minute)=回転速度(毎分回転数)<br><br>[R.C.F.計算図]をご覧下さい。style=\"color:blue;\">チューブの遠心強度はどれくらいですか?</span>","answer":"こちらはコニカルチューブ底の円錐形と合致したローターを使用したときの最高スペックとなっております。style=\"color:blue;\">チューブの耐性温度はどれくらいですか?</span>","answer":"ポリスチレン製のチューブは、4〜60°Cで、ポリプロピレン製チューブは−80〜121°Cに対応します。オートクレーブをかけた再利用はお勧めしていません。style=\"color:blue;\">チューブの薬剤耐性はどうなっていますか?</span>","answer":"<p>ポリスチレンよりポリプロピレンのチューブのほうがより薬剤耐性にすぐれています。ポリプロピレンは強酸やある種の有機溶媒(エーテル、クロロホルムなど)および濃度の高い酸には耐性がありません。詳しくは[コニカルチューブ薬剤耐性一覧表]をご覧下さい。style=\"color:blue;\">−80°Cで凍結したらチューブが割れました。何が原因として考えられますか?</span>","answer":"発泡スチロールのチューブラック上でチューブを凍結すると、熱伝導率の違いにより、発泡スチロールに隠された部分が遅れて凍結します。この場合、チューブの割れる確率が高くなりますので、凍結時に発泡スチロールのラックを使用しないで下さい。これは、上部からの凍結により液体が凝固する時に体積が増え、力の逃げ場が失われて起きる現象です。style=\"color:blue;\">ポリプロピレン(PP)のチューブの匂いが気になるのですが、成分は何ですか?</span>","answer":"ガスクロマトグラフィー/マススペクトロメトリーによる解析の結果、この匂いの一番の原因は4−paratolualdehydeと考えられえます。この物質は他の多くのポリプロピレン樹脂にも含まれています。<br><br>ファルコンPPチューブの原料毒性試験では、実験を妨げるような細胞毒性のないことを確認しています。