画像情報と分光情報を同時に取得できます。これにより材料分析と空間情報を組み合わせが可能になり新しい検査方法が実現できます。ドイツinno-spec社製品は、特にプロセス用途に特化しており、検査工程の省人化、自動化に応用できます。以下原理から用途までご紹介いたします。ソリューション構築のためのミドルウェアまでのご提案も可能です。波長範囲(900~1700nm)ハイパースペクトルカメラが採用されている箇所は、「0:48~1:20」の部分です。ハイパースペクトルカメラにより粉砕されたプラスチックを識別し、リサイクルしないものをエアーで飛ばしています。対象は5mmほどの粉砕されたプラスチック片です。アプリケーションノート:装置メーカーからの声ハイパースペクトルカメラの原理ハイパースペクトルカメラ(分光カメラ)は、波長情報(スペクトル)と空間情報を同時に取得します。1ピクセル毎に波長情報が埋め込まれています。測定は1点だけではなく、測定面のすべての点において波長情報を取得します。分光は、回折格子によって行われ、EYEシリーズは、ホログラフィックグレーティング(VPHグレーティング)を採用しています。取得されたデータは、「データキューブ」あるいは「ハイパーキューブ」と呼ばれる三次元データです。画像取得方式はいくつかあり、EYEシリーズは、プッシュブルームです。ラインで測定し、反射光は波長ごと分離され測定されます。これにより、ラインセンサー(ラインカメラ)として機能し、測定対象を走査することにより実行されます。対象サンプルは、測定システムの下を通過します。コンベアベルトやシュートなどです。EYEシリーズは、「プロセス用」です幅広い波長範囲の中から、希望のタイプを選択。紫外は190nmから中赤外は4200nmまでラインナップありカスタマイズ(スリット変更)可能で、波長分解能/バンド数の変更できます。カメラ内部の分光器部分のみの販売も対応できます。堅牢なデザイン、可動部がなく-5〜40度でも作動するように設計されています。°C各種カタログ以下から各ラインナップのカタログをダウンロードできます。900~1700nm)肉眼では識別しずらい不透明なプリスターパックを、近赤外線の領域で識別します。900~1700nm)紙の水分量の検査は、現在オフラインがメインですが、ハイパースペクトルカメラにより2次元の水分分布の画像が取得できます。Research)は、木材加工分野での革新的な取り組みで注目を集めました。Boards)ボード製造用の接着剤の測定でした。このような接着剤の量の正確な測定は今まで不可能でした。この課題は、近赤外の波長領域において2次元分光情報を取得することにより解決することができました。専門:画像処理及び分光Eyeシリーズについて:なぜinno-specのEyeシリーズを採用しましたか?私たちは木質ボードの生産を最適化、スクラップ木材の新しい再利用方法を開発しています。材料を分析するためのイメージング分光法を検討していました。我々は、カメラ開発者ではないので、移動している対象サンプルの表面上の各ピクセルの近赤外領域の反射スペクトルを検出し、さらにこのスペクトルを処理するのに適したセンサ技術を求めていました。このプロジェクトの特別な課題は何でしたか?課題は、1秒間に約100スキャンの範囲で高速フレームレートと、理想的には1000nmから2000nm以上の波長範囲です。関連する物質(接着剤やプラスチックなど)もちろん、これはすべてリーズナブルな価格で達成する必要があります。カメラの内部だけでなくカメラの内部でも簡単にプログラミングできるほか、波長範囲の設定、カメラ技術の進歩に対する柔軟性も考慮しなければならない要素です。どのように問題が解決したのですか?“RedEye”は、私たちの要求を完全に満たしています。データは、通常のケモメトリックス(例えばPCA、PLS)で解析しています。我々の研究は、オンラインにおけるプロセス分析と先進的な選別技術の開発ですので、役に立っています。ソフトウェア及びミドルウェアEyeシリーズは、付属のソフトウェアがあり、画像取得、ステッパーテーブル操作機能があります。弊社では、ハイパースペクトルカメラ専用ミドルウェアがラインナップにあります。インライン検査や選別装置などのソリューション構築する場合、には以下の点を考慮する必要があります。高速データ処理(データキューブ/3次元データは非常に重いため)このような場合、ソリューション構築のために、画像解析パッケージが必要となります。弊社はハイパースペクトルカメラ専用ソフトウェア・ミドルウェア「luxflux」を提供します。Eyeシリーズはluxfluxに対応しています。10:00〜18:00(土日祝日を除く)※は入力必須項目となります。