Cerna®顕微鏡の手動ステージを簡単に置き換えられるように設計されており、電動で試料のXY位置決めができます。ステージのアセンブリは、ステージ、コントローラ、取付けブラケット、その他のアクセサリで構成されますが、それぞれ個別にご購入いただく必要があります(右の写真は典型的なXYステージ例です)。下表は、顕微鏡によってご購入いただく必要のある製品のリストです。オプションのブラケット(MLSA01)はステージMLS203-1を光学テーブルやブレッドボード上にボルト締めして独自の顕微鏡セットアップの一部として、もしくは一般的なフォトニクスの用途に使用することも可能です。高速走査機能と高い位置確度が特長の本ステージは、様々な種類の顕微鏡やイメージングのアプリケーションにおける標本や試料を手動、もしくは自動で位置決めするのに、非常に適しています。細胞レベルでの非常に精密な手動位置決めや制御は安定な閉ループ制御システムとジョイスティックにより、簡単に行えます。このステージは当社のZ軸ピエゾステージと組み合わせて、レーザ走査型顕微鏡にご使用いただけるXYZステージを構成することもできます。こちらの電動ステージの技術はUS特許8,575,792.により保護されています。コントローラのオプションMLS203ステージ用の推奨コントローラは、2軸ブラシレスDCモーターコントローラBBD202です。これらのブラシレスDCモーターコントローラのプレゼンテーションはこちらをクリックしていただくか、下記の概要をご覧ください。GUIインターフェイスが付いています。Devices社のMetaMorphと互換性があります。MLS203ステージとコントローラBBD202とMetaMorphを使用した詳細は、「MetaMorph」タブをご覧ください。試料ホルダとアクセサリの取付け様々なアクセサリのアダプタによって、一般的なスライドガラス、マルチウェルプレート、ペトリ皿や金属試料の位置決めが可能です。詳細については、下記をご覧ください。MLSA01上記に該当する顕微鏡がない場合、当社までお問い合わせください。Olympus、Nikon、Zeiss、Leica製顕微鏡に対応するカスタム仕様の取付けアダプタのご用意も可能です。BBD202親ネジがないためステージはバックラッシュがありません。Seriesソフトに対応します。NX、MetaMorph、MetaFluor、MetaVueが含まれます。Seriesバージョン7.8の画面イメージ)は、XYステージの制御設定方法です。Administratorを開きます。Hardware」をクリックします。Devices」をクリックします。Enlargeステップ3:左のリストの中から「Thorlabs」を検索、反転表示し、「Install」をクリックします。Devices」のリストの中から「Thorlabs」を選び、「Settings」をクリックします。Information」をクリックします。Enlargeステップ5:上記のように内容が正しいことを確認してから「OK」をクリックします(複数のウィンドウが表示される場合にはその都度「OK」をクリックします)。Hardware」の画面に戻ります。Devices」をクリックします。Devices」内から「Thorlabs」を選択し、「Add」をクリックします。Y」が記載されていることを確認し、全てのプログラムウィンドウが閉じるまで「OK」をクリックします。Series」を開きます。「Devices」のメニューから「Stage」を選択すると様々な移動方法が可能となります。相対位置移動の設定画面になります。Technology)ソフトウェアパッケージの2種類のプラットフォームをご用意しております。どちらのパッケージも小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-CubeTMやT-CubeTMなど)から高出力でマルチチャンネルのモジュール式19インチラックナノポジショニングシステム(APTラックシステム)まで幅広い種類のモーションコントローラをカバーするKinesisシリーズのデバイスを制御できます。Basic、LabVIEWTMまたはその他の.NETに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、.NETコントロールが付属しています。.NETフレームワークを使用しない用途向けに低級言語用のDLLライブラリも付いています。センターシーケンスマネージャが、当社の全てのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。Basic、LabVIEWまたはその他のActive-Xに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、ActiveXをベースとしたコントロールが付属しています。ハードウェア無しでカスタムプログラムの開発を行うためのシミュレーターモードも付いています。これらの共通のソフトウェアプラットフォームにより、あらゆるKinesisとAPTコントローラをシングルアプリケーションに簡単に組み込むことができます。ソフトウェアツールは1セット習得するだけで共通した操作が可能です。シングルチャンネルシステムからマルチチャンネルシステムまで、あらゆるコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが実現可能です。このソフトウェアパッケージを使用するには2つの手段があります。box」コントロール、またはご選択の開発言語でカスタム統合の位置決めやアライメントソリューションを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。