アプリケーションもっと詳しくお問合せシステムの中核部分は、以下を含むコンパクトな測定ヘッドです。サンプル観察&分析スポット測位システム。移動式耐震マウントは、測定ヘッド、モーター駆動XYZ位置決めステージ、および制御ユニットを搭載しています。これにより、±10μm以下のすぐれた再現性で、調査中の物体に対する完全な測定システムの自由な位置決めを可能にします。測定ヘッドは、検出器、CCDカメラおよびレーザースポットを含む中央ユニットからなります。チューブハウジング、X線管、X線光学系からなる励起ユニットが側面に取り付けられ、精密ロックによって固定されているため、交換が迅速に行えます。ARTAXには、軽元素分析用のヘリウムパージシステムが装備されています。(92)まで広げることができます。真空の代わりにヘリウムを使用することは、真空引きでは安全に測定でない可能性のある試料を危険にさらさないという利点があります。(14)、重要な元素の検出を可能にします。