工場における加熱・熱処理装置の燃料には、LPGに所定の発熱量となるよう空気を加えた混合ガスが使用されます。混合ガスの発熱量調整に際しては発熱量がガスの密度と相関関係にあることを利用して密度が測定されますが、この測定には密度と熱量の演算機能を持った“熱量計”が便利に使用されます。防爆構造の「GD410ガス熱量計」には検出感度が高く応答時間も速い特長があり、発熱量調整のアプリケーションで数多く採用されています。お客様の期待LPG燃料用ガスの発熱量を測定したい防爆の環境下で連続でガス密度を測定したい設備更新のイニシャルコストはミニマムに抑えたいプロセス概略LPGをベーパーライザで気化した後、ミキサー内で一定の熱量となるよう空気を混合させます。空気量の調整は、熱量計で測定した値に基づいて行われます。作られた混合ガスは、一旦、サージタンクに蓄えられた後に供給されます。LPGは入荷ロットによって成分の割合が違うので、気化したLPGの密度を測定し、予め演算して熱量を求めておきます。MJ留意点GD350G流量設定器の使用可能圧力は、最大50kPaです。使用可能圧力を超える場合には、減圧弁を設けてサンプルの圧力を下げます。密度を測定して発熱量を調整するアプリケーションは、都市ガス製造プラントなど、他にも多数存在します。GD300Sガスの密度と発熱量の相関式よりガスの発熱量を連続的に測定する計測器です。とも小型・軽量でパイプ取付が可能です。Airの混合ガス)熱量調整に最適です。プラントや鉄鋼プラント等多くのアプリケーションで活用されている防爆/非防爆対応のコンパクトなガス密度計です。Corporationトップ。