この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。9171/9174/9178/9181/9188/9191)あることが記載されています。カウンタ物理チャンネル制御のドロップダウンメニューからこれらのカウンタを選択しようとすると、cDAQシャーシ用のカウンタがリストされません。Oをプラグインできるモジュールが必要です。Countersを参照してください。9172では、カウンタにアクセスするにはこのモジュールがスロット5または6にある必要があります。9171/9174/9178/9181/9188/9191)の場合、モジュールはどのスロットにも挿入できます。そのようなモジュールがシャーシに挿入されていなくても、内部カウンタを設定し、シャーシバックプレーンを介して他のモジュールからアクセスできます。デフォルトでは、DAQmx物理チャンネル制御ドロップダウンメニューには内部チャンネルがリストされません。非表示のチャネルを表示するには、I/O名フィルタ設定を次のように変更します。DAQmx物理チャンネル制御器を右クリックします。I/O名フィルタ設定...を選択します。フィルタ名ダイアログが表示されたら、内部チャンネルチェックボックスにチェックを入れます。OKをクリックします。DAQmx物理チャンネル制御器を構成すると、使用しているシャーシにより2つもしくは4つの新しいカウンタがドロップダウンメニューに表示されます。cDAQ-9172の場合、チャンネルには_ctr0および_ctr1がリストされます。そのほかのcDAQシャーシはさらに_ctr2と_ctr3もリストされます。これらの_ctrXチャンネルは、内部カウンタであり、その他のデータ収集タスク用にサンプルクロックを生成するために使用されます。Moduleは、モジュールなしで内部カウンタにアクセスして外部デジタル信号をカウントする方法を示しています。オンボードカウンタラインは、シャーシのPFIラインへ内部的に経路設定しています。その他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。