使い方や設定方法(実例付きで解説)シーケンサ制御.comシーケンサ(PLC)の使い方(パソコンとの接続など)、メンテナンス(バッテリー交換)、プログラム設計などの情報を無料で発信します。デバイスの使い方スポンサーリンクキーエンス製デジタル圧力センサー(今回の例AP-C30/31/33)の基本的な使い方や設定方法など詳細な実例付きで紹介致します。1.5Mpa○AP-C31にて下記2項目で解説致します。▽』を押せば変更できます。変更の確定は特に何かボタンを押す必要もなく変更後、3秒程待てば自動で確定されます。三菱Qシリーズの入力ユニットQX41に取り込む参考回路図を下記に掲載します。スポンサーリンク■圧力に比例したアナログ電圧出力(1~5V)AP-C31でアナログ出力機能を使うには、パラメータ設定でアナログ出力を選択する必要があります。三菱QシリーズのADコンバータユニットQ68AD-Gに取り込む参考回路図を下記に掲載します。デジタル圧力センサー(AP-C31)のアナログ出力線(ピンク色)が極性プラス出力になりますので、三菱ADコンバータユニット(AD68AD-G)の1番端子(CH1の電圧入力+)に接続します。電源線(青色)を極性マイナス側として三菱ADコンバータユニット(AD68AD-G)の2番端子(CH1の電圧入力-)に接続します。青線は電源のマイナス(GND)にも接続します。茶色線は電源のプラス(+24V)に接続します。アナログ出力のADコンバータユニットへの取り込みにつきましては別のページで詳細に解説しております。通常の圧力表示モードからパラメータ設定モードに移行するには『MODE』ボタンを3秒以上長押しします。以降の操作は下表を参照下さい。(AP-C31に圧力を加えない状態)現在値表示モードで△ボタンと▽ボタンを同時に3秒以上押します。大気圧点(ゼロ点)が補正されます。○工場出荷状態に戻す『MODE』ボタンを押しながら『SET』ボタンを5回押します。これでキーエンス製デジタル圧力センサー(AP-C30シリーズ)の基本的な使い方の解説を終了させて頂きます。アナログ出力付スポンサーリンク最後までご覧頂きましてありがとうございました。スポンサーリンクトップページに戻る当記事は、2016年10月29日時点の情報です。考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。使い方を紹介させて頂きます。ついて記載させて頂きます。実例付きで解説させて頂きます。回路例紹介)機械の安全規格と安全カテゴリーついて解説させて頂きます。DVD/ブルーレイレコーダーのハードディスク不良の対応についてFXの自動売買プログラムを自作し証拠金6万円で勝てるか挑戦してみました。シーケンサ制御.com。