リストにデータが追加されます。オ.電測器の入力信号を最低〜最大間の入力を繰り返し。c.V-dB変換テーブル検証ア.検証ボタンをONイ.電測器の入力信号を可変して、グラフ及び電界値表示Boxで確認。ウ.電測器の入力にATTを付加時は、ATT入力BoxへATT値を設定。上記のファイルの設定のみで、その他は今までと同じです。測定中4.A/D変換でPCへ入力するハード例他-1.パソコン計測USBマイコン基盤-2011年-01月号の基板=標準登録CQ出版社より出ている、雑誌に付いているA/D変換ボードで。価格は3,990円です。アマゾンよりも購入可能です。この例は雑誌に付属の為、購入は何時まで可能かは分かりません。人が入手困難なもの)は有料対応となります但し、該当A/D変換のハードとドライバー・資料等検証に必要なものを借用出来る事5.Help本説明。注意:本機能は.NetFrameWork4.0以降がインストールされている必要が有ります。この機能は電界値入力のみの為、測定周波数の設定は電測器側で行う必要が有ります。提供ソフトのQ&A(有)RVMX。