»ホームライブラリ関連情報よくあるご質問(FAQ)ジルコニア式高温湿度計の測定原理についてジルコニア式高温湿度計は、大気中の酸素濃度を測定して、水分量を算出する測定器です。したがって、大気以外の水分量、例えば燃焼排ガス中の水分量の測定はできません。ジルコニア式高温湿度計の測定原理について説明します。ジルコニアのような固体電解質は、高温状態になると酸素イオンに対して導電性を示します。図1のように、ジルコニア素子の両面に多孔質の白金電極を貼り付けて加熱し、それぞれの面に酸素分圧の異なるガスを接触させると、酸素濃淡電池の作用を起こします。この反応によって、両電極間にはネルンストの式による起電力が発生します。ジルコニア素子(セル)起電力の関係は次のように示されます。(3)(3)式より、水分量(vol%H2O)は、セル起電力から直接求めることができます。混合比をr[kg/kg]とすると(5)式より、混合比をr[kg/kg]の値は、セル起電力から直接求めることができます。Corporationトップ。