含水率試験(試料に含まれる水分量測定)に使用できます。●乾燥部には新開発の大熱容量(200W×2)の中波長赤外線クオーツヒーターを装備し、さらに「急速乾燥モード」など豊富な測定モードを備えているので、測定試料の乾燥特性に適した乾燥条件での測定が可能です。優れた信頼性の高い計量ユニットです。天秤のゼロ点校正を自動的に取りながら測定を行うため、長時間の測定でも天秤ドリフトは補正され、高精度な測定が可能です。●使い捨てアルミシートに試料(最大120g)をのせて、測定します。●さまざまな測定要求に応える6種の測定モードを備え、測定試料の乾燥特性に適した乾燥条件の選択が可能です。●測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能です。●表示部に30秒間の水分変化量(ΔW)を数値とスケールで表示します。コークス・ガラス原料・セメント・化学肥料・紙・パルプ・綿・各種繊維などの工業製品が測定ができます。・さまざまな性状の試料が測定できます。・いろいろなものが測定できます。よる加熱乾燥は、(図-2)の“M”のように乾燥初期に多量の水分が蒸発し、後半では水分の蒸発が減少します。これを水分の変化巾として表現したものが“ΔM”です。この“ΔM”を変動巾として表示部に表示します。以下になったときに自動停止します。・時間停止モードあらかじめ設定した時間(t1)で停止します。水分が減少したら、測定時間を短縮させます。・緩速乾燥モード表面に膜を作る試料や、高温で分解しやすい試料などを緩やかに乾燥します。・ステップ乾燥モード表面付着水や結晶水など多量の水分を含む試料を段階的に乾燥条件を変え測定することができます。測定値(Mp)を求めます。測定時間が短縮されます。カタログ次号掲載メーカーカタログ▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。