Q&Aこちらのページは、当社に寄せられたハルセル試験への質問に対しての回答集になります。皆様にご愛用していただいてます。ここでは、ハルセル試験方法について簡単にご説明します。台形型水槽...ハルセル試験用の陽極板と陰極板にはどのようなものがありますか?当社では良く使われる銅や黄銅陰極板の他にも様々なめっきに対応できるよう、多くの種類の陽極板・陰極板を扱っております。下記の表が主な製品になりますが、この他の金属にも特注で対応できるものもあります。その場合は一度お問い合わせください。)ハルセル用のアノードバックはありますか?以前は販売しておりましたが、生憎と現在は廃番製品となっております。ハルセルの場合、アノードバックはろ紙にて代用できますので以下の方法をご参考ください。使用例クロムめっきでハルセル陰極板に黄銅を使用すると塩化物混入がわかるとはどういうことですか?液中に塩化物があると黄銅板の裏面がエッチングされます。含有量の多いものでは表面(低電流部)までエッチングが起こることがあります。クロムめっきでのハルセル試験に鉄板を使用してよいですか?特に問題はありません。装飾クロムめっきでは黄銅板とニッケルめっき板を推奨しています。電流密度にあわせ全電流を10A~30Aとした方が良いと思われます。実験の際はめっき液の温度上昇が激しいので注意してください。ニッケルめっきしたハルセル板はありますか?ニッケルめっき皮膜はすぐに表面が不活性になってしまうので、めっき後時間が経つと正しい評価ができません。そのため、当社ではニッケルめっきされたハルセル板の用意がありません。黄銅か銅板にニッケルめっきをしてご使用いただければと思います。ストライクニッケルめっきでハルセル試験をしたい場合はどの槽が良いですかストライクニッケルめっきの場合は標準タイプでも可能ですが、浴の特性としてつきまわりがポイントになりますのでハルセルロングタイプの使用をお薦めします。ハルセル試験に関係する規格を教えてください。ドイツ規格(DIN50957)があります。左記の番号でしたが、2019年6月に規格改定がありましてハルセルロングタイプが追加されたことにより枝番がつきました。詳しくはDIN規格をご確認ください。他ベリリウム銅のハルセル陰極板の作製は可能ですか?作製は可能です。この場合は特注品となりますので詳細は当社までお問い合わせください。※「ハルセル」は山本鍍金試験器の商標登録商品です。商標登録第1294468号(10類・理化器関係)/商標登録第1278949号(11類・電気器関係)本文中では(R)マークは省略させていただきました。