この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。ChassisDriverNI-DAQmx問題CompactDAQ(cDAQ)シャーシとアナログ入力モジュールでアナログトリガを使用したデータ収集を行えますか?解決策これは、使用しているアナログ入力モジュールによって異なります。9775は現在、アナログトリガをサポートする唯一のcDAQモジュールです。シャーシ上の任意のスロットでこれらのモジュールのいずれかを使用して、タスクのアナログトリガを構成できます。9775が含まれている限り、タスク全体がアナログトリガを待機することができます。他のアナログトリガと同様に、指定されたトリガソースはスキャンリストの最初のチャンネルである必要があります。9775デジタイザを使用する場合は、例外があります。アナログトリガは有限サンプル収集のみで使用でき、連続サンプル収集では使用できません。以下のリストは、ハードウェアの構成例です。9205/9206/9775モジュールと出力モジュールをcDAQシャーシに取り付けて、コンピュータに接続します。Explorer(MAX)でシャーシとモジュールが正しく認識されていることを確認し、付与されたモジュール名を確認します。ModcDAQ1Mod1)。9205/9206/9775モジュールに配線します。任意のアナログ入力チャンネルを使用できます)。cDAQ1Mod2)の必要に応じて、出力モジュールから出力チャンネルを配線します。9205/9206/9775モジュールのAI電圧タスクを作成し、物理チャンネルをアナログ入力信号の物理チャンネルに設定します。アナログエッジを使用してトリガするようにAIタスクを設定し、トリガソースをアナログ入力信号の物理チャンネルと同じに指定します。関連する物理チャンネルで新しいAO電圧タスクを作成します。AOタスクをデジタルエッジを使用してトリガするように設定し、トリガソースをcDAQ開始トリガに設定します。この例では、/cDAQ1/ai/StartTriggerになります。9205/9206/9775モジュールがトリガされたときにデジタルエッジが送信される内部チャンネルです。AIタスクの前にAOタスクが開始するようにエラー配線を繋げます。9205/9206/9775をトリガソースとして内部cDAQラインに個別のデジタルエッジを送信し、出力モジュールのタスクをトリガ開始します。CompactDAQ.viは、この方法のサンプルプログラムです。これは、取得できるよりも高い周波数の信号を接続してトリガできることを意味します。kHz信号の半周期)から大幅な減衰なしでトリガできますが、この周波数を超えると、減衰した場合に信号が設定されたトリガレベルに到達されずにデバイスがトリガされないため、信号減衰を考慮する必要があります。この方法は、cDAQ-9172では動作しません。Controllersその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。