毎日使うシャワー(約40°C)の根元にセシウム除去の為に、ゼオライトを20g入れたフィルターを使用しています。それを定期的に測定しております。一日のおおまかなシャワー使用量は、シャワーヘッドを50%節水タイプに変えてあるので約100Lです。前回は60日通過させたゼオライト参考換算値81.6Bq/Kgでした。コンプトンなどの影響を出来るだけ排除する為に新品のゼオライト20gで予めBGを20時間取得して、それと比較しています。約3ヶ月間(90日)使用したゼオライトを取り出し測定してみました。検体量が20gと本来の必要検体量の16分の1しかない為に前回は10時間の測定を行いましたが、今回は4時間で十分との判断です。Cs-134も明確なピークがあります。3ヶ月の間で、事故前は低レベル放射性廃棄物としてドラム缶に入れられ厳重に管理されていた値である100ベクレルを超えました。セシウムは肌からも浸透しますのでその影響はわかりません。わかりませんが、リスクは出来る限り低く抑える事が原則ですので各家庭で対策が必要だと思います。テスト中の蛇口水は金町浄水場からきたものです。Cs-134が検出されています。危険性が高いストロンチウムなども含まれている可能性は否定出来ませんので、それらを除去出来るRO(逆浸透)方式の浄水器をお薦め致します。RO(逆浸透)方式の浄水器でも完全ではありません。除去出来なかったセシウムを更に除去する為にはDI(イオン交換樹脂)フィルターのオプションを選択頂ける0ppm-RO浄水システムをお薦め致します。JPN-1を2016年4月末日までお申し込み頂いた方にはDIフィルターのオプションを1本サービスさせて頂きます。*2年目以降、交換時には9,000円(税抜)かかります。この機会に是非、ご検討下さい。水道水からセシウム除去対策としてほぼ毎日、浴槽に貯める水はゼオライトをペットボトルに入れたものを通水させています。浴槽は一日で約240リットル、それを10回(合計2,400リットル)通水させて測定を行い10回ごとに測定を繰り返しています。詳しくは前回記事をご欄下さい。ゼオライトは同じものを再度、ペットボトルに入れ合計で80回、つまり合計19,200リットルを通水させたゼオライトを80gを取り出し測定してみました。21Bq/kg一時間でキレイなピークが出ています。ゼオライトの参考換算値は検体が80gですので4倍です。103.6Bq/kg水を極微量まで正確性がある測定を行う際の前処理としては適していませんが、セシウムを除去する事は間違いないので被ばく回避の観点からは意味がある事だと思います。80日で事故前は低レベル放射性廃棄物としてドラム缶に入れられ厳重に管理が必要になる100Bq/kgを超えています。余談ですが風呂の水は大地震などの災害時にも必要になる可能性がある事から、前日の水は朝まで捨てずに翌朝に捨て、洗ってからゼオライト入りペットボトルをセットして水を貯めています。今後もテストを繰り返していきどの程度まで通水して飽和状態になり、それ以上吸着しなくなるのかを見極めたいと思います。シャワーの根元とシャワーヘッドに入れているゼオライトも測定を行っております。60日間通水させたゼオライトからは参考換算値で81.6Bq/kgのセシウムが検出されております。詳しくはゼオライトを通過させたシャワー水のセシウム値iFKR-ZIP-AのメーカーであるSMTX社の最大の特徴はすべて自社生産出来る事です。貴方だけのオリジナル測定器もOEMで作成可能です。アンチコンプトン機能付き放射能測定器。お気軽にご相談下さい。平素お世話になりありがとうございます。2011年秋から販売させて頂いている0PPM-RO浄水システムですが、少しずつ進化しております。耐久性があるパーツに交換したり目に見えない部分での進化を続けてきました。安全性を高めたDI(イオン交換樹脂)フィルターのオプション設定など性能面の向上も行ってまいりました。基本的にRO(逆浸透)浄水器は他の家庭用の浄水器と比べてサイズが大きいのですが、シンク下に収納して頂く事が前提であります。観てくれだけの問題ですのでシンク下ではなく、サイズ的に入らない場合も本体をシンク上などに設置されている方もいらっしゃいます。