レンタルのご紹介です。レーザーを光源にした、浮遊粉塵0.001mg/m3からの高感度測定が可能な作業環境測定専用の粉塵計です。基本原理に散乱光の強さが粉塵濃度と相対的に比例する光散乱現象を利用して測定します。付いているうえ、ダークカウント消去機能により補正計算が不要です。こちらの製品は、取扱い終了致しました。日本カノマックスこちらの製品は、取扱い終了致しました。後継機種はMODEL3442です。半導体素子を光源に採用していますので、メーカー従来モデルの10倍の高感度計測を可能にしました。近年、建築空間のクリーンな環境における粉塵の計測にも対応できる高い精度を持っています。少ない試料空気のサンプリング量で、優れた再現性と安定した計測を短時間で行うことができます。使いやすい小型・軽量ボディ機動性と使いやすさを重視し、ボディ本体をコンパクトにし、内部の複雑な回路をなくしましたので、重量も約2kgと軽量化。フラットボタンの採用により、すっきりとしたコントロールパネルで操作性、デザイン性もアップしました。光学系セル内のクリーニングは、付属のゼロ校正キャップを吸引口に取り付けて、モード切換スイッチを「CLEAN」にあわせて作動させるだけで、簡単に行えます。クリーニング時間は光学系の機構の改良により大幅な時間短縮を実現しました。4桁の見やすい液晶ディスプレイに表示されます。動作状態はコントロールパネルのLEDランプの点灯で確認できるようになっています。10分モード、連続モードでは、9,999(1順目)までカウントが可能。2順目はLEDのランプが変化し、3順目以降は、赤表示に固定されたままになりますが、何順したかを数えていればカウントの積算は可能です。これまでの面倒なカウント値(CPM値)から質量濃度への換算が不要になりました。質量濃度への換算係数が決まっている場合は、係数を設定することによりワンタッチで相対質量濃度を求めることができます(ただし、1分、10分計測のみ)。起因するダークカウントは、事前に補正が加えられ、消去される機能を持っていますので、計測値に対しての補正計算が不要、そのまま直読できます。浮遊粒子に光を照射すると、粒子から散乱光が生じます(光散乱現象)。この散乱光の強さが粉じん濃度と相対的に比例することを利用して測定します。本器は、浮遊粉じんを含む試料空気を吸い込み、レーザー光線を照射して、生じた散乱光の強さをフォトダイオード(検出器)によって電気信号に変換し、カウント値として積算します。測定範囲0〜9,999cpm(ただし瞬時値が4000cphを超えないこと。4000cphを超える場合の値は4000CPHとして積算されます。2電池×6、ACアダプター、マイクロドライバー、ゼロ校正キャップ、収納ケース、取扱説明書こちらの製品は、取扱い終了致しました。後継機種はMODEL3442です。ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております風による放散熱量を利用した熱式風速計です。風速・風温のほかに、湿度が計れるタイプあります。目に見えない微小なゴミ・ホコリを対象とするクリーンルームなどの室内測定にはパーティクルカウンターが最適です。ニオイセンサーで悪臭防止のため、臭気の度合いの測定や消臭・脱臭効果の評価に使用します。圧電天秤(ピエゾバランス)方式があります。MODEL3431は取扱い終了致しました。MODEL3423は取扱い終了致しました。ついては翌日に機材をご利用いただけます。海外レンタルサービスも行なっております。当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。非破壊検査機タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。