ロードセルからの荷重をシーケンサ(PLC)のADコンバータで計測する。(実例付きで解説)シーケンサ制御.comシーケンサ(PLC)の使い方(パソコンとの接続など)、メンテナンス(バッテリー交換)、プログラム設計などの情報を無料で発信します。トップページ三菱シーケンサ(Q-CPU)とパソコンを無線で接続する方法(安価で)サイトマップ管理人プロフィールお問い合わせホームPLCプログラムロードセルからの荷重をシーケンサ(PLC)のADコンバータで計測する。PLCプログラムスポンサーリンクロードセルからの荷重をシーケンサ(PLC)のADコンバータで取り込み計測する方法を解説させて頂きます。ひずみに比例した非常に小さい電圧信号が出力されるデバイスです。非常に小さい電圧なので、増幅と、ゼロ点調整やスケーリング機能を持ったロードセルアンプとセットで使うのが一般的です。ロードセルアンプを使うと任意の点をゼロ点にし任意の点をフルスケールに調整できます。今回は、ロードセル:UB1-20KNとアンプ:TC11DCをセットで使うこととします。UB1-20KNの最大荷重が20KNなので)○最終的に得られる電圧:0KN~20KN/0V~+10V(ロードセルアンプを介して最終的に得られる電圧が荷重0KNの時に0Vで荷重20KNの時に+10Vにするといことです。)上のグラフの様な荷重に比例した電圧出力を得られる様にします。TC11DCの主な仕様スポンサーリンク○接続回路図ロードセルアンプTC-11DCのロードセル入力端子にロードセルを接続しTC-11DCの電圧出力端子をADコンバーターの電圧入力端子に接続します。○ロードセルアンプの調整ロードセルにかかる荷重0KNの時に0Vで、荷重20KNの時に+10Vになる様に調整します。今回使用するロードセルの推奨印加電圧が5V~15Vなのでロードセルアンプのパネル上の切り替えスイッチを10Vにセットします。・実荷重をロードセルに与えることができる場合の調整この場合の調整は簡単です。1無負荷(荷重を与えない状態)でロードセルアンプの『ZERO』調整トリマ(ボリューム)を調整し電圧出力端子間(1番+)と(3番-)が0Vとなる様に調整する。(18回転するトリマです。)2できるだけフルスケールに近い荷重を与えます。(いくら与えているか正確に把握している必要があります。V』調整トリマ(ボリューム)を調整します。1、2を再度実施します。実荷重を与えることができない場合は、内蔵されている校正用電圧を使用して調整することができます。1予め下式により、内部校正電圧(1mV/V)に換算した出力電圧を計算しておきます。換算出力電圧は5Vです。2無負荷(荷重を与えない状態)でロードセルアンプの『ZERO』調整トリマ(ボリューム)を調整し電圧出力端子間(1番+)と(3番-)が0Vとなる様に調整する。(18回転するトリマです。V』調整トリマ(ボリューム)を調整します。4パネル上のボタン(CAL)を押さずに、電圧出力が0Vになる様に調整します。3、4を再度実施します。これでロードセルアンプの調整は完了です。ロードセルアンプの出力端子の電圧が荷重0KNの時に0Vで荷重20KNの時に+10Vになりました。使い方を解説しています。お手数ですが下記ページの参照お願い致します。スポンサーリンクトップページに戻るこれでロードセルからの荷重をシーケンサ(PLC)のADコンバータで取り込み計測する方法の解説を終了させて頂きます。当記事は、2016年12月12日時点の情報です。考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。実例付きで解説させて頂きます。ついて解説させて頂きます。ブート...記事を読む三菱シーケンサでLEDを調光する方法(PWM制御)三菱シーケンサ(今回の例Q-CPU)でLEDライトを調光(PWM制御)する方法を記載します。(接続不良確認)解説致します。DVD/ブルーレイレコーダーのハードディスク不良の対応についてFXの自動売買プログラムを自作し証拠金6万円で勝てるか挑戦してみました。シーケンサ制御.com。