ご利用案内FAQDownloadカスタマーサポートお客様の疑問点を解決いたします。何でも聞いてください。lineアキュニク測定手順アキュニク測定時、以下の順番でお使いください。足板の上に足の形を正確に位置させてください。指4本すべてが手電極の表面に接するように握ってください。両腕を広げてください。lineアキュニク測定時のご注意事項BC測定時、下記の事項を遵守し、安全にお使いください。可能な限り服の重量を減らしてください。食べ過ぎや極度の脱水時には測定を避けてください。激しい運動後には測定を避けてください。サウナの直後に測定することは避けてください。可能な限り同じ条件で測定してください。アダプター連結時に下記の事項を遵守し、安全にお使いください。アダプターの連結部分にある矢印の方向を確認してください。矢印が上にくるようにして装着し、誤った連結は、製品に問題を引き起こす可能性があります。アダプターの連結時には十分に押し込んで正確に連結する必要があります。不安定な連結は、製品に問題を引き起こす可能性があります。アキュニクが提供したアダプターと電源ケーブルを使用してください。お客様が任意に使用したアクセサリーによって発生した問題は、当社は責任を負いません。製品に水をこぼすと火災の原因になります。製品の設置時に電圧が不安定であったり、グラウンドがないところには設置しないでください。体脂肪測定器と血圧計は、2年毎に点検してください。使用中の製品の移動を希望する場合は、当社に連絡して協力を要請してください。製品に問題を引き起こす可能性があります。ご使用案内インピーダンスが測定範囲を超えています。インピーダンスが範囲より低かったり、高かったりした場合[対策]測定部位(電極、手、足)を清潔にした後、再び測定してください。電極を握る方法と測定姿勢を正しくて再び測定してください。瞬間的に電極との接触が不良にならないよう、測定中には体を動かさないでください。当社または指定取引先にお問い合わせください。体脂肪率が測定範囲を超えています。体脂肪率が範囲を超えたの場合[対策]電極取っ手をきれいに拭いた後、再度測定してください。当社または指定取引先にお問い合わせください。測定範囲を超えています。測定範囲:-100%〜+100%[対策]身長を正確に入力してください。体重測定が正しいことを確認して、正しい方法で再び測定してください。測定者の肥満度が許容範囲を超えた場合は分析することができません。正確な方法で、再分析を行っても同じエラーが表示されル場合は当社または指定取引先にお問い合わせください。足首電極の接触不良です。[原因]足首電極4個のうち、一つでも接触されていない場合[対策]足首が4本の電極にすべて触れるように密着させます。身長入力エラー[対策]身長を正確に入力してください。使用者の身長が分析範囲を超えた場合は、入力ができません。測定中、動き続けた場合[対策]体重を再び測定してください。使用者の体重が測定範囲を超えた場合は測定できません。電極取っ手、手、足などの測定部位が不潔な場合[対策]測定中に動いたり話したりしないように注意してください。電極取っ手の電極部分を柔らかいガーゼでふき取ってから、再測定してください。手足に汗があったり不潔な場合、きれいに洗った後、再度測定してください。電極と測定部位との間に異物がないことを確認してください。電極取っ手に問題がある場合[対策]電極取っ手が本体と接続されていることを確認し、接続します。電極取っ手が接続されている状態でも、この問題が発生した場合は当社または指定取引先にお問い合わせください。電極取っ手と本体の間の接続線が切れたり接触不良である場合や、測定開始ボタンの不良の場合、当社または指定取引先にお問い合わせください。