリウムの反応により測定する(ネスラー法)。ネスラー試薬(K2HgI4)はアンモニアと反応して黄色い化合物を生成します。生成された化合物の色の強度からアンモニアの濃度を直接求めることができます。黄土色のアミノ水銀錯体は430nmの波長で測定できます。カルシウム、鉄、マグネシウムは酒石酸カリウム塩の添加により干渉を抑えることができます。Roche/Hitachiの試薬を使用した酵素反応による色の変化にて行います。GOD-POD法では以下のような反応が起こります。β-D-グルコースは、グルコースオキシダーゼ(GOD)で酸化させれて、グルコノアセトン(D-グルコン酸)となります。結果として、過酸化水素はペルオキシダーゼ存在下で、4-アミノフェナゾンとフェノールを酸化して、4-(p-ベンゾキノン-モノイミノ)フェナゾンを生成します。この赤色の強度はグルコースの濃度に対応しており、比色により測定できます。サンプルの分析とキャリブレーションは、酵素反応が温度に依存するため、同じ温度で行う必要があります。アルカリ下で、Calver-B試薬はカルシウムとマグネシウムイオンと反応して、赤色の錯体を形成します。EDTAを添加することにより、この錯体は分解され、Calver-Bはオレンジブルー色に変わります。色の強度の違いにより、サンプル中のカルシウム濃度を測定することができます。硫酸塩は酸性条件下における過剰な塩化バリウムの存在下で硫化バリウムとして沈殿します。アンモニアの添加後、過剰のバリウムはEDTAで滴定することにより色の変化から測定できます。マグネシウムEDTAを添加することによりサンプルは赤/紫から青へ変化するため、505nmの波長で測定できます。無機のリン酸塩化合物はUV-ライトと硫酸によりオルトリン酸塩へ酸化されます。オルトリン酸塩は酸性下でモリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリウムに反応しえ還元され、アスコルビン酸によりモリブデンブルーに発色してモリブデンリン酸を生成します。硫酸塩は酸性条件下における過剰な塩化バリウムの存在下で硫化バリウムとして沈殿します。アンモニアの添加後、過剰のバリウムはEDTAで滴定することにより色の変化から測定できます。マグネシウムEDTAを添加することによりサンプルは赤/紫から青へ変化するため、505nmの波長で測定できます。溶解しているシリカは、酸性下でモリブデン酸イオンと反応して緑黄色のシリカモリブデン酸錯体を形成し、さらにアスコルビン酸により還元されて青色の錯体になります。シュウ酸を添加することによりリン酸塩の干渉を最小限にすることができます。色がそれぞれ変化するまでに必要とされる酸のミリ当量です。p-値は遊離のアルカリと炭酸塩の総量に相当します。(主にC=Cの二重結合)の反応率を示しています。臭素価は100gサンプル当たりの臭素の反応量mgで表します。複合白金電極を使用して臭化物/臭素酸塩試薬を用いて分極滴定にて測定します。ビシンコニン酸塩(bicinchoninate)jは、Cu+と反応して紫色の錯体を生成します。ビシンコニン酸塩とバッファーを合わせた試薬で量を減らすことにより、Cu+とCu2+の測定も可能です。酸化剤の存在下で、ニッケルイオンはジメチルグリオキシムとアルカリ溶液中にて反応してオレンジ‐茶色の錯体を形成します。サンプル中のシアンイオンはクロロアミン-Tと反応して、塩化シアノジンとなります。続いて塩化シアノジンはイソニコチン酸とバルビツール酸ナトリウムと反応して590nmの波長で測定される青色の錯体を形成します。測定する溶液のpHは5.2に調整します。亜鉛はバッファー溶液で調整したアルカリ溶液中(pH9.0)にてジンコン(Zincon)と反応して、青色の錯体を形成します。他の金属とジンコンが錯体を形成する場合はシアンを添加します。次に抱水クロラールを添加してシアンとの錯体から亜鉛を選択的に遊離させて、最終的にジンコンと反応させて発色した錯体を形成させることができます。硫酸の測定は水酸化ナトリウム溶液で滴定して、1番目の当量点から求めます。(SO4)2-硫酸を測定後、H2SO4と(NH4)2SO4のバッファー溶液を添加してK4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6溶液で滴定を行い、1番目の当量点から亜鉛の量を求めます。中性もしくは酸性下で不溶性のカリウム-亜鉛-フェロシアニドの錯体を形成します。当量はフェロシアニド{K4Fe(CN)6}とフェリシアニド{K3Fe(CN)6}レドックス対の間にあります。銅(II)は過剰のヨウ素を添加することにより、銅(I)へ還元されます。残ったヨウ素はチオ硫酸塩で滴定します。EDTAはCu(II)で滴定します。水酸化物は酸で滴定します。ホルムアルデヒドは硫酸ナトリウムで中和します。生成された遊離の水酸化ナトリウムは酸性試薬で滴定して求めます。ビシンコニン酸塩(bicinchoninate)jは、Cu+と反応して紫色の錯体を生成します。ビシンコニン酸塩とバッファーを合わせた試薬で量を減らすことにより、Cu+とCu2+の測定も可能です。遊離酸、全酸は、NaOHにて酸塩基滴定により求めます。亜硝酸は、過剰の鉄(II)存在下の硫酸溶液中において、セレン(IV)にて逆滴定により求めます。亜硝酸はセレン(IV)と反応します。反応していないセレンは鉄(II)により滴定で測定。