Applikon社製のオンライン自動分析計は、プロセスでのオンライン滴定、比色、イオン選択性電極等を使用したタイトレータ、プロセスアナライザーや、PM2.5に対応した成分分析計もラインナップしています。様々なアプリケーションへ対応でき、分析手順をオンラインで自動かつ正確に再現できます。(VA、CVS)、pH、導電率などの各種分析&測定がオンラインで行えます。1台で複数の分析や測定項目を行うことも可能です。詳しい内容をご希望の方は(株)守谷商会までお気軽にお問い合わせください。炭水化物中の水分量の測定は比較的容易に行えます。低炭化水素はハイドラナール試薬に溶解しますが、溶解が完全でない場合は、高速抽出を行なって完全にカールフィッシャー滴定します。硫酸は酸塩基滴定にて測定できます。Na2SO4過酸化水素の濃度はセリウム滴定にて測定できます。NaF反応しなかった水酸化ナトリウムを塩酸で滴定します。水溶液でコバルトと反応させて赤色の錯体にして測定を行います。試薬3モルに対してコバルト1モルが反応します。コバルトの錯体は高温の溶液下で生成されますので、サンプルは95°Cに加温する必要があります。サンプル中の他の物質による干渉を避けるため、硝酸又はリン酸/硫酸の混酸液を95°Cの状態で添加します。これによりコバルト錯体以外の干渉してしまう錯体を分解させることができます。ニッケルの測定はEDTAで滴定による求められます。Cu-EDTAを加えた後、pH10のバッファー溶液を滴定において電位のジャンプを得るために添加します。リン酸塩は塩酸溶液中で硫酸銅の存在下で酸化されます。次にCu2+はCu+に還元されます。最後にニクロム酸カリウムでPt電極により酸化還元滴定を行い測定します。硫酸は酸塩基滴定にて測定できます。カルシウムミルク中の水酸化物を測定するには、酸性試薬にて当量点滴定を行います。塩素は硝酸銀で滴定を行います。滴定後、アンモニア溶液で洗浄して塩化銀の沈殿物を取り除きます。マンニトールを添加することによりホウ酸はホウ酸エステルとなります。ホウ酸エステルは水酸化ナトリウム溶液で滴定を行います。サンプル溶液のpHはアンモニア溶液を使用してpH10.5まで上げます。ニッケルはEDTAで滴定を行い測定します。ニッケルの滴定による測定ではEDTAを使用します。Cu-EDTAを添加後、バッファー溶液(pH=10)を加えて滴定の電位のジャンプを明確にします。Cu-EDTAは指示薬の役目を果たします。Buffer)を添加して分析中のイオン強度を一定に保つようにします。鉄(II)は硫酸存在下でジクロム酸カリウムで滴定できます。2Cr3+鉄(III)はEDTAで滴定して測定できます。2H+HClは炭酸ナトリウムで滴定して測定できます。サンプリング後、サンプルのイオン強度とpH約5.5に調整するためにバファーを加えます。硫化物はイオン選択性電極を使用して、アルカリ環境下にて硝酸銀溶液で直接的に電位差滴定により測定できます。アンモニアの比色測定は、バーソレット法(Bertholet)によりニトロプルサイド(nitroprusside)を使用して行います。試薬Aの添加後案も二は定量的にモノクロロアミンと反応します。形成されたモノクロロアミンは試薬Bと反応してキノンモノイミンとなります。このキノンモノイミンは最終的にチモールモルクルーと反応して、インドフェノール系の化合物となり、アルカリ下で青色に変色し、650nmの波長にて測定できます。マンニトールを添加することにより、サンプル中のホウ酸はホウ酸エステルになります。このホウ酸エステルを水酸化ナトリウム溶液で滴定します。サンプリング後、バッファー溶液を展開して分析中のサンプルのイオン強度を安定化させます。硝酸塩は塩基性条件下でヒドラジンと触媒にて亜硝酸塩に還元されます。亜硝酸塩はスルファニルアミドとN-(1-ナフチル)-エチレンジアンモニウムジクロライドと酸性条件下で紫色の錯体を形成します。酸塩基滴定(中和滴定)にて測定します。(COD)は一定の条件下でサンプルを酸化させた際の酸素消費量を表しています。酸化剤の消費量は消費した酸素と同量となります。この特別な酸化剤ジクロム酸塩(Cr2O72-)は、クロムイオン(Cr3+)に還元されます。4H2O還元されなかったジクロム酸塩は硫酸アンモニウム鉄(II)で滴定して求めます。