【案内】2014年10月5日無料測定見学会(11時~15時)原発事故から3年半が過ぎましたが、事故による放射能汚染は続いています。阪神測定所では、流通食品を中心に自主測定を行っていますが、検出される食材は見つかり、流通しています。毎日食べるものが汚染されていれば体内に蓄積されるので要注意です。今回は検出されなくても次の時は検出される場合もあります。放射能の汚染度は、測定すればわかります。毎日食べるお米、味噌等は、定期的に測定して安全を確かめてみることがお勧めです。一度、一緒に測定してみてください。8月の無料測定見学会は、都合で9月7日に行うことにしました。今年4月に兵庫県在住の子たちの尿からセシウムが検出されたことが明らかにされました。)原因は汚染食材を食べていたと思われるとされています。汚染食材は国基準値以下とはいえ、流通しています。放射能の汚染度は、測定すればわかります。毎日食べるお米、味噌等は、定期的に測定して安全を確かめてみることがお勧めです。一度、一緒に測定してみませんか。セシウム不検出8月末に兵庫県芦屋浜でさびき釣りした魚種の測定を行いました。瀬戸内海の魚種は、昨年も不検出が続きましたが、今年も適宜測定していきます。魚種は、豆アジ、ママカリ(サッパ)、小サバです。どれもセシウム不検出でした。0.20生もののため、長時間測定はできないので、セシウム137計数率が0.00cps、スペクトルグラフ上に、セシウムのピークが見えるかどうかで、判定しました。セシウムのピークは確認できないため、セシウム134計数率は、コンプトン散乱によるグラフのばらつきの影響と判断しました。0.13本来は、もう少し測定時間を取りたいところですが、スペクトルグラフ上にセシウムのピークは見えないため、セシウムの計数率は、豆アジと同様に、コンプトン散乱によるグラフのばらつきの影響と判断しました。0.16結果は、不検出ですが、セシウムの計数率に数値が残ってしまいました。スペクトルグラフから、セシウムの位置にピークはありませんが、ビスマス214という天然核種の位置にピークが出ていましたので、天然核種による誤検出と判断しました。この検体については、後日、もう少し測定時間を延ばして測定する予定です。群馬県嬬恋のキャベツです。わずかですが、セシウム検出しました。関西流通品シリーズで最初のほうで、一度測定し、セシウム検出の疑いがあったため、今回は、ミキサーで粉砕し、充填量を増やして測定したものです。0.05わずかですが、セシウム137を検出しました。セシウム134は、不検出となっていますが、スペクトルグラフ上にわずかにピークが見えるので、事故由来と判断しました。群馬県嬬恋産のキャベツは、どこのスーパーでも多く流通していますので、9月にもう一つ購入して測定する予定です。【関西流通品シリーズ】今回は、ダイエーで購入した桃(福島産)です。曜日を変えて、同じ福島県産で形の異なる2種類の桃を測定してみました。どちらもセシウムを検出してしまいました。前回、測定した関西流通品の桃(福島産)は、万代で購入したもので、今回の小さいほうの桃と同じような大きさでした。0.11セシウム134については、計数率が0.00cpsとなり不検出となりましたがスペクトルグラフからは、134のピークは確認できますので、原発事故由来のセシウム検出と判断しました。参考に、スペクトルグラフを添付しておきます。検出濃度が低くなると、バックグランドの変化やコンプトン散乱の影響を除去しきれなかったり、除去しすぎたりが起きてしまい、精度の高い測定は、難しくなりますが、セシウムの存在については、ある程度判定可能です。0.10小粒に比べてさらに低い数値になりましたが、セシウムを検出しました。134については、小粒と同じ結果で、原発事故由来と判断しました。CM(0)2014年8月の測定結果一覧2014年8月の測定結果一覧です。今月は、関西流通品の測定に力を入れて行いました。事故から3年が過ぎて、放射能汚染への警戒感も薄められてきている気がしています。昨年の測定結果を参考にしながら、関西のスーパーに並んでいるものを選択しながら測定してみています。昨年検出されたものについては、今年も数値は低くなっている感じはありますが、検出される事例が続いています。皆さんも毎日食べるものや不安に感じる食材をぜひ測定してみてください。現在「測定予約」は使用できません。メール、電話FAXで受け付けします。メールは、下記のメールフォームからお願いします。電話番号は、050-5317-4016又は、FAX・電話0798-34-2315(つむぎの家)です。申込書は、「測定予約申し込み書」をクリックください。IP電話スマホアプリ「050Free」をご利用の方は通話料無料です。IP電話スマホアプリ「SMARTalk」をご利用の方は050-5317-4016です。2.測定料金については、カテゴリーの「測定料金」をクリックしてください。