DXAdvancedシリーズには、入力値に一定の値を加算,減算するバイアス機能がありません。»ホームライブラリ関連情報よくあるご質問(FAQ)DXAdvancedシリーズには、入力値に一定の値を加算,減算するバイアス機能がありません。測定している温度を0.5°C高く表示させたい場合は、どのように設定したらよいですか?入力レンジの設定で、スケールを選択することでバイアスと同様に一定の値を加算できます。スパン0~100°Cに設定して、温度を0.5°C高く表示させる場合は、入力レンジの設定でモード:スケール、タイプ:TC、レンジ:K、スパン下限:-0.5、スパン上限:99.5、スケール下限:0.0、スケール上限:100.0に設定してください。拡張セキュリティ機能(オプション)を搭載したモデルです。DX1000Nメンテナンス時に便利な内器引き出しモデルです。Corporationトップ。