目的細胞からのDNA抽出について、柔らかい試料用、硬い試料用、フィルターポアサイズ大小の適用の使い分け方を知りたい。HP掲載のバイオマッシャー「取扱説明書」P.8-9掲載の「破砕対象組織と適合ラインナップについて」をご確認ください。バイオマッシャーIIのタンパク質抽出効率に関する資料はあるか。HP掲載のBM技術資料をご確認ください。素材はPPであり、冷凍耐性は一般的に-60~-40°C程度のため液体窒素への耐性はございません。試料の温度上昇を避けたい場合は、破砕対象を凍結させた後、氷上でホモジナイズしてください。Freeを保証しておりません。当製品の組み立て、包装は清浄な空間にて作業者が清潔な作業着の他、同様の帽子、マスク、手袋を着用の上、直接製品に触れないよう作業しております。RNase除去の前処理の上、ご使用されることをお勧めします。単独販売は行っておりません。添加し遠心分離をかければ、脂質代謝物の回収が出来る可能性がございます。バイオマッシャーIIでのホモジナイズに培養細胞にはあまり適さないと表記されているが、その理由は。バイオマッシャーIIのすりよりも培養細胞のほうが小さいため、破砕しきれない可能性がございます。事前に粉砕頂いた試料を用いることで、より確実な粉砕が可能と考えられます。「バイオマッシャーIII」はフィルターを装備しておりますので、腫瘍組織など繊維化した組織ではフィルターに組織が残ってしまう可能性がありますので、「バイオマッシャーII」の使用を推奨いたします。素材はポリエチレンで親水性は高くありません。血小板破砕に対しBMは使えるか。血小板浮遊液の量は2ml程度。フィルターポアサイズが破砕対象より大きい場合は、効率的な破砕は難しいと考えられます。PP,PEフィルターのいずれのサイズも血小板サイズより大きく、血小板破砕にBMは適さないと予想されます。破砕対象の試料サイズとその推奨品番が知りたい。破砕対象の試料サイズとその推奨品番は、以下をご確認頂き、ご選択ください。バイオマッシャーシリーズの遠心耐力が知りたい。各品番における遠心耐力は以下の通りとなっております。フェノール系の試薬に対しての耐性はあるか。BMSPのフェノール系溶媒への耐性については、以下の通りです。滅菌済みの物は、滅菌証明書等の証明書はあるか。滅菌証明書がございますので、ご請求ください。パワーマッシャーIIはすべてのバイオマッシャーシリーズで利用できるか。バイオマッシャーII,III,V,SPでご利用いただけます。バイオマッシャーIではご利用いただけませんのでご注意ください。パワーマッシャーIIの回転数は450(回転/分)と低めに設定しており、その分回転トルクを高めております。そのためチューブ内の破砕対象を押し付けても回転が止まりにくく、硬い試料の破砕にも効率的にご利用いただけます。最適時間及び強度は破砕対象により変わりますので、パワーマッシャーIIの一か月レンタルにお申し込みいただき、併せましてバイオマッシャーのサンプルで破砕をお試し頂くことをお勧めいたします。