実験で必要な種々の液体操作を自動でおこなうことができます。反応系の自動化においては、反応試薬や停止液の添加などの液体操作と共に時間管理が可能で、人為的なミスや誤差をなくし、信頼性・再現性に優れたデータが得られます。分光光度計や質量分析装置などと連動すれば、様々なサンプル処理から測定までの完全自動化が図れます。ソルベントシステムは、6ポートセレクションバルブと吸入・吐出を連続して実行するシリンジレス送液システムで構成され、溶媒の切り替えと安定した送液を可能にします。構造になっており、左右のシリンジを分注容量によって使い分けることができるので、シングルシリンジの時よりも幅広い容量範囲をより高い精度でカバーすることができます。オンライン分析を可能にします。(GX-271)インジェクションポートとバルブとの間のデッドボリューム最小化によりサンプルループへのローディングに先立つフラッシュ容量低減を実現、微量サンプルの無駄を最小限に抑えるインジェクションが可能です。mL)用ラック(5本セット可)が設置でき、各種溶媒によるリキッドハンドリングを可能にします。通常はリザーバーから送られるリンス液でニードルを確実に洗浄します。オプションのリンスポンプを併用すればより効率的にリンス工程を進めることができます。