NavigatorJavaScriptが無効です。当サイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際は、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしていただくことをお勧めします。nano蛍光検出器RF-20A/20Axsは,世界最高レベル※の感度とメンテナンス性を実現した蛍光検出器です。RF-20Axsは,冷却機能を有する温調セルを標準装備した高感度モデルです。温調セルにより,室温の変動による蛍光強度の変動を劇的に改善し,優れた再現性が得られます。1200以上の最高レベルの感度を有しています。装置前面から行えるメンテナンス性や長寿命ランプの採用など,優れた基本スペックを有しています。2000以上の世界最高レベル※の感度を示します。冷却機能付の温調セルで室温変動による蛍光強度の変化を極力抑え,再現性のさらなる向上を実現します。内蔵低圧水銀ランプによって自動波長チェックが可能で,さらに波長校正もボタンを押すだけで実行できます。RF-20Axsは,最高の感度と最高の使い勝手の両方を実現しました。21.5を実現しています(RF-20Axs)。fgに相当し,卓越した感度を有していることを示しています。極微量成分の検出が求められる分析に威力を発揮します。温調セルによる安定した分析(RF-20Axs)蛍光強度は,温度上昇に伴い低下します。なかには常温付近で1°C変化すると,約5%も強度が変化する化合物もあります。RF-20Axsは,セル温調機能を有しており,たとえ室温が大きく変化するような環境であっても,検出器セル温度を一定に保ち,優れた再現性をもたらします。連続分析中に室温25°Cから30°Cへと変化させ,その時の各分析データ(n=6)の面積から%RSDを求めています。分析中の室温変動に対する影響の程度が確認できます。室温25°Cと30°Cで連続分析を行い,25°Cにおける平均面積値を1とした時に,どれだけ面積値が変化したのかを示しています。季節の変動などによる室温の長期的な変化に対する影響の程度が確認できます。イージーメンテナンスキセノンランプ,防塵フィルタ,フローセルの交換は,すべて装置前面から作業が可能です。キセノンランプの交換時には位置調整をする必要がありません。フローセルの交換は工具が不要ですので,標準フローセルとセミミクロフローセルへの交換も素早く行うことができます。キセノンランプの寿命も従来の4倍(当社比)に相当する2,000時間を実現しました。高速分析で得られるシャープなピークに追従するためには,高速レスポンスが必要です。msecのレスポンスにより,分離を損なうことなく高速分析が実現できます。この分析例でも分離を維持しつつ,3倍以上の分析時間の短縮を実現しました。多成分の一斉高感度分析では,各成分に最適な波長で検出する必要があります。20Axsでは,タイムプログラムによる波長切替で,このような多成分における高速分析も高感度で可能です。それぞれ異なる多成分一斉分析において,単一波長検出では,一部の成分の感度を犠牲にせざるを得ません。RF-20A/20Axsでは,4波長同時測定機能を有しており,各成分ごとに最適な波長での検出が可能です。左図では,波長切替により検出していますが,(1)の部分で分離が不完全,(2)の部分では一方のピークが小さくなっています。このような場合でも最大4波長での最適波長を設定すれば,隣接するピークの影響を小さくしたり,感度を上げることによって定量精度をさらに上げることができます。Pageお問い合わせ。