Wait概要バーニヤ目盛Feedback当社では、様々な精密光学部品をマウントするための部品モジュールをご提供しています。mmの一定のビーム高さに保ちます。各モジュールの底面には、2つのスチール製の位置決めピンが付いており、それらのピンは、FiberBenchの取付け穴にはまるように設計されています。挿入後には、ファイバ光学システム内で光学素子が適切な高さとなるようにこのマウントは設計されています。バーニヤ目盛の読み方の例。赤い矢印はポインタと呼ばれています。バーニヤ目盛の10が主目盛の1つと一致しているので、このバーニヤ目盛は75.60と読み取れます(どの単位での測定でも同じです)。バーニヤ目盛の読み方バーニヤ目盛は、一般に物差しの精密さを向上させるために使用される、均一に分割された目盛(当社の回転マウントの目盛など)です。バーニヤ目盛は多くの精密測定機器に使用されていますが、中でも良く知られているのはノギスやマイクロメータです。順バーニヤ目盛では、主目盛とバーニヤ目盛の2つの目盛を並べて使用します。このため、主目盛上のラインはすべてのバーニヤ目盛上のラインとは一致しません。バーニヤ目盛の1つのラインだけが主目盛の1つのラインとぴったり一致しますが、これがバーニヤ目盛を読むポイントとなります。図1~3では、バーニヤ目盛の仕組みについて3つの例をあげて説明しています。各図において、左側が主目盛で右側の小さい方がバーニヤ目盛です。これらを読むときには、主目盛で大まかな数値を読み取り、バーニヤ目盛で精密な数値を読み取ります。することで、標準的なルーラやマイクロメータがより精密なものになります。バーニヤ目盛の0は「ポインタ」(図1~3で赤い矢印で表示)で、主目盛での読取値を示します。図1でポインタは75.6のラインで主目盛と一致しています。これ以外に主目盛と一致しているバーニヤ目盛は10だけであることに注目してください。バーニヤ目盛の0が主目盛の75.6と一致しているので、図1から読み取れる値は75.60となります(どの単位での測定でも同じです)。これがバーニヤ目盛の読み方の概要です。バーニヤ目盛を用いることで簡単に測定機器の精度を向上させることができます。図2では更に詳しくご説明します。ここではポインタは主目盛と一致しておらず、75.6のわずか上ですが75.7よりも下にあります。この場合の大まかな読取値は75.6です。主目盛と初めに一致するバーニヤ目盛は5で、青い矢印で示されています。バーニヤ目盛は精密に読み取れる最小桁を示し、図2では5が主目盛と一致しているので、精密な測定値は75.65となります。バーニヤ目盛は主目盛よりも10%小さくなっているので、主目盛を1/10移動させると次のバーニヤ目盛が一致します。ここで、測定値がバーニヤ目盛の1/10の間にきてしまった場合はどうするのか、という疑問が生じます。図3ではこれについて説明しています。上述の通り、ポインタのラインは75.6と75.7の間にあるので、大まかな読取値は75.6となります。見ると、バーニヤ目盛の7(水色の矢印で表示)は、主目盛とほぼ一致しているので、精密な測定値は75.67となります。バーニヤ目盛の7は主目盛よりもわずかに上にあり、8(7のすぐ上)は主目盛よりもわずかに下にあります。0.002と読み取れます。このツールにおいて、読取誤差としての0.002はほぼ適切な値と言えます。このように、バーニヤ目盛は標準的なスケール測定の精密さを向上させます。慣れるまでに少々時間がかかりますが、練習すれば非常に簡単に目盛を読めるようになります。順バーニヤ、逆バーニヤにかかわらず、すべてのバーニヤ目盛は同様の方法で読み取ることができます。赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。この目盛は75.65と読み取れます。赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。0.002となります。単位で目盛が刻印されています。付属の固定リングSM05RRで光学素子を固定FiberBench対応の光学素子回転マウントFBRは、エッジがローレット加工されており、2°間隔の目盛が360°にわたってレーザ刻印されています。mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ、その他のSM05ネジ付き部品を取付けることができます。mm(Ø1インチ)セルから取り外した場合)の保持に適しています。