»ホームライブラリ関連情報よくあるご質問(FAQ)ジルコニア式高温湿度計における旧製品のリプレースについて旧製品(検出器:ZO21D、変換器:HA400)のリプレースにあたっては、次の事項に注意してください。旧変換器(HA400)を残して、検出器のみZR22Gにリプレースする場合ROMの交換と冷接点温度補償ボードの取り付けが必要です。この作業は、弊社サービスに依頼することをお奨めします。変換器は旧製品と互換性がありますので、そのままで接続できます。Corporationトップ。