0029108-000遠心濃縮における効率と安全の面で重要な機器。トラップ容量と冷却温度で選べる3機種。冷却槽内に冷却コイルがある構造のため、とくに冷却槽に直接トラップする場合、冷却能力がほぼそのままトラップ温度になるため、冷却槽の外側(つまり装置内部)に冷却コイルがある間接冷却方式よりも確実に蒸気をトラップできます。水やアルコールは直接、その他はガラスコンデンサーに槽内に蒸気を直接トラップする場合は、ノズル付き蓋(別売)を冷却槽に取り付けます。直接トラップのメリットは容量が多めで冷却温度がほぼそのままトラップ温度になる点ですが、溶媒が装置に直接触れることになるため、水およびアルコール系に限ります。その他の溶媒はガラスコンデンサー(別売)を槽に入れてトラップしてください。A:真空ポンプB:冷却槽(気槽として使用)ノズル付蓋を直接取り付けて減圧使用します。C:蒸気は冷却コイルのいちばん冷却効率が高い部分に当たるためトラップ効率が高く、とくにアルコール系溶媒や高真空ポンプの使用時に効果的です。D:真空ポンプ水などですぐに凝固して管が詰まる恐れがある場合、こちら側に遠心式濃縮機を接続しても可。E:冷却槽(液槽として使用)メタノール等(火気に注意)で満たしますが、より安全なHFEをお薦めします。F:蒸気は冷えたガラスコンデンサー内壁に凝固、捕集されます。装置材質を侵すような酸性やアルカリ性の溶液や有機溶媒のトラップに使用します。トラップ温度は冷却温度の+10°Cとして考え、真空度を検討してください。(ガラスコンデンサーは別売)(*)ガラスコンデンサー(別売)を使用した場合の量です。立体的に機器を置くことができ、省スペースに有効です。二段式の架台ですから、立体的に機器を置くことができ、省スペースに有効です。HH-140VA-140S用の真空ホース支持金具です。VA-500R遠心濃縮における効率と安全の面で重要な機器。トラップ容量と冷却温度で選べる3機種。VA-800R遠心濃縮における効率と安全の面で重要な機器。トラップ容量と冷却温度で選べる3機種。DTU-20高真空・耐蝕性のオイルレスポンプ。到達真空度0.2kPa、排気量20L/min。DTC-60強力で耐蝕性に優れたオイルレスポンプ。到達真空度1000Pa、排気量60L/min。VU-100排気量が大きく、到達真空度も高めなオイルレスのドライスクロール式真空ポンプです。GLD-051凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。GCD-051XA凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。GLD-137CC凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。GCD-136XA凍結乾燥に最適な排気量と真空度を備えた油回転式の真空ポンプです。VU-100排気量が大きく、到達真空度も高めなオイルレスのドライスクロール式真空ポンプです。VU-100HC排気量が大きく、到達真空度も高めなオイルレスのドライスクロール式真空ポンプです。弱酸、有機溶媒への耐薬性あり。RSB-3424LEDLEDパネルLC-LED450Wを庫内上部に取付けるための金具。取り組み採用情報[中途採用]採用情報[新卒・第二新卒]WEBユーザーサポート新規WEBユーザー登録WEBユーザーログインお問合わせ。