プラズマ装置、一般研究用などに適しています。FETを採用し、更に余裕を持った設計により負担軽減を行い優れたMTBFを得ています。進行波・反射波を同時に測定するパワーメータ、及びデータ取得の為のRS232ポートが備わっています。使いやすさ1140LAは、10KHz~2MHzの全レンジにおいて1000WのクラスAB準リニア出力、公称パワーゲイン55dB(±1dB)を保証します。全帯域をカバーする為のバンド切換はもとより調整等は一切必要ありません。前面パネルディスプレイでは、進行波、反射波とユニットのステータスを読み取る事が出来ます。後面パネルのRS232コネクタは、データ取得及びフォルト発生時のリセットに使われます。堅牢設計1140LAは、19インチラック仕様で高さは8U。115または220V、50~60Hzの範囲で使用可能なスイッチング電源を内蔵し、広いACライン条件に対しても安定した動作が得られるよう余裕をもった定格になっており、強制空冷は長期間信頼性が得られるよう内部温度を低く抑えます。technology.。