浜松ホトニクスこのWebサイトでは、JavaScriptを有効に設定することで、最適なコンテンツをご覧いただけます。浜松ホトニクスは品質改善活動に積極的に取り組んでいます。)国・地域を選択してください。物質に光を照射すると、その一部の光が散乱します。(ラマン散乱光)があります。ラマン分光法とは、この照射光と異なる波長のラマン散乱光の性質を調べることで、物質の分子構造や結晶構造などを知る手法です。ガラスなど、ほとんどの対象を特別な前処理をせずに測定することができます。光源ラマン分光のための光源として、狭い波長幅、高い波長安定性を持ったレーザ光源が用いられます。分光器ラマン散乱光を分光します。一般的には回折格子を組み込んだポリクロメータが用いられます。検出器ラマン散乱光は非常に微弱なため、高感度の検出器が求められます。分光された多波長の光を同時に検出することが好ましく、リニアイメージセンサが利用されます。(波数)範囲に合わせたセンサの選択が必要となります。当社技術を一体化した超小型ラマン分光モジュールです。J13856-01を用いることで、ラマン光を千倍~百万倍増強した測定が可能です。USBバスパワー駆動で、付属のサンプルソフトウエアにてPCから操作を行うことができます。mWから選択できます。レーザ出力やモジュールの形状変更などのカスタマイズも対応します。C13560ミニ分光器ミニ分光器は、光学素子とイメージセンサと駆動回路を小型・薄型の筐体にまとめた分光器です。測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でPCに取り込むことにより、分光スペクトルの収集が可能です。ラマン分光測定用に複数タイプを用意しています。nmレーザを用いたラマン分光測定用に設計されたInGaAsリニアイメージセンサです。(G11508-512SA)よりもカットオフ波長を短くして、低暗電流化を実現しています。nmレーザを用いたラマン分光に使用可能なCCDリニアイメージセンサです。カスタマイズサンプル請求サポートその他お問い合わせお問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合やお答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。website.Close。