この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。HardwarecDAQ-9172cDAQ-9174cDAQ-9178cDAQ-9179cDAQ-9184cDAQ-9188問題CompactDAQ(cDAQ)シャーシにモジュールがあり、デジタルトリガを使用したいです。Interface)ラインにアクセスする必要があります。cDAQ-9172を使用している場合、モジュールをスロット5または6に配置する必要があります。これら2つのスロットだけが、このシャーシのPFIラインにアクセスできます。最新のcDAQ-9174、9178、9179、9184、9188、および9188XTにはスロットの制限がありません。任意のスロットでデジタルモジュールを使用して、PFIラインにアクセスできます。9205および9206アナログ入力モジュールは、外部アナログトリガの使用をサポートしています。このラインには、9172を含むすべてのシャーシでどのスロットからでもアクセスできます。cDAQ-9178、9179、9188、および9188XTには2つのPFIラインが搭載されているため、必要なトリガラインが2つ以下ならデジタルモジュールは必要ありません。Manualsその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。