マウントの回転セルの止めネジ(.05インチ六角、レンチは付属しません)は上部に付いているので、ステージの回転位置を固定するのに便利です。EnlargeマウントFBRPの側面には係合用ネジ(0.028インチ六角レンチ使用)とアクチュエータ(0.050インチ六角レンチ使用)が付いています。付属の固定リングPOLARIS-SM05RRで光学素子を固定FBRPはステンレススチール製で、FiberBenchに取付け可能な回転マウントです。マウントのSM05ネジ付き回転セルのエッジは、粗位置決め操作用にローレット加工されています。係合用ネジを0.028インチ六角レンチで締め付けた後、上部のアクチュエータを0.050インチ六角レンチで回転させることにより、セルを精密に位置決めすることができます。セルには2°間隔で目盛が刻印されているため、バーニヤ目盛で読み取った値を2倍することでarcminの単位に変換できます。mm(Ø1/2インチ)レンズチューブのほか、SM05ネジ付き部品の取付けが可能です。mm(Ø1インチ)セルから取り外した場合)の保持に適しています。mm(Ø1/2インチ)の光学素子をFiberBenchシステムに組み込むことができます。mm(Ø1/2インチ)用レンズチューブを差し込むことができ、マウント上部にある先端がナイロン製の#8-32止めネジによってそのレンズチューブの位置を固定することができます。マウントに付属する2つの位置決めピンは、当社の全ての1軸または多軸のFiberBenchの取付け穴に簡単にはめることができます。mm(Ø1/2インチ)の光学素子(NDフィルタ、拡散板、色つきフィルタ、アライメントディスクVRC2D05)を保持しながら、FiberBenchに設置された際に適切なビーム高さを維持できるよう設計されています。当社の標準SM05ネジが切られています。この仕様は比較的平坦なレンズに対して有効です。焦点距離が短く、曲率が大きいレンズの適切な固定については、当社へお問い合わせください。0.2精密アジャスタによる±3°のあおり調整(チップ&チルト)360°連続回転、±12°の微調整ロック用カラー4個とスパナレンチ1個が付属ロック用カラーは別売りでもご用意カスタム仕様の取り付けについては当社までご連絡ください。mmまでプレート型光学素子(型番FBTP)を取り付ける設計となっております。どちらも光学部品の取り付けには接着剤が必要です。円形の回転プレートは360°連続回転が可能で、5°毎に目盛が刻印されています。バーニヤ目盛により1°の分解能で精密回転が可能です。マウントには左・右利きの制限がないため、FiberBench上どの方向にでも使用可能です。プレート型光学素子用マウントFBTPには0°と90°の刻印の間に点の刻印があります。ビームスプリッタはビームスプリッターコーティング面をこの点側に向けて取り付ける必要があります。これにより入射ビームがマウントの中心で分岐されるようアライメントされます。マウントはチップ、チルト、そして回転調整により、精密なビームアライメントやステアリング制御が可能です。3つのネジがマウントのあおり(チップ&チルト)を最大±3°まで調整します(図1参照)。この3つのネジを同じ量だけ回転させた場合、垂直方向にも多少の調整が可能です。物理的ストップによりチップ&チルトバネの過度の伸長を防止します。回転微調整用ネジ(図1参照)が作動可能な場合は、最大±12°の回転調整が可能です。すべてのネジの調整は付属の0.05インチ六角レンチで行います。位置ずれが起きないよう(図2参照)スパナレンチで位置を固定することも可能です。スパナレンチ(SPW403)は付属しています。スパナレンチに付属の六角レンチを通し、調整ネジを静止状態に保持しながらスパナレンチで止めナットを締め付けます(図3参照)。ロック用カラーとスパナレンチは別途お買い求めいただくことができます。図4の写真のように2つのロック用カラーを合わせてハードストップを構築することも可能です。当社の5分硬化接着剤G14250で1つのカラーをアジャスタに接着し、恒久的なハードストップにすることもできます。こちらのポスト取り付け可能タイプもご用意しております。mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることができます。マウントFBTCの調整ネジの位置。FBTPは同じ位置に調整ネジが付いています。ロック用カラー1つでアジャスタの位置固定が可能。付属の六角レンチとスパナレンチを使用して調整ネジを適切な位置に固定。カラーを2つ重ねてロックすることでハードストップを構築。