今回、約4年半ぶりの新発売の進化したRO浄水器、JPN-1の特徴を説明させて頂きます。23,000円(税込24,840円)出張設置工事込み価格:151,000円(税込163,080円)仕様書:20160316.pdf今迄のモデルは電気でポンプを使用して圧をかけて水を造りますが、今回の新製品では電気を使わずに水圧で浄水を作ります。浄水器の心臓部分であるメンブレンフィルターはハイテク技術により、細菌や不純物を通さなない0.0001~0.0002ミクロンの小さい孔が開いていますので圧をかけなければなりません。国産メーカーの膜シートを韓国でロールする事により超低圧で機能し今まで不可能とされてきた低圧エリアでの水道圧での浄水が可能になりました。JPN-1の特徴1.電気を使わず水圧で浄水を作るのでECO2.浄水器の性能は折り紙付き(5年保証、フィルター等の消耗品は除く)*従来品はお買い上げの場合は1年保証、フィルター等の消耗品は除くレンタルの場合はレンタル期間中保証、フィルター等の消耗品は除く3.本体サイズがコンパクトになりました。*タンクは同サイズです。28cmΦ×38cmh仕様書:20160316.pdfフィルターは従来品と違います。30,000円(税抜)DIフィルター(オプション)1本(1年に1回交換目安)前処理フィルターと同時交換で9,000円(税抜)*3年に一回交換のカーボンフィルターとメンブレンフィルター同時交換は35,000円(税抜)従来品はオプションのDIフィルターを選択頂いた方はカーボンフィルターは外す必要がありましたが、今回からはDIフィルターのオプションを選択頂いた方もカーボンフィルターが付きます。DIフィルターのオプションを選択頂いた方は合計で6本のフィルターになります。ついて(2)2016年03月16日ガイガーカウンターなど簡易的な測定器を既にお持ちの方は多くいらっしゃいますが、最近またご質問が多くなってきました。前回の記事はLND712について書きましたがLND7317との違いをわかって頂く為に簡単な実験をしてみました。LND7317は定評があるインスペクター+と同じGM管を使用しています。食品の汚染を測定出来ないかなどのご質問を頂きましたが、基本的には難しいです。高濃度に汚染されたものなら反応する事もありますが、核種がわかりませんのであくまでも目安です。一部のGM管でベクレル表示が出るものがあるらしいですが、やはり出来るだけ正確にベクレル値を知る為には放射能測定器で測定する必要があります。下は約128.8gのビニール袋に入った土壌です。こちらをまずiFKR-ZIP-Aで1時間測定してみました。235.7Bq/kgiFKR-ZIP-Aの基本検体量は320gですので割ると参考換算値は2.48倍の585.6Bq/kgです。LND-712で10分間のBGを測定してみました。約580ベクレル/キロあるビニール袋に入った128.8gの土壌を検出器に密着させて10分間測定したのが下の画像です。0.10μSv/h/12.6cpmそして今度はカリウム(K-40)が約100Bq/kg入った試料(146.1g)を検出器に密着させて10分測定したのが下の画像です。0.11μSv/h/14.5cpm約580ベクレルのこの程度の量の試料では逆に数値が下がってしまいました。それではLND712の感度が約3倍あるLND7317ではどうでしょうか?同じようにまずはBGを10分間測定。0.09μSv/h/32.6cpmそして約580ベクレル/キロあるビニール袋に入った128.8gの土壌を検出器に密着させて10分間測定したのが下の画像です。0.12μSv/h/44.2cpmカリウム(K-40)が約100Bq/kg入った試料(146.1g)を検出器に密着させて約3分測定したのが下の画像です。0.12μSv/h/45.1cpmLND7317ではγ線とβ線を測定していますが、580ベクレルの土壌よりカリウムの数値のが高くなっています。カリウムはγ線は1割程で9割はβ線を出しますのでカリウムを多く含む土壌の場合はセシウムが含まれていなくても高く出る事がありますので、その点は考慮したほうが良いと思います。