サンプルは硝酸で酸化されます。塩素は硝酸銀で滴定を行って測定します。AgCl鉄(II)は硫酸の存在下でジクロム酸カリウムにて滴定を行って測定します。過ヨウ素酸(H5IO6)はグリセロールを酸化してヨード酸を生成します。KI溶液を加えることにより遊離のI2が生成されチオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)で滴定します。ブランク測定を行い、グリセロールのパーセント濃度を計算することができます。2I-グリセロールが存在しない場合、以下の反応が起きます。塩酸は炭酸塩で滴定できる強酸です。測定にはイオンバックグラウンドが安定していて、pH>pNa+4であることが条件です。これらの測定条件は、イオン強化剤をバッファーとして添加することにより満たされます。サンプリング後、イオン強化調整剤を添加します。水酸化ナトリウムは0.1mmolを含む硝酸で酸化させます。塩素は硝酸銀にて滴定で求めます。中和を行なっている際にサンプルに塩素が入ってしますと、検出レベル以上の塩素濃度になってしまいます。サンプリング後、分析中のサンプルのイオン強度を安定させるためにバッファーを添加します。アルカリ下で金属物質の沈殿を避けるために錯体試薬を加えます。低いppmレンジでのシアンは硝酸銀と銀リング電極で滴定できます。(溶解しない)ハロゲン化による干渉を避けるために滴定は最初の当量点で行なうことが最良です。塩素はpH8又はそれ以下でヨウ化カリウム(KI)溶液より遊離したヨウ素と反応します。2Cl-ヨウ素はチオ硫酸ナトリウムの標準溶液で滴定します。2I-この反応はpH3~4にて行ないます。混酸の測定は、滴定カーブより当量点を自動検出して求めます(DET)。溶媒として飽和NaClとエタノールを使用しています。サンプリング後分析中のサンプルのイオン強度を安定させるために、バッファー溶液を添加します。硫化物はN,N-ジメチル-p-フェニレンジアミンと反応して鉄(III)存在下でメチレンブルーを生成します。硝酸塩は塩基性条件下でヒドラジンと触媒にて亜硝酸塩に還元されます。亜硝酸塩はスルファニルアミドとN-(2-ナフチル)-エチレンジアンモニウムジクロライドと酸性条件下で紫色の錯体を形成します。pH6.2~6.5でサンプルを過剰のヨウ化カリウム存在下でN,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン(DPD)と直接反応させて赤色に発色させて510nmで測定します。サンプリング後分析中におけるサンプル中のイオン強度を安定させるためにバッファー溶液を加えます。pH6.2~6.5でサンプルを過剰のヨウ化カリウム存在下でN,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン(DPD)と直接反応させて赤色に発色させて510nmで測定します。水中のフェノールの比色測定は、ヘキサシアノフェレイト(III)バッファー溶液の存在下で、4-アミノ-アンチピリジンと反応させて赤色のアンチピリジン錯体を形成させて行います。硝酸塩は塩基性条件下でヒドラジンと触媒にて亜硝酸塩に還元されます。亜硝酸塩はスルファニルアミドとN-(3-ナフチル)-エチレンジアンモニウムジクロライドと酸性条件下で紫色の錯体を形成します。湿pH6.2~6.5でサンプルを過剰のヨウ化カリウム存在下でN,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン(DPD)と直接反応させて赤色に発色させて510nmで測定します。アルミニウムは、エリオクロムサイアミンRと弱アルカリ中で反応し、指示薬で色の変化を確認します。1,5-ジフェニルカルバジドは酸性下にてクロム(VI)と良く溶けて反応し、赤色の化合物となります。水中のフェノールの比色測定は、ヘキサシアノフェレイト(III)バッファー溶液の存在下で、4-アミノ-アンチピリジンと反応させて赤色のアンチピリジン錯体を形成させて行います。リン酸塩はバナジン酸-モリブデン酸試薬と反応して400nmの波長で測定できる黄色の錯体を形成します。リン酸塩はバナジン酸-モリブデン酸試薬と反応して400nmの波長で測定できる黄色の錯体を形成します。