APTシステムソフトウェアをよりご理解いただけるために様々なチュートリアルビデオもご用意しております。Configユーティリティをご説明しています。ソフトウェアのシミュレーターモードを利用すると、コントローラを接続しないでソフトウェアを試すことができます。その方法を説明したビデオもあります。これらのビデオは「APTチュートリアル」タブ内のリンクからご覧いただけます。1.14.20このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisならびにAPTTMシステムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。3.21.4このAPTソフトウェアパッケージには、当社のAPTTMおよびKinesisシステムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。下記もご用意しております:通信プロトコルこれらのビデオでは、プログラミングおよび非プログラミングの両方の点から、APTシステムソフトウェアの使用法の基礎をご説明しています。付属のAPTユーティリティの使用法を示したビデオもあるので、箱から出してすぐにAPTコントローラを制御できます。C++を使うカスタムソフトウェア用のプログラミングの基礎を説明した多くのビデオもありますのでご覧ください。tutorial更に、プログラマの方のためにLabViewを用いてAPTソフトウェアをプログラムするためのガイドもございます。μmより詳しい仕様については、「仕様」タブをご参照ください。これらのXY走査ステージは、いくつかの顕微鏡の手動ステージと容易に置換することができ、電動で顕微鏡試料のXY位置決めが可能になります。MLS203-1は、Nikon製およびOlympus製の倒立顕微鏡や正立顕微鏡のほか当社のCerna®顕微鏡に取り付ける事ができます(「概要」タブ参照)。アダプターブラケットは別売りで、特定の顕微鏡にステージを取り付けることができます。テーブルトップの取り付けブラケットMLSA01は、ステージを光学テーブルやブレッドボード上にボルト締めして独自の顕微鏡セットアップの一部として、もしくは一般的なフォトニクスの用途に使用できます。詳細は以下をご覧ください。40に直接取り付けることができるので、ブラケットは必要ありません。CartMLS203ステージ用コントローラズーム2チャンネルコントローラBBD202には当社の標準APTTMソフトウェアとプログラミングインターフェイスが含まれており、自動顕微鏡用途に簡単に導入できます。nm)が求められる用途に適しています。柔軟性をより高くするため、PCとの通信にはUSBまたはRS232シリアルインターフェイスのいずれかをご使用いいただけます。このコントローラには、ステージの自動PC制御をサポートするためのソフトウェア開発キット(SDK)が同梱されています。このSDKは、他の顕微鏡自動制御アクセサリとステージ操作を連動させたい場合に役に立ちます。C++、およびMatlabのようなWindowsで起動する全ての主要な開発言語をサポートしており、ActiveXライブラリもしくは標準的なダイナミックリンクライブラリ(DLL)形式となっております。1.1接続によって簡単にPCによる操作が行えます。複数のユニットも、標準のUSBハブを介して、1台のパソコンへ接続することができます。XYステージMLS203用コントローラBBD202とZ軸ピエゾステージキットMZS500-Eを1台のPCで同時に操作することが可能です。この特長と使いやすいAPTTMソフトウェアにより、短い時間で複雑な動作シーケンスをプログラムし、実行できます。ご覧いただくか、ブラシレスDCコントローラのページをご参照ください。EnlargeスライドホルダMLS203P2を取付けたステージMLS203-1をCerna顕微鏡へ取付け用の固定式アームCSA1000に搭載。(全て別売り)当社では、ステージMLS203-1をNikon製やOlympus製、ならびに当社の正立、倒立顕微鏡に取付けるためのブラケットをご用意しています。各顕微鏡に対応するブラケットについては下表をご参照ください。ブレッドボードに取り付けるためのブラケットもご用意しています。各ブラケット(CSA1000を除く)にはステージの顕微鏡への取付方法を説明した指示書が付属しています。Axiovertに直接取り付けることができます。EnlargeステージMLS203-1をブラケットMLSA01を用いてブレッドボードに固定Olympus、Nikon、Zeiss、Leicaの顕微鏡に対応する製品をご用意しております。お手持ちの顕微鏡が上表に掲載されていない場合、対応するブラケットについては当社へお問い合わせください。信頼性の高いホール効果を利用したジョイスティックジョイスティック制御装置MJC001は、顕微鏡向けに設計されており、ステージを手動感覚で直感的に位置決めできます。このコンソールは、2軸ジョイスティックによりXY制御が可能です。ほとんどの用途では、コントローラにデフォルト値として保存されたパラメータの設定が利用できるので、ご自身による設定が必要ありません。したがってホストPCに接続する必要がなく、真のリモート操作を実現できます。MJC001は当社のベンチトップ型ブラシレスコントローラ、ラックマウント型ブラシレスコントローラそしてステッピングモータ用コントローラに対応しています。ジョイスティックはこれらのコントローラに対応できるケーブルが付属しています。旧型のBBD10xシリーズとジョイスティックをお使いになる場合のケーブルについては当社までお問い合わせください。