目安にはなりますので、線量が高い土壌は注意すべきだと思います。ベクレル値を確認する事が大切だと思います。前回の記事で書きましたが、日々の線量をおおまかに知る事により、緊急事態時の避難経路などに活用する為にもまだお持ちでない方は是非、ご検討をお願い致します。セシウム除去の為に浴槽に貯める水をペットボトルに入れたゼオライトを通過させています。*画像はクリックすると拡大します。1回目は10回×240L計2,400Lの水道水を通過させたものを測定。7.6Bq/kg2回目は更に10回の計20回通水させ4,800Lの水道水を通過させたゼオライト80gを測定。21.6Bq/kg3回目は更に10回の計30回通水させ7,200Lの水道水を通過させたゼオライト80gを測定。32.8Bq/kg4回目は更に10回の計40回通水させ9,600Lの水道水を通過させたゼオライト80gを測定。48.8Bq/kg5回目は更に10回の計50回通水させ12,000Lの水道水を通過させたゼオライト80gを測定。63.2Bq/kg6回目は更に10回の計60回通水させ14,400Lの水道水を通過させたゼオライト80gを測定。75.6Bq/kgそして今回、7回目の測定では更に10回計70回×240L=16,800Lの水道水を通過させたゼオライト80gを測定。22.1Bq/kg、参考換算値88.4Bq/kg今回は測定数百秒後にはCs-137のピークがたってきたので1時間の測定にしました。毎回、着実に数値が上がりますので、ゼオライトには除去効果が実感出来ます。ゼオライトにセシウムが吸着しなくなるまでは少しでも被ばくを回避する為に使い続けるつもりです。シャワーヘッドに入れたゼオライトでも確実に除去効果が出ています。参考換算値81.6Bq/Lシャワーは温水約40°Cで使用していますが同じ蛇口水、同じゼオライトを使用していても格段に吸着率が高い事が判明しました。テストを重ねて検証していきたいと思います。風呂の水、シャワー水などのセシウム除去に興味がある方はお問い合わせ下さい。液体試料の長時間測定2016年03月06日セシウムを微量に含む液体の測定の可能性を探る為に予めセシウム濃度がわかった試料の測定はより正確性を担保する意味でも大変重要です。iFKR-ZIP-Aの検出下限値はSMTX社公表では10時間で1Bq/kg(Cs-134+Cs-137=Cs-All)ですがより厳密に定量する為に、その4倍の40時間の測定を行いました。1Bq/kgそしてこの液体の試料を160ccと純水160ccを混ぜ理論上Cs-Allで0.5Bq/kgの計320ccの試料を作成して測定してみました。今回はiFKR-ZIP-Aで今迄測定した事がない長時間の測定にチャレンジしてみました。BGを360,000秒(100時間)取得し、320ccの0.5Bq/kg(Cs-All)の検体も最長360,000秒の測定。24時間スペクトル50時間スペクトル70時間スペクトル100時間スペクトルすべて誤差の範囲でCs-137のピークも見えます。iFKR-ZIP-Aは時間をかければ、セシウム総量0.5Bq/kgの液体の試料は定量が可能です。下限値が1Bq/kg(Cs-All)で10時間なら理論上は、その4倍の40時間の測定で十分ですが24時間の測定でも正確性は担保出来る事がわかりました。100時間の測定でもデータが矮小化しない事も確認出来ました。微分非直線性が悪いとそもそも長時間の測定は出来ません。微分非直線性につきましてはこちらを参考にして下さい。*注)iFKR-ZIP-Aは遮蔽を強化しておりBGはK-40の山も無視出来るレベルです。100時間のBGデータ今回はあえて普段なかなか出来ない長時間の測定にチャレンジしてみましたが、iFKR-ZIP-Aは3Bq/kg程度の試料で1時間の測定で22回の平均値は3.49Bq/kgとスクリーニングレベルの測定とより厳密な定量とは使い別けたほうが良いかもしれません。実測データFKRシリーズ最高峰であるiFKR-ZIP-Proは更に短時間で精密な測定が可能です。最良の放射能測定器の条件についてもご参照下さい。電話でのお問い合わせは下記へお願い致します。転載、引用の場合はメールにてご相談下さい。