corp.)エネルギー分散型蛍光X線分析装置の専門メ-カ-/アワ-ズテック(株)お気軽にお問い合わせください。あるゴミ焼却施設(清掃工場・クリーンセンター等)には必ず大型焼却炉が完備され24時間運転にて管理・監視されいます。コンクリート骨材に有効利用(リサイクル)されています。廃棄物の溶融固化物の再利用の実施の促進について」の目標基準があります。鉄鋼スラグについては道路用鉄鋼スラグ、高炉スラグ骨材が日本工業規格(JIS)で規格化されています。これら安定した溶融スラグを生成するためには、溶融炉の管理が必要になり、その一つに塩基度(CaO/SiO2)の確認があります。塩基度が高くなるとスラグの融点が上昇し粘性が低くなります。溶融温度の上昇により、溶融エネルギー原単位が増加し、流動性が高くなるため耐火物の侵食速度が増す等(溶融炉の腐蝕)の問題が起こります。調整剤による塩基度の確認及び調整が必要です。塩基度は0.2~2.0が許容範囲とされ、1.0程度が望ましいとされています。ここでは、小型蛍光X線分析装置OURSTEX170型を用いて、この溶融スラグ(塊状)をそのまま測定し、短時間で塩基度(CaO/SiO2)が得られたので報告します。通常、このような塊状スラグの蛍光X線分析装置による組成分析(定量)を実施する場合は、その形状(凹凸)による定量誤差を予防する為、測定前処理として微粉砕をする必要がありました。実際、この塊状スラグはガラス質で硬度も高く、市販の粉砕機を使用しなければ微粉砕は難しく、試料作成に時間を要しました。今回報告する塩基度による定量では、試料からのSi及びCaの蛍光X線強度比をとることから、塊状溶融スラグの凹凸に関係なくほぼ一定した値を得ることができ、そのまま測定しても正確に溶融スラグの塩基度を求めることができました。(※上記写真の他に、装置内部を真空に引く為の小型真空ポンプが別途必要。単位(Ratio)Sample.1Sample.2Sample.3Sample.4化学分析0.670.751.051.25OURSTEX1700.690.781.011.21お気軽にお問い合わせください。technology.。