探す※型式と口径は、スペースで区切って入力ください。水没に強く、豊富なラインアップでお客様のニーズにお応えします。本メーターは、ファラデーの電磁誘導則を応用した電源内蔵型の電磁式水道メーターで、計測管内には可動部がないので、圧力損失が少なく、抜群の耐久性能です。個別遠隔検針及び集中検針に対応した外部出力を装備したタイプもご用意しております。機械式(羽根車式)との置換えが可能な、ねじ接続方式(SU-H)、コンパクト設計のフランジ挟込み方式(SU)と取付容易なフランジ接続方式(SY)の3シリーズは、どれもオールステンレス製のボディで長寿命です。回転・摺動などの可動部が一切ありません。可動部の磨耗や異物による故障がないため、長期にわたって安定した計測精度を維持します。鮮明な大型液晶を採用。この瞬間流量値を用いることによって、給・配水の流量調整が容易に行えます。豊富な警告表示で水道メーターの異常をお知らせします。メーター」を平成7年発売以来、おかげさまで累計90,000台の実績を達成!圧倒的なご支持と実績で水の安心・安全をサポートします。異常気象などで普段水没しないような箇所でも水没するような昨今!このSU・SYシリーズなら安心・確実、8年間常時水没を保証します。電極が地面に対して垂直になる取付け姿勢を除き、よこ配管はもとより斜め配管・たて配管への取付けが可能です。各種システムを容易に構築することができます。専用受信器SR-4シリーズSR-4は、SUシリーズおよびSYシリーズの専用電文出力を受け、遠隔地で積算・瞬間流量値のほか、各種警告情報を表示する専用の受信器です。防雨型と水中型の2機種があります。受信器の設置場所に応じてお選びください。*専用発信器MX-35が必要です。演算し、表示および出力します。EM)受信器TR101A受信器ZX-564受信器ZC09-96CADデータご使用条件CADデータをダウンロードされる前に、以下の条件を十分お読みください。この条件についてご同意頂けない場合は、CADデータのダウンロードはお控えください。ダウンロードされた場合は、このご利用条件につきご承諾頂いたものとさせて頂きます。このCADデータは弊社商品をお使い頂く製品の設計検討のみにご使用ください。本件データの使用は厳禁とします。ダウンロードされたCADデータは、上記1の目的に使用後は全て消去してください。このCADデータは弊社商品の仕様を保証するものではありません。このCADデータを使用したことによって生じた損害については、理由の如何に関らず補償は一切致しません。ダウンロードされたCADデータの図面要素から抽出される値については、実際の商品と一致することを保証するものではありません。商品改良等のために、予告なしにCADデータの内容を変更する場合があります。ダウンロードされたCADデータに対する内容変更のご連絡は一切致しませんのでご了承ください。支店営業所へ承認用の仕様書・図の請求をお願いします。CADデータは,中間フォーマット形式でのご提供になりますので、お客様でインポートされる際に、正常に読み込めない場合がございます。その中で特徴的なものが「電磁誘導作用」を応用した電磁流量計のシリーズです。超音波を利用して配管内の流速分布を直接計測する流量計の研究を行っています。日々、技術の向上に取り組んでいます。