カルジオライフS」で、救急救命処置中に装置からアラーム音とともに「高圧充電できません。」とのエラーメッセージが出て、除細動を行うことができなかったとの報告を受けた。調査した結果、装置内部の高電圧を生成する回路に電源を供給するケーブルのコネクタの固定が不十分で、接触不良が発生したことが原因だったが、過去の修理情報を調査したところ、2014/09/03着手の医療機器回収(クラスII)での対策作業時に、当該コネクタの固定が不十分であった可能性が判明。改善のため、コネクタを点検し、固定が不十分な場合は適切に固定し直す自主改修を行った。