リン酸の測定は酸塩基滴定において1番目の当量点から求めることができます。pkb=6.5)は酸塩基滴定で測定できます。最初の終点は水酸化物、二番目の終点は次亜塩素酸塩になります。水中のアンモニアの光度滴定では、アンモニアとテトラヨード水銀(II)酸カリウムの反応により測定する(ネスラー法)。ネスラー試薬(K2HgI4)はアンモニアと反応して黄色い化合物を生成します。生成された化合物の色の強度からアンモニアの濃度を直接求めることができます。黄土色のアミノ水銀錯体は430nmの波長で測定できます。カルシウム、鉄、マグネシウムは酒石酸カリウム塩の添加により干渉を抑えることができます。遊離酸、全酸は、NaOHにて酸塩基滴定により求めます。亜硝酸は、過剰の鉄(II)存在下の硫酸溶液中において、セレン(IV)にて逆滴定により求めます。亜硝酸はセレン(IV)と反応します。反応していないセレンは鉄(II)により滴定にて測定。過剰な水酸化ナトリウムをサンプルに加えます。反応しなかった水酸化ナトリウムを塩酸で滴定します。亜鉛はバッファー溶液で調整したアルカリ溶液中(pH9.0)にてジンコン(Zincon)と反応して、青色の錯体を形成します。他の金属とジンコンが錯体を形成する場合はシアンを添加します。次に抱水クロラールを添加してシアンとの錯体から亜鉛を選択的に遊離させて、最終的にジンコンと反応させて発色した錯体を形成させることができます。pH6.2~6.5でサンプルをN,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン(DPD)と直接反応させて赤色に発色させて510nmで測定します。pH6.2~6.5でサンプルをN,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン(DPD)と直接反応させて赤色に発色させて510nmで測定します。第一鉄は弱酸性下にて、2,4,6-トリピリジル-1,3,5-トリアジンと反応して青色の錯体を形成します。第二鉄イオンは還元剤を使用して第一鉄へ還元させます。サンプル中のシアンイオンはクロロアミン-Tと反応して、塩化シアノジンとなります。続いて塩化シアノジンはイソニコチン酸とバルビツール酸ナトリウムと反応して590nmの波長で測定される青色の錯体を形成します。測定する溶液のpHは5.2に調整します。無機のリン酸塩化合物はUV-ライトと硫酸によりオルトリン酸塩へ酸化されます。オルトリン酸塩は酸性下でモリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリウムに反応しえ還元され、アスコルビン酸によりモリブデンブルーに発色してモリブデンリン酸を生成します。マンガンは過ヨード酸塩で酸化されます。生成された二酸化マンガンはロイコマラカイトグリーンで酸化させることができます。これにより青色に発色しますので、620nmの波長で測定することができます。(COD)は一定の条件下でサンプルを酸化させた際の酸素消費量を表しています。酸化剤の消費量は消費した酸素と同量となります。生成されたCr3+の緑色を610nmの波長で測定してCOD値を求めます。(COD)は一定の条件下でサンプルを酸化させた際の酸素消費量を表しています。酸化剤の消費量は消費した酸素と同量となります。生成されたCr3+の緑色を610nmの波長で測定してCOD値を求めます。ヨウ素は高濃度の塩酸溶液中でヨウ素滴定で測定できます。滴定ではPt電極を使用します。EDTAでニッケルの滴定を行う場合、Cu-EDTAを添加した後に、滴定ジャンプを明確にするためにpH10のバッファー溶液を加えます。Cu-EDTAはインジケーター(指標)としての働きをします。鉄(II)は強酸条件下にてセリウム(IV)にて電位差滴定で測定が行えます。有機と無機のリン酸化合物は高温の過硫酸塩と硫酸によりオルトリン酸塩に酸化されます。オルトリン酸塩は酸性下でモリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリウムに反応しえ還元され、アスコルビン酸によりモリブデンブルーに発色してモリブデンリン酸を生成します。有機と無機のリン酸化合物は高温の過硫酸塩と硫酸によりオルトリン酸塩に酸化されます。オルトリン酸塩は酸性下でモリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリウムに反応しえ還元され、アスコルビン酸によりモリブデンブルーに発色してモリブデンリン酸を生成します。第一鉄は弱酸性下にて、2,4,6-トリピリジル-1,3,5-トリアジンと反応して青色の錯体を形成します。第一鉄は弱酸性下にて、2,4,6-トリピリジル-1,3,5-トリアジンと反応して青色の錯体を形成します。ラングラー飽和指数は水の炭酸カルシウムの安定度の指標となります。この指数により水に炭酸カルシウムが沈殿するか、溶解するか、当量となるかがわかります。Ca(Caイオン選択性電極による錯滴定)があります。マンガンは過ヨード酸塩で酸化されます。生成された二酸化マンガンはロイコマラカイトグリーンで酸化させることができます。これにより青色に発色します.。420nmの波長で測定しますと、より広いレンジで測定を行うことができます。WADシアンは、蒸留を行い銀滴定により測定できます。シアン(全量)は、蒸留を行い銀滴定により測定できます。