2019年5月3日こんばんは。sin波を使ったエミッタ接地電圧増幅回路の実験をしてるけど、なかなかうまくいかない。そんな夜をお過ごしの皆様、お待たせいたました。私も、オシロスコープで綺麗に入力波を検出できないという問題に直面しています。その原因の一つに、そもそもオシロスコープのプローブが悪い可能性があります。いうことで、オシロスコープのプローブの調整を人生で初めてやってみましたので、お伝え致します。今回使用した装置も下に載せておきます。使用する波をファンクションジェネレーターで出力しそのまま、オシロスコープで測定すると、ブレており、汚い波しか観測できない。この原因が未だ分からずにいるので、その原因を模索している。ファンクションジェネレーターからオシロスコープに繋いだ波が、上の黄色い波。下が、プローブを直接オシロで読み取った波。プローブのもう一方はグランドに落としている。ファンクションジェネレーターで出力した波(上)とプローブを通して測定した波(下)回路を色々直したりしたが、全く問題がわからないので、最終的にプローブ自体を疑うに至った。調べていると、最初にプローブの校正が必要なようだ。しないと、プローブを通した時に、正確に波を測定できない模様。プローブ校正作業プローブを補償信号端子に繋ぐ。二つある端子の上の方だ。下はGND端子である。Storageボタンを押してから画面上の初期設定を押す。すると、オシロが初期設定に戻るらしい。波の形が完全な矩形波になっているかどうかを確かめる。正しい波形というのは、RIGOL社が出している、オシロスコープのマニュアルに載っているので、以下に載せておく。自分のプローブは図3の左のようになっており、ずれていた。プローブの調整ネジを小さいマイナスドライバか何かで回して、完全な矩形波(図3の真ん中)にする。これで終了らしい!ネジの位置等わかりにくいので、写真を撮ったので載せておきます。動画が貼れるようなので、実験も兼ねて、調整の様子を動画で載せてみる。IMG_2076せっかく調整を行ったわけだが、入力波のブレがおさまることはなかった。何か他の原因があるのだと思うけれど、よくわからない。実験屋(人生含む)たぬし実験屋たぬしです。その後、これまでやったことない分野(アナログ回路)の零細企業に入り、日々実験を継続中。回路関係の実験・解析や物理など理系のことやバイク・音楽・文学などついても書いております。