0067046-000従来よりも簡単に使える凍結乾燥機。用途に合わせたシステム化に対応。ボンベを接続する場合は0.1MPa以下の圧力で1L/min程度の流入速度となります。電源を入れて約5分後に、チャンバーの冷却が始まります。トラップに必要な温度に達すると青いLEDランプが点灯してお知らせします。サンプル汚染の影響を極力抑えた設計トラップチャンバーや配管は全てステンレス製で、それぞれ粉塵の出ない真空ホースで接続されています。リーク経路にも0.22μmのフィルターを採用していますので、分析用途で凍結乾燥を行う際の手間を減らせます。昇華させた水分をしっかりコールドトラップ水蒸気がトラップチャンバー内の冷却コイル表面に直接凝固回収される直冷方式のため、冷却温度がほぼそのままトラップ温度になります。トラップした水分はホットガスで急速解凍デフロストボタンを押すとコールドトラップのコイルにホットガスが流れ、短時間で解凍できます。除湿容量分の氷を30分程度で解凍できます。(真空ポンプ等は別売)(*)+5°C~+35°C環境下での値です。●本製品はポンプ用サービスコンセントの運転スイッチをONにしないと真空計と電磁弁が動きません。連動の場合は配電盤からの電源供給をお薦めします。MP-020ナス型フラスコ・試験管(別売アダプター必要)・乾燥瓶を複数取り付けて、同時に乾燥処理ができます。MP-060ナス型フラスコ・試験管(別売アダプター必要)・乾燥瓶を複数取り付けて、同時に乾燥処理ができます。MP-080ナス型フラスコ・試験管(別売アダプター必要)・乾燥瓶を複数取り付けて、同時に乾燥処理ができます。AD-0550多岐管MP-020/060/080用の試料取付けコック、破損時等の交換用です。AD-0180500ml~1Lのナス型フラスコに対応しています。AD-0401多岐管MP-020/060/080用。リム付きの試験管(Φ12~Φ21mm)を使用することができます。AD-0181300mlのナス型フラスコに対応しています。FB-4007びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-4010びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-4015びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-6020びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-6030びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-6050びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-9075びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-9100びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-9120びんVDシリーズ用の多岐管に取り付けることができます。FB-40共通ふた凍結乾燥瓶「FB-4007びん/4010びん/4015びん」に共通で使用できる蓋。FB-60共通ふた凍結乾燥瓶「FB-6020びん/6030びん/6050びん」に共通で使用できる蓋。FB-90共通ふた凍結乾燥瓶「FB-9075びん/9100びん/9120びん」に共通で使用できる蓋。DC-120種々の小型容器に入った試料をそのまま乾燥処理するためのチャンバーです。DC-260種々の小型容器に入った試料をそのまま乾燥処理するためのチャンバーです。SC-180バイアル瓶に入れた試料を乾燥した後、真空状態のチャンバー内で密栓することができます。MP-010ドライチャンバーDC-280をVDシリーズに直接接続して使用するための管です。VD-550R従来よりも簡単に使える凍結乾燥機。用途に合わせたシステム化に対応。VD-800R従来よりも簡単に使える凍結乾燥機。用途に合わせたシステム化に対応。DC-280真空乾燥や凍結乾燥に最適化したデシケーター。ヒーター装備で効率乾燥。VU-100排気量が大きく、到達真空度も高めなオイルレスのドライスクロール式真空ポンプです。VU-100HC排気量が大きく、到達真空度も高めなオイルレスのドライスクロール式真空ポンプです。弱酸、有機溶媒への耐薬性あり。GLD-051凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。GCD-051XA凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。GLD-137CC凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。GCD-136XA凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。取り組み採用情報[中途採用]採用情報[新卒・第二新卒]WEBユーザーサポート新規WEBユーザー登録WEBユーザーログインお問合わせ。