Libra®を開発しました。この装置により、迅速かつ高精度に、広い温度範囲で測定を実行することができます。ベースライン補正測定が必要ありません。機能が、測定に影響を与える全ての外部要因を、自動的に補正します。この機能により、作業時間を50%カットすることができ、効率的な測定が可能になります。Libra®の心臓部は、高性能セラミックス製マイクロ加熱炉にあります。K/minまでの高速加熱が可能となりました。これにより、最高温度までの測定でさえ、数分以内に分析結果を得ることができ、他の熱天秤に較べ、20倍速く、測定を完了することも可能です。Libra®では、試料温度を直接計測しています。これにより、吸熱・発熱反応を検出することが可能で、例えば、試料の融点等を評価することができます。他の分析手法を用いずとも、より多くの試料挙動情報を得ることが可能です。通常の熱天秤の加熱炉より長いライフタイムを誇ります。フッ素や塩素を含むポリマーの測定も、問題ありません。反応性ガスやパージガスは、自然対流により、上方にフローします。従って、測定部(サンプルホルダー)への発生ガスの再凝縮が生じません。これにより、装置を傷めないだけでなく、次の測定に悪影響をおよぼす恐れのある、メモリー効果を防ぐことも可能になります。ソフトウェアにより動作します。ソフトウェアは、測定と解析に必要なほとんど全ての機能を標準で備えています。解りやすいメニューと自動化ルーチンの組み合わせにより、ユーザーフレンドリーで、かつ高度な解析も可能なソフトウェアです。他のPCにインストールして使用することも可能です。冷凍機付き恒温制御装置が装備されており、長時間の測定安定性を確かなものにしています。室温以下からの測定や、マイクロ加熱炉の迅速な冷却も可能にしています。活用することを可能にします。それぞれの試料は、それぞれのプログラムで測定され、解析評価することが可能です。シリーズのプログラムを容易にします。進行中の事前プログラムされた測定シリーズに、いつでも、プログラム外の分析を挿入することも可能です。μlまでの色々なサイズのアルミナ、白金、アルミ、グラファイト、溶融シリカ等、豊富な試料容器を用意しています。不安定な試料や揮発性試料用を自動サンプルチェンジャー(ASC)で測定する場合に、測定開始直前に密封容器を開放する、自動穴あけ装置を付加できます。色々なキャリブレーションセットを用意しており、すべての温度範囲10°C~1100°Cをカバーしています。標準物質は、ASTMやCEI-IEC規格に準拠しています。スペクトロメーターやGC-MSに接続することができます。ガス分析装置に運ばれ、ppmオーダーまで検出されます。(DSC)で実現できます。9287/881-505at@netzsch.comお問い合わせSitemapプライバシーポリシーImprintCertificatesNewsletter。