アルミニウムはクロムアズロールS(CAS)及び塩化セチルピリジン(CPC)と反応して青色の錯体を形成します。この青色の錯体は627nmで最大吸収を示します。アルミニウムはピロカテコールバイオレットと反応して青色の錯体を形成します。この錯体は580nmで最大吸収を示します。カルシウムとマグネシウムはpH10でEDTAと安定した錯体を形成します。この電位差滴定法ではCu-IESを使用して測定を行います。銅イオン選択性電極(Cu-ISE)は銅イオンのみを選択的に測定できます。サンプリング後分析中におけるサンプル中のイオン強度を安定させるためにバッファー溶液を加えます。第一鉄は弱酸性下にて、2,4,6-トリピリジル-1,3,5-トリアジンと反応して青色の錯体を形成します。第二鉄イオンは還元剤を使用して第一鉄へ還元させます。第一鉄は弱酸性下にて、2,4,6-トリピリジル-1,3,5-トリアジンと反応して青色の錯体を形成します。第二鉄イオンは還元剤を使用して第一鉄へ還元させます。UV-ライトと過硫酸塩により硝酸塩へ酸化されます。硝酸塩は塩基性条件下でヒドラジンと触媒にて亜硝酸塩に還元されます。亜硝酸塩はスルファニルアミドとN-(4-ナフチル)-エチレンジアンモニウムジクロライドと酸性条件下で紫色の錯体を形成します。UV-ライトと過硫酸塩により硝酸塩へ酸化されます。硝酸塩は塩基性条件下でヒドラジンと触媒にて亜硝酸塩に還元されます。亜硝酸塩はスルファニルアミドとN-(4-ナフチル)-エチレンジアンモニウムジクロライドと酸性条件下で紫色の錯体を形成します。TBC(4-tertiary-Butylcatechol)は、アルコール溶液下で水酸化ナトリウムと反応してピンク色の化合物を生成します。溶解しているシリカは、酸性下でモリブデン酸イオンと反応して緑黄色のシリカモリブデン酸錯体を形成し、さらにアスコルビン酸により還元されて青色の錯体になります。シュウ酸を添加することによりリン酸塩の干渉を最小限にすることができます。水中のアンモニアの光度滴定では、アンモニアとテトラヨード水銀(II)酸カリウムの反応により測定する(ネスラー法)。ネスラー試薬(K2HgI4)はアンモニアと反応して黄色い化合物を生成します。生成された化合物の色の強度からアンモニアの濃度を直接求めることができます。黄土色のアミノ水銀錯体は430nmの波長で測定できます。カルシウム、鉄、マグネシウムは酒石酸カリウム塩の添加により干渉を抑えることができます。サンプリング後、サンプルのイオン強度とpH約5.5に調整するためにバファーを加えます。オルトリン酸塩は酸性下でモリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリウムと反応して還元され、アスコルビン酸によりモリブデンブルーに発色してモリブデンリン酸を生成します。オルトリン酸塩は酸性下でモリブデン酸アンモニウムと酒石酸アンチモニルカリウムと反応して還元され、アスコルビン酸によりモリブデンブルーに発色してモリブデンリン酸を生成します。HClにより、電位差滴定(DETモード)にて求められます。HClによる滴定では、3つの当量点(又は終点)が検出されます。H2O1番目の当量点は水酸化物と硫化物、2番目は炭酸塩、三番目は硫化物と炭酸塩を表しています。硫酸塩は酸性条件下における過剰な塩化バリウムの存在下で硫化バリウムとして沈殿します。アンモニアの添加後、過剰のバリウムはEDTAで滴定することにより色の変化から測定できます。マグネシウムEDTAを添加することによりサンプルは赤/紫から青へ変化するため、505nmの波長で測定できます。溶解しているシリカは、酸性下でモリブデン酸イオンと反応して緑黄色のシリカモリブデン酸錯体を形成し、さらにアスコルビン酸により還元されて青色の錯体になります。シュウ酸を添加することによりリン酸塩の干渉を最小限にすることができます。サンプリング後、バッファー溶液を展開して分析中のサンプルのイオン強度を安定化させます。Buffer)を添加して分析中のイオン強度を一定に保つようにします。サンプリング後、バッファー液を添加して測定中のサンプルのイオン強度を安定させます。サンプリング後、分析中のサンプルのイオン強度を安定させるために、バッファー溶液を添加します。