高時村より\電気2重層キャパシタの実験(2)電気2重層コンデンサの測定(2)測定装置の製作マッドな研究所に戻る学校の実験室にあった電圧計。3Vフルスケールの時の入力抵抗を計ってみると、なんと3kΩ。生徒の実験用とは言え、これはひどい。フルスケールで1mAも流れる。こんなものでコンデンサの端子電圧なんか測れない。念のためだが、アナログテスター(1万円ほどのもの)でも全然ダメ。いっても、5Vフルスケールの入力抵抗が100kΩだから、学校の実験用の電圧計と比べればずい分ましだ。高性能なメータは壊れやすい。生徒の実験用計器の性能が非常に悪いのは、丈夫に作ってあるからだろう。試しにデジタルテスターでコンデンサの端子電圧を測ってみると、ゆっくりではあるが、電圧が下がっていく。デジタルテスターでも実験には使えないことが分かる。デジタルテスターの入力抵抗はもっと高くできるのだが、市販品だから、動作の安定のためにわざと低くしてある。そこで、FET入力のオペアンプTL072で計測アンプを作る。TL072は秋月で2個100円。パスコンは必ず入れる。動作試験のために、0.1μFのセラミックコンデンサと3.3μFの電解コンデンサに充電して、端子電圧を測ってみる。どちらの場合も、メータは一定の値をさして、ピクリとも動かない。割り箸でちょっとさわってみると、スーッと電圧が下がってしまう。木の絶縁度はその程度しかない。電極の土台を木で作るわけにはいかないことが分かる。DIYの店で買ったプラスチックの棒。材質はよく分からないが、絶縁は問題なし。これを電極の土台にする。HBのシャープペンシルの芯を、片側10本ずつ等間隔に並べて電極にする。